il comprend au moins 3 embouts de raccordement. il comprend 4 embouts de raccordement. il comprend un premier embout de raccordement associé à des moyens de connexion spécifiques conformés pour être connectables uniquement à une prise d’O 2 , un deuxième embout de raccordement associé à des moyens de connexion spécifiques conformés pour être connectables uniquement à une prise de N 2 O, un troisième embout de raccordement associé à des moyens de connexion spécifiques conformés pour être connectables uniquement à une prise de vide et/ou un quatrième embout de raccordement associé à des moyens de connexion spécifiques conformés pour être connectables uniquement à une prise d’air. les moyens de connexion spécifiques sont agencés autour de chaque embout de raccordement. les moyens de connexion spécifiques comprennent des structures de raccordement, comme des éléments de parois ou autres. Ces moyens de connexion spécifiques sont complémentaires de structures de raccordement de la prise à vérifier, typiquement du crantage de la prise qui est spécifique à chaque type de fluide afin d’éviter les erreurs de raccordement. il comprend un boitier comprenant les embouts de raccordement agencés de manière à faire saillie vers l’extérieur du boitier. les moyens de mesure de pression comprennent au moins un capteur de pression agencé dans le boitier. le capteur de pression est relié au logement interne de chaque embout par une ligne de prise de pression. le boitier est en matériau rigide, de préférence en métal ou en polymère. la source de courant électrique comprend une ou plusieurs piles ou batteries, de préférence rechargeables. la source de courant électrique alimentent directement ou indirectement les moyens de pilotage à microprocesseur et/ou les moyens de mesure de pression et/ou tout autre composant nécessitant du courant électrique pour fonctionner. les moyens de pilotage comprennent au moins une carte électronique. les moyens de pilotage comprennent un ou plusieurs microprocesseurs, de préférence agencé(s) sur ladite carte électronique. les moyens de mesure de pression sont configurés pour fournir la ou les mesures de pression (i.e. valeur ou signal) aux moyens de pilotage. les moyens de pilotage traitent la ou les mesures de pression. les moyens de pilotage sont configurés pour comparer la valeur de pression mesurée par les moyens de mesure de pression avec une valeur de pression de consigne donnée et en déduire si la pression mesurée est conforme (i.e. égale ou approximativement égale) ou non-conforme (i.e. supérieure ou inférieure) à ladite valeur de pression de consigne. En effet, on peut tenir compte de certaines incertitudes de mesure et dès lors admettre une tolérance ou erreur de l’ordre de par exemple 5 à 10% autour de la valeur de pression de consigne donnée pour déterminer la conformité ou non-conformité de mesure. la valeur de pression de consigne donnée est préfixée, par exemple mémorisée au sein des moyens de mémorisation, telle une mémoire informatique par exemple comprise dans les moyens de pilotage, ou encore directement intégrée à (aux) l’algorithme de calcul utilisé pour opérer les calculs de conformité. la valeur de pression de consigne donnée est positive ou négative (i.e. dépression). la valeur de pression de consigne donnée est par exemple égale à environ 4,2 bar abs pour les gaz (i.e. O 2 , N 2 O, air). la valeur de pression de consigne donnée est par exemple égale à environ -800 mbar abs pour le vide (i.e. dépression). la valeur de pression de consigne donnée est une valeur donnée pouvant être considérée avec une tolérance, par exemple de +/- 10%. il comprend des moyens d’avertissement sonore commandés par les moyens de pilotage pour émettre un signal sonore en réponse à une mesure de pression. il comprend des moyens d’avertissement sonore, commandés par les moyens de pilotage, configurés pour émettre un signal sonore en réponse à une mesure de pression conforme ou non-conforme. les moyens d’avertissement sonore comprennent un haut-parleur. les moyens de pilotage sont configurés pour commander les moyens d’avertissement sonore pour émettre :