INPI-France/Brevets-Francais-2024-Chunked huggingface dataset:
Une banque d'endonucléases telles que définies ci-dessus peut être préparée par plusieurs méthodes permettant de générer de la diversité. Ces méthodes sont bien connu de l'homme du métier (Current Protocol in Molecular Biology ; Chapter 8). Ces méthodes comprennent, de manière non-exhaustive, la mutagenèse aléatoire par PCR (Error Prone PCR), la mutagenèse par des oligonucléotides dégénérés, la mutagenèse par des souches mutatrice (par exemple E. coli mutD5), des irradiations ionisantes ou UV, des agents chimiques mutagènes ou le mélange de gènes (W098/27230 ; W097/20078 ; W095/22625).
La banque est ensuite clonée dans un vecteur, de préférence dans un vecteur d'expression.
Par exemple, elle peut être clonée dans un vecteur pET (Novagen). Ce vecteur contient tous les éléments nécessaires pour une expression dans un système T7 (promoteur T7, terminateur T7, etc...).
Ces vecteurs peuvent être utilisés pour exprimer l'endonucléase afin d'effectuer le criblage ou pour préparer un substrat ADN comprenant une cassette d'expression pour une endonucléase de la banque.
être de prime abord un sujet de préoccupation dans cette étude. Il se dégage donc même dans une étude aussi rigoureuse une certaine subjectivité, quant pour 16 patients, la délinéation des contours en AP et en latéral sur les clichés digitalisés du simulateur ainsi que la procédure de jaugeage s'harmonisant avec les DRRs correspondantes réalisée par deux observateurs. La SD est estimée à partir de l'erreur d'analyse pour un observateur unique, SDobs, à partir de la SD des différences entre les deux observateurs (Hans C. J. de Boer, John R. van Sôrnsen de Koste et al, 2001). Il y a dans le procédé d'intervention lui-même beaucoup d'opportunités d'erreur dans la mesure où la mobilité interne n'est pas évaluée. C'est même dans les tout meilleurs centres comme celui-ci une source éventuelle de biais de visée balistique.
5.5.3.2. - Approche de la problématique de la motilité physiologique C'est pourquoi il n'est pas étonnant qu'en dépit d'un protocole de 65 Gy, le taux de rémission locale complète chez des patients atteints de cancer pulmonaire non-à- petites-cellules (NSCLC = Non small cell Lung Cancer) soit seulement de 20 % environ, dans l'étude de T. Le Chevalier et coll. (1992). A moins que les volumes irradiés soient reduits, l'escalade de la dose de rayonnement peut aboutir, dans les conditions actuelles d'irradiation, à une toxicité pulmonaire et oesophagienne inacceptable, particulièrement lorsqu'on utilise la chimiothérapie concurrente (R. W.
Byhardt, C. Scott, W.T. Sause, et al, 1998). Ceci faute sans doute de visée dynamique correcte image-guidée et de la méconnaissance de la part due au biais de visée balistique. La réduction de volume peut parfois être réalisée, en omettant l'irradiation ganglionnaire élective (J.M. Robertson, R.K. Ten Haken, M.B. Hazuba, et al, 1997 ; Hayman, M. K. Martel, R.K. Ten Haken, et al, 1999), mais en étant également capable d'utiliser à la planification de petites marges de sécurité. De telles petites marges réduiraient également de façon fréquente la toxicité aux niveaux de la dose (couramment) standard (Hans C.J. de Boer, John R. van Sômsen de Koste et al, 2001). En accord avec les recommandations du Rapport 50 de l'ICRU, la planification de traitement requiert par ailleurs la définition exacte d'un volume cible clinique (CTV = Clinical Target Cible), qui doit en permanence englober la tumeur macroscopique, la maladie subclinique, et probablement impliquer les relais lymphoganglionnaires. Mais comme ce volume cible (VC) est par exemple estimé dans un thorax mu par des mouvements respiratoires et des battements cardiovasculaires transmis reste un sujet à caution, auquel l'art actuel n'a pas toujours de solution satisfaisante. Le CTV exige pourtant d'être encore élargi au
