La et illustrent l’invention en perspective. L’ensemble est identique à droite comme à gauche, poignée mobile non verrouillée pour le dessin. Seul le côté droit est représenté sur les dessins en position assise, avec les numéros référencés. Fabriqué en grande partie en acier, l’inox est présent par nécessité. La cuvette (1) supporte le dispositif (2) en polypropylène épaisseur 40mm, choisi pour sa solidité, l’hygiène, et rehausseur. Largeur de face 600mm profondeur 450mm environ. Fixation à l’intérieur de la cuvette crochets inox (3) le seul sur trois à être visible en perspective. Pour la fixation de la lunette, réutiliser les deux grandes vis (4) et (5) d’origine, traversant le support (2) non visibles en perspective. La poignée mobile rabattable (6), la poignée fixe vers l’arrière (7), le petit levier (8), son aimant de maintien (9). Le tube (10) soudé sur la poignée mobile rabattable (6) à une hauteur que l’on détermine de cette façon, le centre de l’axe principal (15) avec le centre du tube (11) donnent une dimension qui sert de repère pour l’effort à donner lors de son utilisation. À l’intérieur du tube (10) passe le tube (11) tenu avec un anneau élastique (12) ayant une mortaise (13) de longueur 150mm largeur 4mm pour enfiler le tissu (14) muni à l’intérieur d’un rond inox diamètre 6mm longueur 150mm pour sa rigidité. Ce tissu spécial (14) tourne en appuyant sur le petit levier (8) solidaire avec une démultiplication naturelle. L’axe principal (15) diamètre 25mm, longueur à définir, a plusieurs rôles. Il tourne dans un tube (16) et (17) fixes, soudés de chaque côté de la poignée principale (6). Entre ces deux tubes (16) et (17), un tube (18) et (19) solidaires de l’axe (15) et poignée (6), par l’intermédiaire de vis (29) diamètre 6mm, traversant de part en part les deux éléments taraudés pour donner la fonction à la poignée (6) verrouillage déverrouillage et appui avec la main. Entre les tubes (18) et (19) un tube fixe (20) non visible avec le tissu spécial (14) comme d’autres ci-dessus, cachés. Les tubes (16), (17) et (20) sont soudés sur la tôle inox (21) épaisseur 3mm pour une fixation sur le support (2) fixant l’ensemble monté définitivement. Sachant que la poignée mobile (6) ne peut se rabattre plus qu’a l’horizontal avec butée (22) non visible en perspective. Sur l’axe principal (15)à son extrémité arrière, un axe de verrouillage (23) difficilement visible en position verrouillage, diamètre 12mm, traverse de part en part l’axe (15) pour descendre de 15mm environ lors du verrouillage, dans une bague acier (24) placée dans le support (2) polypropylène non visible. A la base de la bague (24) venant en butée dans la plaque support polypropylène (2), une éventuelle présence d’eau peut s’évacuer par un prolongement traversant le support (2). Sur la partie supérieure de l’axe (23) une bille acier (25) diamètre 20 mm est soudée sur celui-ci. En fonction déverrouillage, l’axe (23) avec sa bille (25) sont tirés vers le haut avec un ou deux doigts dégagent de la bague (24) la bille (25) vient momentanément se coller à un petit aimant (26) fixé sur le tube carré montant de la poignée (6). Placer la tôle inox (21) munie de son ensemble complètement terminé, soudé, excepté le tissu spécial (14) à son emplacement supérieur droit sur du support (2). Prendre la tôle inox (27) identique à la tôle (21) en dimensions, la placer à droite, dessous le support (2). Ces deux tôles sont assemblées avec des vis inox diamètre 6mm tête fraisée (28), traversant de part en part le support (2) avec un taraudage de l’ensemble, y compris l’épaisseur de 3mm de la tôle (27) pour éviter d’ajouter des écrous. Peinture blanche spéciale pour l’ensemble mécanique. Lunette (30) couvercle (31) d’origine. Dispositif apprécié de deux médecins dont j'ai expliqué. L’invention facilement réalisable par un artisan.