les moyens d’affichage sont configurés pour afficher ladite au moins une recommandation d’action à mener. ladite au moins une recommandation d’action à mener est choisie parmi une augmentation de la pression positive, une baisse du volume courant ou une continuité de la ventilation, et/ou une augmentation ou une diminution de la force de compression du massage cardiaque, et une augmentation ou une diminution de la fréquence du massage cardiaque. il comprend en outre des moyens de mémorisation pour mémoriser les diagnostics d’état ventilatoire, les diagnostics d’état circulatoire et les recommandations d’action à mener. les moyens de pilotage sont en outre configurés pour aller retrouver au sein des moyens de mémorisation, le diagnostic d’état ventilatoire, le diagnostic d’état circulatoire et/ou la recommandation d’action à mener à afficher sur les moyens d’affichage. les moyens de pilotage sont configurés pour établir au moins un diagnostic de l’état ventilatoire ou circulatoire du patient ou pour proposer une recommandation d’action à mener en allant retrouver au sein des moyens de mémorisation, le diagnostic d’état ventilatoire, le diagnostic d’état circulatoire et/ou la recommandation d’action à mener à afficher sur les moyens d’affichage correspondant aux valeurs de teneurs en CO 2 , de débit et/ou de pression ayant été traitées par lesdits moyens de pilotage. il comprend des moyens d’alimentation électrique pour fournir, directement ou indirectement, du courant électrique au moins aux moyens de pilotage, aux moyens d’affichage et à la turbine motorisée. la pièce de jonction est une pièce en Y. les moyens d’affichage comprennent un écran d’affichage, de préférence à affichage en couleurs. les moyens de mesure de CO 2 comprennent un capteur de CO 2 . la source de gaz est une turbine motorisée commandée par les moyens de pilotage. les moyens de mesure de pression comprennent un capteur de pression. les moyens de détermination de débit comprennent un capteur de débit massique ou un capteur de pression différentielle. les moyens de pilotage sont configurés pour établir et commander un affichage d’un diagnostic de l’état ventilatoire et d’un diagnostic de l’état circulatoire du patient. les moyens de mesure de pression sont agencés de manière à déterminer la pression du gaz régnant dans le passage de gaz interne reflétant la pression au sein du circuit ventilatoire, qui reflète celle dans les voies aériennes du patient. les moyens de pilotage sont configurés pour commander un affichage sur les moyens d’affichage, d’une courbe en temps réel de CO 2 obtenue à partir de plusieurs mesures successives de teneurs en CO 2 successives traitées, c'est-à-dire un profil de CO 2 . les moyens d’affichage sont configurés pour afficher ladite courbe en temps réel de CO 2 . les moyens de pilotage sont configurés pour traiter des mesures de teneurs en CO 2 et des mesures de pression et de débit de gaz pour établir au moins un diagnostic d’état ventilatoire et au moins un diagnostic d’état circulatoire, c'est-à-dire tout ou partie des mesures opérées pour l’un ou plusieurs de ces diagnostics. les moyens de pilotage sont configurés pour établir un diagnostic de l’état circulatoire du patient comprenant une indication de la manière dont s’effectue le massage cardiaque, par exemple un massage trop fort ou trop faible (i.e. insuffisant), ou un massage trop rapide ou trop lent, ou autre. le diagnostic d’état ventilatoire et/ou d’état circulatoire sont obtenus à partir de données mémorisées pouvant se présenter sous différentes formes telles que valeurs cibles, algorithmes obtenus à partir de données cliniques ou autres etc….. les moyens de pilotage sont en outre configurés pour déterminer au moins une recommandation d’action à mener par un personnel soignant en fonction dudit au moins un diagnostic d’état ventilatoire et/ou d’état circulatoire établi, c'est-à-dire une recommandation « ventilatoire » et/ou une recommandation « circulatoire ». les moyens de pilotage sont en outre configurés pour commander un affichage de ladite au moins une recommandation d’action à mener sur les moyens d’affichage, c'est-à-dire la recommandation « ventilatoire » et/ou la recommandation « circulatoire ». les moyens d’affichage sont configurés pour afficher la ou les recommandations d’action à mener, c'est-à-dire la recommandation « ventilatoire » et/ou la recommandation « circulatoire ». la recommandation d’action à mener, typiquement la recommandation « ventilatoire », est choisie parmi une augmentation de la pression positive, une baisse du volume courant et une continuité de la ventilation (i.e. maintien sans changement). la recommandation d’action à mener, typiquement la recommandation « circulatoire », comprend une modification d’un ou plusieurs paramètres qualitatifs reflétant la qualité d’un massage cardiaque choisis parmi une augmentation de la force de compression du massage cardiaque, une diminution de la force de compression du massage cardiaque, une augmentation de la fréquence du massage cardiaque et une diminution de la fréquence du massage cardiaque. les moyens de détermination de débit comprennent un capteur de débit massique ou un capteur de pression différentielle, i.e. à perte de