le nombre total de bouteilles correspond à la somme des nombres de bouteilles vides, pleines et en cours d’utilisation. le dispositif électronique est configuré pour déterminer et fournir au moins une information de quantité de gaz choisie parmi une pression de gaz ou un volume de gaz, de préférence une pression. chaque service de soin comprend au moins une balise réceptrice. les balises réceptrices forment un réseau de balises. les balises réceptrices sont fixées aux murs ou aux plafonds des services de soins de l’établissement hospitalier. les balises réceptrices sont alimentées électriquement par le secteur (110/220V) et/ou par une ou des batteries ou analogue. chaque balise réceptrice capte les informations bouteilles, e.g. ID et pression, dans une zone de détection de plusieurs mètres autour de la balise réceptrice considérée. les services de soins sont choisis parmi les urgences, les services de traumatologie, les services pédiatriques, les services de chirurgie, les services de soins intensifs ou tout autre service hospitalier dans lequel se pratique des soins aux patients. l'établissement hospitalier est un hôpital, une clinique ou analogue. les bouteilles de gaz sont affichés en étant réparties par taille ou contenance, et/ou en fonction du gaz qu’elles contiennent. les bouteilles contiennent un gaz médical choisi parmi l’oxygène ou l’air médicinal, ou un mélange NO/N 2 , O 2 /N 2 O, He/O 2 , Ar/O 2 , Ar/N 2 /O 2, Xe/O 2 ou tout autre gaz médicinal, de préférence de l’oxygène médicinal. les bouteilles ont des volumes internes compris entre 0,5 et 20 Litres (équivalent en eau) environ. le dispositif électronique comprend au moins un capteur, en particulier un capteur de pression. le dispositif électronique comprend au moins des moyens de contrôle à (au moins un) microprocesseur, de préférence le (les) microprocesseur est porté par une carte électronique. le module de communication sans fil est agencé dans le dispositif électronique. le dispositif électronique est alimenté en courant électrique par une source de courant électrique afin d’alimenter électriquement ses composants nécessitant du courant électrique pour fonctionner, notamment le ou les capteurs, moyens de contrôle à microprocesseur, module de communication sans fil.... la source de courant électrique comprend une (ou des) batterie ou pile, de préférence rechargeable. la bouteille comprend un capotage de protection agencé autour du RDI afin de le protéger contre les chocs ou autres agressions, en particulier un capotage de protection en polymère, en métal ou tout autre matériau. le dispositif électronique est logé dans une ouverture pratiquée dans le capotage de protection. la source de courant électrique est agencée dans un logement du capotage de protection et raccordée électrique au dispositif électronique. le dispositif électronique est solidaire du RDI, c'est-à-dire porté par le RDI. le dispositif électronique comprend un boitier externe contenant tout ou partie de ses composants. le serveur de traitement de données constitue une plateforme informatique de type IoT ( Internet of Things : internet des objets). la pluralité de balises réceptrices forme un réseau de balises couvrant la majeure partie de l’établissement hospitalier.