Pour pouvoir réaliser des tests ou autotests selon ces différents régimes, et selon les différents modes et phases décrits plus après, le système de test 200 comprend : - un bloc génération 210 de signaux d’excitation comprenant : - un premier générateur de signaux (DC) 211 adapté à générer des signaux électriques continus ; - un deuxième générateur de signaux (PG) 212 adapté à générer des signaux électriques arbitraires, par exemple des impulsions électriques ; - une sonde de test 240 adaptée à relier, de préférence connecter, la cellule 100 à tester (DUT) au système de test ; - un bloc acquisition 220 comprenant des instruments de mesure électrique à des niveaux d’adaptation d’impédance différents, et au moins un instrument de mesure en continu et un instrument de mesure en dynamique, par exemple : - un multimètre numérique (DMM, Digital MultiMeter) 221 présentant une impédance d’entrée de l’ordre du MΩ ; - un convertisseur analogique-numérique (ADC, Analog-to-Digital Converter) 222 présentant une impédance d’entrée de l’ordre du GΩ ; - un oscilloscope (Scope) 223 présentant une impédance d’entrée de l’ordre de 50Ω ; - un bloc circuits 230 adapté à configurer plusieurs circuits et comportant des éléments adaptés à contrôler des signaux électriques entre le bloc génération 210, la cellule 100 via la sonde de test 240 et le bloc acquisition 220, le bloc circuit comprenant en particulier : - une première matrice de commutation (MX1) 237A, ou multiplexeur d’aiguillage, adaptée à recevoir des signaux électriques issus du premier générateur 211 et/ou du deuxième générateur 212 et à les aiguiller vers un ou plusieurs éléments du bloc circuits 230 ; - une deuxième matrice de commutation (MX2) 237B, ou multiplexeur d’aiguillage, adaptée à recevoir des signaux électriques issus d’éléments du bloc circuit 230 (c’est-à-dire issus directement ou indirectement de la première matrice 237A) et à les aiguiller vers un instrument de mesure du bloc acquisition 220 ou vers la cellule 100 et/ou des signaux électriques issus de la cellule 100 vers un instrument de mesure du bloc acquisition 220 ; - éventuellement un filtre passe-bas 231A entre le premier générateur 211 et la première matrice 237A et/ou un filtre passe-haut 231B entre le deuxième générateur 212 et la première matrice 237A ; - un réseau de filtres (FILTER BANK) 235 relié à la première et à la deuxième matrice ; - un circuit de mise en forme des signaux (SIGNAL SHAPER) 236 relié à la deuxième matrice 237B, soit directement, soit via un deuxième amplificateur (AMP2) 232B ; - un commutateur multipôles (SPnT) 234 relié d’une part à la première matrice 237A, par exemple via un premier amplificateur (AMP1) 232A, et d’autre part au réseau de filtres 235 et au circuit de mise en forme des signaux 236 ; - une unité d’alimentation (LDO) 233, par exemple à faible bruit, adaptée à alimenter au moins les différents éléments du bloc circuit 230 ; - un module de commande (LOGIC) 239 des matrices relié à la première et à la deuxième matrice ; - un module de synchronisation (SYNC) 238 adapté à synchroniser les signaux électriques entre la génération (excitation) et l’acquisition, et relié au bloc génération 210 et au bloc acquisition 220.