moyen de certaines marges géométriques à un volume cible prévisionnel ou planning target volume (PTV). Ces marges doivent garantir une couverture adéquate du CTV durant le traitement et être donc basée sur la connaissance précise de l'amplitude du mouvement, eu égard aux champs de traitement, de la cible et de l'exactitude d'appréciation de la machine (la reproductibilité par exemple des positions des blocs) et non sur la seule pertinence d'un protocole d'intervention. Le Rapport 50 de l'ICRU ne donne cependant pas de recommandations claires sur comment choisir les marges du CTV-au-PTV ? Et chacun prend, ses libertés par rapport à cela. Stroom et coll.(1999) ont par exemple dérivé une méthode générale de calcul, basée sur la probabilité de couverture de la dose du CTV pour dériver une marge 3-D à partir des erreurs connues de mise en place et des mouvements des organes internes, qui peuvent avoir n'importe quelle probabilité de la fonction de densité. Ils ont trouvé qu'une distinction claire doit être faite entre les erreurs systématiques et celles au hasard, dans lesquelles l'erreur systématique est l'erreur moyenne de mise en place du volume cible, au cours de toutes les fractions pour un certain patient donné et les erreurs au hasard sont les variations inter-fractions. Leurs calculs incorporaient la présence de petites rotations (1SD - 1 ). Un résultat très similaire a été trouvé par van Herk et coll.(2000), par un calcul analytique de la situation simplifiée à un volume cible sphérique en une dose homogène idéalement conformationnelle, Deux des résultats de Hans C.J. de Boer et coll. (2001) confirment la notion intuitive que, dans l'établissement des marges de planification, les erreurs systématiques sont plus importantes que les erreurs au hasard, ceci sans tenir compte des biais inhérents à la technologie actuelle non guidée par une image simultanée.
La plupart des études de mise en place chez les patients atteints par exemple de cancer pulmonaire sont bi-dimensionnelles (2-D) (D, Yan et al, 1997 ; J. van de Steene et al, 1998 ; L. Ekberg et al, 1998 ; M.J. Samson et al, 1999) ou elles ne séparent pas de façon appropriée et ne quantifient pas, en termes des composantes au hasard et systématiques (R. Halperin, 1999 ; LE. Schewe et al, 1996, G.C. Bentel et al, 1997), les erreurs de mise en place. Aucune d'elles ne met en #uvre des procédures image-guidées simultanées. Ces études appartiennent usuellement à de petits nombres ( 1998 ; M.J. Samson et al, 1999 ; R. Halperin et al, 1999 ; J.E Schewe et al, 1996).
En plus, aucune de ces études ne prend en compte les erreurs de mise en place qui sont faites au simulateur [qui se sont révélées être d'une certaine importance pour
d'autres sites tumoraux (A. Bel et al, 1994 ; F. Lohr et al, 1997) ou d'autres opportunités non-évaluées d'erreurs qui s'additionnent inexorablement aux erreurs estimées approximativement. L'intervention sous forme de protocole hors-ligne de correction 3-D des erreurs systématiques au cours du traitement ne peut avoir l'impact escompté et laisse à désirer. Tel que souligné ci-dessus, une connaissance des inexactitudes systématiques et au hasard (et de combien elles peuvent être réduites) est un préréquis pour le calcul des marges optimales de planification. C'est ainsi que Hans C.J. de Boer et coll. ont essayé de, mesurer l'ampleur des erreurs systématiques de mise en place au simulateur et du traitement avec ce type d'intervention aussi bien que les erreurs de mise en place au hasard de traitement 3-D chez 40 patients atteints de cancer pulmonaire.
De Boer et coll. rapportent en plus une réduction, grâce à un protocole de vérification hors-ligne de la mise en place, des erreurs systématiques de traitement.
