Selon un premier mode de réalisation, la source de lumière 1 est une source optique non-polarisée. Différentes sources non-polarisées sont envisagées. A titre d’exemple non limitatif, on utilise une source à émission spontanée amplifiée (ASE pour « Amplified Stimulated Emission ») illustrée sur la . La source 1 de la comporte une diode de pompe 40 reliée via une fibre optique 41 à un coupleur-multiplexeur 43. La diode de pompe 40 émet un signal de pompe à une longueur d’onde de pompe, par exemple de 980 nm. Un premier réseau de Bragg 42 est disposé en amont du coupleur-multiplexeur 43 et configuré pour favoriser l'émission de la diode laser à une longueur d'onde précise, ici de 980 nm. Le coupleur-multiplexeur 43 reçoit sur une voie d’entrée le signal de pompe filtré à 980 nm. Le coupleur-multiplexeur 43 reçoit sur une autre voie d’entrée 44 un signal à amplifier à une longueur d’onde déterminée en fonction du milieu amplificateur. Dans le cas d’une source ASE erbium, la longueur d’onde du signal à amplifier est à 1550 nm. Un deuxième réseau de Bragg 45 est disposé en aval du coupleur-multiplexeur 43 et configuré pour favoriser l'émission stable à 1550 nm par le milieu amplificateur optique 47, ici constitué d’une fibre optique dopée erbium. En sortie du coupleur-multiplexeur 43, le signal de pompe à 980 nm et le signal à amplifier à 1550 nm sont injectés dans la fibre amplificatrice dopée erbium. Un isolateur optique 48 est disposé en sortie de la fibre amplificatrice pour transmettre le faisceau lumineux 10 à 1550 nm émis par la source 1. La source 1 effectue ainsi la conversion optique du faisceau pompe polarisé émis par la diode laser de pompe, par exemple à 980 nm ou à 1480 nm, en un faisceau lumineux à une longueur d’onde dans la bande télécom (1532-1550 nm). En dessous du seuil de lasage, les photons émis à longueur d’onde télécom sont émis spontanément de sorte que le faisceau lumineux émis dans la bande télécom est non-polarisé. Cette source de lumière est alors non polarisée. Autrement dit, le faisceau lumineux 10 généré par émission stimulée amplifiée est non polarisé. Dans ce cas, le coupleur-séparateur optique 2 n’est pas à maintien de polarisation ni polarisant. La première partie du faisceau lumineux 11 et la deuxième partie du faisceau lumineux 12 sont non polarisées. Le dosimètre 100 basé sur une telle source non polarisée peut utiliser des composants optiques standard et en particulier une fibre optique radiosensible 3 de type monomode (SM) ou multimode (MM) qui n’est pas à maintien de polarisation. De même, le bras de référence 4 est alors basé sur des composants qui ne sont pas à maintien de polarisation, par exemple une section de fibre optique standard (SM) ou une section de fibre optique multimode (MM). Il existe des polarimètres par exemple à base de polariseurs tournants qui permettent de mesurer l'état de polarisation d’un faisceau lumineux. Pour un faisceau lumineux non polarisé, on mesure par exemple une puissance identique dans les deux modes de polarisation transverses et pas de cohérence de phase entre eux. L’utilisation d’une source erbium ASE permet de supprimer les fluctuations de polarisation sur les mesures de RIA.