Ventilateur médical (1) comprenant : un circuit de gaz interne (14) pour acheminer du gaz comprenant une sortie de gaz (26), au moins un capteur de débit (15, 17) et au moins un capteur de pression (16) agencés sur le circuit de gaz interne (14) pour opérer des mesures de débit et de pression au sein dudit circuit de gaz interne (14), des moyens de pilotage (12) à au moins un microprocesseur configurés pour traiter les mesures de débit et de pression opérées par lesdits capteurs de débit (15, 17) et de pression (16), un circuit patient (18) raccordé fluidiquement à la sortie de gaz (26) du circuit de gaz interne (14), et une interface respiratoire (19) raccordée fluidiquement au circuit patient (18), caractérisé en ce que les moyens de pilotage (12) sont configurés pour : déterminer une valeur de résistance R tot (t) à partir d’au moins des mesures de débit et de pression opérées par lesdits capteurs de débit (15, 17) et de pression (16), comparer la valeur de résistance R tot (t) déterminée à une valeur de résistance minimale R min donnée, déterminer un débranchement du circuit patient (18) ou de l’interface respiratoire (19) lorsque la valeur de résistance R tot (t) est inférieure ou égale à la valeur de résistance minimale R min donnée, et déclencher une alarme lorsqu’un débranchement du circuit patient (18) ou de l’interface respiratoire (19) est déterminé. Ventilateur selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’il comprend des moyens de fixation ou de sélection de résistance minimale pour fixer ou sélectionner une valeur de résistance minimale R min , de préférence comprise entre 0.010 et 0,080 mmH2O/(cL/min). Ventilateur selon l’une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu’il comprend des moyens de sélection de catégorie de patient (21, 22) permettant de sélectionner une catégorie de patient choisie parmi adulte, enfant et nourrisson, ladite sélection de catégorie de patient conduisant à une sélection automatique d’une valeur de résistance minimale R min . Ventilateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de pilotage (12) sont configurés pour calculer la valeur de résistance R tot (t) à partir de la formule suivante : où : R tot (t) est la résistance totale appliquée au débit gazeux entre la sortie du ventilateur et les alvéoles pulmonaires du patient, R patient (t) est la résistance des voies aériennes du patient, R circuit (t) est la résistance du circuit de ventilation, i.e. tuyau flexible et autres connectiques, P machine est la pression du gaz en sortie du ventilateur, et Q(t) est le débit de gaz en sortie du ventilateur et fourni au patient. Ventilateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de pilotage (12) comprennent au moins un microprocesseur agencé sur une carte électronique. Ventilateur selon la revendication 3, caractérisé en ce que les moyens de sélection de catégorie de patient (21, 22) comprennent un organe de sélection manuelle (21) et/ou un écran d’affichage (22). Ventilateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que le circuit patient (18) comprend un ou deux conduits de gaz agencés en parallèle. Ventilateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que le circuit patient (18) est relié directement à interface respiratoire (19) ou indirectement via une pièce de raccordement, typiquement une pièce en Y. Ventilateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que la source de gaz (13) est une micro-soufflante motorisée. Ventilateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de pilotage (12) sont configurés pour déterminer un débranchement du circuit patient (18) ou de l’interface respiratoire (19) lorsque la valeur de résistance R tot (t) est inférieure ou égale à la valeur de résistance minimale R min donnée (i.e. R min R tot (t)) pendant un temps de confirmation donné, de préférence pendant une durée de moins de 10 secondes.