Ventilateur médical (1) comprenant : un circuit de gaz interne (14) pour acheminer du gaz comprenant une sortie de gaz (26), au moins un capteur de débit (15, 17) et au moins un capteur de pression (16) agencés sur le circuit de gaz interne (14) pour opérer des mesures de débit et de pression au sein dudit circuit de gaz interne (14), des moyens de pilotage (12) à au moins un microprocesseur configurés pour traiter les mesures de débit et de pression opérées par lesdits capteurs de débit (15, 17) et de pression (16), un circuit patient (18) raccordé fluidiquement à la sortie de gaz (26) du circuit de gaz interne (14), et une interface respiratoire (19) raccordée fluidiquement au circuit patient (18), caractérisé en ce que les moyens de pilotage (12) sont configurés pour : déterminer une valeur de compliance C(t) à partir d’au moins des mesures de débit et de pression opérées par lesdits capteurs de débit (15, 17) et de pression (16), comparer la valeur de compliance C(t) déterminée à une valeur de compliance maximale (C max ) donnée, déterminer un débranchement du circuit patient (18) ou de l’interface respiratoire (19) lorsque la valeur de compliance C(t) est supérieure ou égale à la valeur de compliance maximale (C max ) donnée, et déclencher une alarme lorsqu’un débranchement du circuit patient (18) ou de l’interface respiratoire (19) est déterminé. Ventilateur selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’il comprend des moyens de fixation ou de sélection de compliance maximale pour fixer ou sélectionner une valeur de compliance maximale (C max ), de préférence comprise entre 20 et 600 mL/cmH2O. Ventilateur selon l’une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu’il comprend des moyens de sélection de catégorie de patient (21, 22) permettant de sélectionner une catégorie de patient choisie parmi adulte, enfant et nourrisson, ladite sélection de catégorie de patient conduisant à une sélection automatique d’une valeur de compliance maximale (C max ). Ventilateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de pilotage (12) sont configurés pour calculer la valeur de compliance C(t) à partir de la formule suivante : Où : P prox ( Fin inspi ) est la pression proximale en fin d’inspiration, P prox ( Deb inspi ) est la pression proximale en début d’inspiration, et V ti est le volume de gaz délivré au patient sur 1 cycle ventilatoire. Ventilateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de pilotage (12) comprennent au moins un microprocesseur agencé sur une carte électronique. Ventilateur selon la revendication 3, caractérisé en ce que les moyens de sélection de catégorie de patient (21, 22) comprennent un organe de sélection manuelle (21) et/ou un écran d’affichage (22). Ventilateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que le circuit patient (18) comprend un ou deux conduits de gaz agencés en parallèle (i.e. circuit à une ou deux branches). Ventilateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que le circuit patient (18) est relié directement à interface respiratoire (19) ou indirectement via une pièce de raccordement, typiquement une pièce en Y. Ventilateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que la source de gaz (13) est une micro-soufflante motorisée.