charge. il comprend un circuit de gaz interne servant à l’acheminement du gaz dans la carcasse du ventilateur entre la sortie de la source de gaz, typiquement une turbine motorisée, et l’entrée de la branche inspiratoire du circuit ventilatoire. la turbine motorisée comprend une entrée d’aspiration permettant d’aspirer de l’air ambiant. il comprend des moyens d’alimentation en oxygène permettant d’apporter de l’oxygène supplémentaire destiné à être mélangé à l’air aspiré par la turbine, le mélange air/oxygène étant opéré en amont, en aval ou dans la turbine. les moyens d’alimentation en oxygène comprennent une ligne d’alimentation en oxygène et un connecteur d’entrée servant à raccorder fluidiquement la ligne d’alimentation en oxygène à une source d’oxygène externe, telle une bouteille d’oxygène sous pression ou une conduite d’amenée d’oxygène débouchant par exemple au niveau d’une prise d’oxygène murale ou autre. le circuit de gaz interne comprend un conduit ou passage de gaz. les moyens de détermination de teneur en CO 2 comprennent un capteur de CO 2 , i.e. un dispositif permettant de déterminer une teneur, une quantité ou une concentration en CO 2 . le capteur de CO 2 est un dispositif de spectrométrie infra-rouge. le capteur de pression est configuré pour convertir la pression ou les variations de pression en tension ou variations de tension, ou en intensité ou variation d’intensité électrique, appelée(s) « mesure(s) de pression ». le capteur de débit massique est relié électriquement aux moyens de pilotage pour leur fournir une ou des mesures de débit, de préférence via un (ou des) câble ou fil électrique ou analogue. les moyens de détermination de débit sont configurés pour mesurer le débit de gaz circulant dans un sens uniquement ou dans les deux sens au sein du circuit ventilatoire, c'est-à-dire le gaz allant vers le patient et entrant dans ses poumons et le gaz sortant des poumons du patient. les moyens d’affichage comprennent un écran à affichage numérique, notamment un écran tactile. les moyens de pilotage comprennent (au moins) une carte électronique. la (au moins une) carte électronique comprend le (ou les) microprocesseur, de préférence un microcontrôleur. le microprocesseur met en œuvre un ou plusieurs algorithmes. la carte électronique comprend les moyens de stockage de données. la carte électronique est alimentée en courant électrique. les moyens de fourniture de courant électrique comprennent au moins une batterie, notamment rechargeable. La batterie peut être extractible ou non du ventilateur, de préférence elle est extractible pour pouvoir être rechargée, via un chargeur dédié. alternativement, les moyens de fourniture de courant électrique comprennent une liaison secteur (110/220V), par exemple un cordon muni d’une prise de raccordement, permettant d’alimenter le ventilateur pour fournir du courant électrique aux composants nécessitant du courant électrique pour fonctionner et/ou à la batterie interne pour la recharger lorsqu’elle est complètement ou partiellement vide et/ou a été utilisée par exemple. les moyens de fourniture de courant électrique comprennent éventuellement un transformateur de courant pour réduire la tension et/ou l’intensité du courant, en particulier lorsqu’il provient du secteur (110/220 V). les moyens de pilotage sont en outre configurés pour commander un affichage sur les moyens d’affichage, d’un volume de gaz calculé à partir du débit de gaz ayant été déterminé ou mesuré, par exemple par calcul de l’intégrale du débit de gaz (i.e. du débit en temps réel) sur une période de temps donnée, par exemple une durée de 0.5 à 10 secondes. les moyens de pilotage sont configurés pour commander un affichage, sur les moyens d’affichage, d’au moins une valeur de volume de gaz ou de teneur en CO 2 , par exemple une valeur maximale (Vmax) de CO 2 , ou une (ou des) représentation graphique d’au moins une desdites valeurs de volume et/ou de teneur en CO 2 , par exemple une représentation graphique de type barre-graphe ou autre, de préférence la valeur maximale (Vmax) de CO 2 est déterminée sur un intervalle de temps donné, par exemple une durée de 3 à 10 secondes. la carcasse est rigide, par exemple en polymère. la carcasse comprend l’écran d’affichage, par exemple il affleure à la surface d’une des faces de la carcasse. l’écran d’affichage est connecté électriquement aux moyens de pilotage, en particulier au microprocesseur. les moyens de stockage de données sont une mémoire de stockage, par exemple de type EEPROM ou autre. les moyens de stockage de données connecté électriquement aux moyens de traitement de données, en particulier au microprocesseur. il comprend en outre des moyens d’alarme (sonore et/ou visuelle) configurés pour déclencher une alarme, notamment lorsque l’on détecte une pression des voies aériennes trop importante, un débranchement patient, un volume insufflé trop important, des voies aériennes fermées ou autres. il comprend en outre des moyens à haut-parleur permettant d’informer l’utilisateur sur l’état ventilatoire du patient (i.e. volume insufflé trop important, voies aériennes fermées...) et/ou en cas de déclenchement d’une alarme. la carcasse du ventilateur a des dimensions de l’ordre de 30 cm x 30 cm x 15 cm.