En référence aux figures 3, 4 et 5, la phase de calibration Pcal se poursuit ensuite avec le mode coulométrique A2 dans lequel : l’organe de contrôle 7 commande au dispositif de régulation 3 de stopper l’admission du milieu fluidique extérieur 10 dans la chambre 2, par exemple via un deuxième signal S2 d’arrêt de la pompe ou du ventilateur. A la fin de cette étape, la chambre 2 délimite un volume fermé contenant un échantillon du milieu fluidique 10. l’organe de contrôle 7 commande ensuite au capteur électrochimique 6 un ensemble de deuxièmes mesures électriques i2 dans le volume fermé de la chambre 2. Les deuxièmes mesures électriques i2 sont acquises durant un intervalle de temps Δt prédéterminé, correspondant au temps nécessaire au capteur électrochimique 6 pour consommer totalement le gaz électroactif 11 présent dans le volume fermé de la chambre 2 (voir ). L’intervalle de temps Δt dépend du volume V de la chambre 2 et de la sensibilité du capteur électrochimique 6. A la fin de cette étape, l’échantillon de milieu fluidique 10 emprisonné dans la chambre 2 ne contient plus de gaz électroactif 11. L’organe de contrôle 7 détermine ensuite une deuxième mesure de concentration C2 du gaz électroactif 11 à partir des deuxièmes mesures électriques i2. Pour cela, en référence à la , l’organe de contrôle 7 détermine une courbe de mesure H à partir des deuxièmes mesures électriques i2, par exemple par interpolation. L’organe de contrôle 7 détermine ensuite la quantité de charge Q (exprimée en coulombs) générée par la consommation totale du gaz électroactif 11 par intégration de la courbe de mesure H sur l’intervalle de temps prédéterminé Δt. Puis, la deuxième mesure de concentration C2 est déterminée à partir de la quantité de charge Q et du volume V de la chambre 2, en appliquant les lois d’électrolyse de Faraday. l’organe de contrôle 7 mesure ensuite un premier écart ε1 entre la première mesure de concentration C1 et la deuxième mesure de concentration C2, par exemple sous la forme ε1 = |C2 – C1|. Si le premier écart ε1 est supérieur à un premier seuil maximal prédéterminé α, l’organe de contrôle 7 modifie ensuite le coefficient de sensibilité prédéterminé k, de sorte à réduire cet écart. La deuxième mesure de concentration C2 ne dépend avantageusement pas de la température et du niveau d’humidité contrairement à la première mesure de concentration C1. Ainsi, si la première mesure de concentration C1 présente un écart avec la deuxième mesure de concentration C2 supérieur au premier seuil maximal α, la valeur du coefficient de sensibilité k est réajustée. Le premier seuil α est de préférence compris entre 1% et 10%. de préférence, l’organe de contrôle 7 commande également au capteur électrochimique 6 une troisième mesure électrique i3 à l’issue de l’intervalle de temps prédéterminé Δt. L’organe de contrôle 7 mesure ensuite un deuxième écart ε2 entre la troisième mesure électrique i3 et la ligne de base prédéterminée j, par exemple sous la forme ε2 = |i3 – j|. Si le deuxième écart ε2 est supérieur à un deuxième seuil maximal prédéterminé λ, l’organe de contrôle 7 modifie ensuite la ligne de base prédéterminée j, de préférence en la remplaçant par la troisième mesure électrique i3. La troisième mesure électrique i3 est générée à un instant de mesure consécutif à l’intervalle de temps Δt, dans le volume fermé de la chambre 2 lorsque l’échantillon ne contient plus de gaz électroactif 11. Le deuxième seuil λ est de préférence compris entre 1% et 10%. à la fin du mode coulométrique A2, la valeur des constantes de calibration j, k ont été vérifiées et réajustées si nécessaire. Une nouvelle phase de mesure Pmes peut ensuite être débutée en mettant en œuvre le mode ampérométrique A1.