La sonde 1 comporte plusieurs transducteurs 4a, 4b, etc., (c’est-à-dire la pluralité de transducteurs 4), la référence 4i désignant un (ou plusieurs) transducteur de façon générique. Dans la sonde 1 selon l’invention, les transducteurs 4i sont de type monoélément en matériau piézo-électrique, comme notamment la céramique (e.g. PZT). Dans la description de l’invention, le terme « transducteur » doit être compris comme signifiant spécifiquement un tel transducteur ultrasonore de type monoélément piézo-électrique. En soi, ce type de transducteur est connu de l’homme de métier, tant en ce qui concerne sa nature, sa fonction, les résultats qu’il procure et l’agencement qui le concerne. Un tel transducteur 4i peut avoir une forme latérale ressemblant à un cylindre avec un contour transversal de plusieurs diamètres différents, compris entre 7mm +/- 20% et 15 mm +/- 20%, selon sa focale. Dans une réalisation, le diamètre du transducteur ayant le plus grand diamètre est inférieur à 0,6 fois la longueur de l’arc de la fenêtre acoustique 9, dans le plan de coupe-balayage PB. La sonde 1 comprend de deux à cinq transducteurs 4i, dont au moins plusieurs ont des caractéristiques différentes (comme la fréquence). La sonde 1 comprend en particulier trois transducteurs 4a, 4b et 4c ( - 17). Un transducteur 4i comporte un certain champ de vision, qui est son champ ultrasonique, c’est-à-dire l’angle du secteur depuis le transducteur - considéré ici immobile - dans lequel se trouvent les lignes d’exploration ( , 15). Ce champ de vision forme un faisceau étroit, raison pour laquelle on peut parler de ligne ultrasonique LU. Chaque transducteur 4i possède sa fréquence propre de fonctionnement. La pluralité de transducteurs 4 de la sonde 1 a donc pour caractéristique d’avoir plusieurs fréquences de fonctionnement différentes, dans la gamme des fréquences comprises entre 2 MHz et 10 MHz, avec en particulier deux fréquences parmi 3,5 +/- 10% MHz, 5 +/- 10% MHz, et 7,5 +/- 10% MHz. Ainsi, les transducteurs 4 peuvent générer des lignes ultrasoniques LU de plusieurs fréquences différentes. Dans le cas de trois transducteurs 4a, 4b et 4c, ceux-ci peuvent avoir trois fréquences différentes, une propre à chaque transducteur, étant respectivement 3,5 +/- 10% MHz, 5 +/- 10% MHz, et 7,5 +/- 10% MHz. Les transducteurs 4a, 4b et 4c sont alors différents les uns des autres. Dans la réalisation représentée sur les dessins des figures ( - 18), chacun des transducteurs 4a, 4b et 4c est de type transducteur focalisé, comme illustré et symbolisé par la face avant concave 24 du transducteur. En soi, un transducteur focalisé (ou focalisant ou focalisateur) est connu de l’homme de métier. On désigne par distance focale l’écartement entre la face avant du transducteur et la zone focale qui est la région de l’espace où est concentrée l'énergie ultrasonore. Par exemple, il peut être prévu au moins deux distances focales comprises entre 10 mm et 70 mm, en particulier deux distances focales parmi 20 mm +/- 10%, 35 mm +/- 10%, et 60 mm +/- 10%. Avec la sonde 1 à trois transducteurs focalisés 4a, 4b et 4c, représentée sur les dessins des figures ( – 17), il est prévu trois distances focales étant 20 mm pour le transducteur 4c, 35 mm pour le transducteur 4b et 60 mm pour le transducteur 4a. Plus la fréquence du transducteur est petite, soit 3,5 MHz pour le transducteur 4a, plus la distance focale est grande, soit 60mm, et plus la course de balayage est petite, soit 60°. Plus la fréquence du transducteur est grande, soit 7,5 MHz pour le transducteur 4c, plus la distance focale est petite, soit 20mm, et plus la course de balayage est grande, soit 90°. Avec les réalisations qui viennent d’être décrites, la pluralité de transducteurs 4 présente aussi pour caractéristique d’avoir plusieurs focales différentes. La sonde 1 comporte donc une pluralité de transducteurs 4 avec plusieurs fréquences et plusieurs focales, ce qui permet un examen médical dans des parties du corps CO de différentes profondeurs et de différentes largeurs, ce qui participe ainsi à la polyvalence de la sonde 1.