Les opportunités d'erreurs sont, dans ce dernier rapport, trop nombreuses et très diversifiées pour épuiser la question de l'évaluation précise du cumul d'erreurs. Les études n'ont par exemple pas évalué les erreurs relatives à l'estimation de l'étendue de la lésion et sa prise en compte dans le volume cible, ainsi que celles imputables à la prescription et au dosage des effets des rayons, auparavant au moment du diagnostic et pendant le traitement, la gestion de la délivrance de la dose et la reconnaissance instantanée de la gravité relative de la maladie et de son évolution au cours du temps. Les biais sont par contre occasionnés par la visée balistique à l'aveugle sans aucune visualisation instantanée de la cible. Les ratés géographiques ou les erreurs de visée de la tumeur sont non seulement provoquées par les erreurs externes de la mise en place mais aussi, selon la littérature (L. Ekberg et al, 1998 ; C.S. Ross et al, 1990) et en même temps par les mouvements internes non appréciés du volume cible. L'étude de H.C.J. Boer et coll., focalisée sur les erreurs externes, pour un groupe des patients atteints de cancer du poumon ayant eu une planification CT, de mise en place consiste en :(a) des erreurs faites en utilisant les clichés du simulateur pour la définition de la mise en place de référence (A. Bel et al, 1994 ; F.
Lohr et al, 1997) tout au long du traitement, et (b) des erreurs de mise en place à l'unité de traitement par rapport à la mise en place de référence (Hans C.J. de Boer, John R. van Sômsen de Koste et al, 2001). Dans ces études l'intervention ne réduisait pas nécessairement la fréquence d'erreurs et l'on ne peut même pas savoir si la fréquence d'erreurs était en augmentation ou s'il y avait eu une réduction d'erreurs par rapport à l'intervention proposée. Mais, le temps d'attente pour les malades
augmentait et lesjournées de travail pour le personnel se rallongeaient.
5.5.3.3. - Applications cliniques du dispositif de la présente invention La radiothérapie conformationnelle apparaît d'ores et déjà, dans l'approche thérapeutique des patients atteints de tumeur cérébrale, comme un progrès indéniable. La poursuite des travaux cliniques, portant notamment sur la détermination du volume tumoral macroscopique, celle du volume anatomoclinique pour les gliomes et sur l'intérêt de l'augmentation des doses totales, restent cependant nécessaire. Les données concernant la toxicité des tissus sains sont par ailleurs mieux documentées.
Une comparaison des informations fournies par les histogrammes dose-volume avec les résultats des évaluations neuropsychologiques peut être envisagée. Enfin, le développement de la modulation d'intensité des faisceaux va susciter des études comparatives avec la protonthérapie ou la radiothérapie stéréotaxique, pour les tumeurs de petit volume. Ce sont les enjeux qu'aborde avec optimisme la présente invention.
# 5.5.3.3.1. -Applications au niveau du Crâne Les bons résultats cliniques des traitements radiochirurgicaux des Tumeurs cérébrales pourraient faire penser que la présente invention n'aurait pas sa place dans cette localisation. La radiation est certes la modalité de traitement la plus commune pour le cancer de l'encéphale et de la base du crâne. Bien qu'utilisées communément, les techniques de traitement de la délivrance de radiation ont changé substantiellement. Une des modifications la plus importante dans la mise en oeuvre des rayons est l'application largement répandue des techniques stéréotaxiques et leur acceptation dans le courant de la délivrance radiothérapeutique dominant. Les caractéristiques distinctives de la radiochirurgie stéréotaxique ainsi que ses application courantes et futures sont importantes à comprendre pour tous les médecins. L'article de J.M. Buatti, S.L. Meeks, W.A. Friedman, et F.J. Bova (Stereotectic radiosurgery : techniques and clinical applications. Surg Oncol Clin N Am 2000 Jul ; 9 (3) : 469- 87, viii.) discute ces techniques de traitement et les applications à partir des perpectives d'un Oncologiste chirurgical.
Plus spécifiquement, en comparaison avec un appareil gamma knife de thérapie aux radiations, la présente invention fournit à des fins des radiations une géométrie plus flexible, et ainsi une taille de volume cible irradié et la forme plus flexible. De plus, puisque la présente invention se construit en combinaison avec des radioscanners de tomographie 4-D assistée par ordinateur, elle a forcément un coût et un poids
inférieurs au gamma knife, dont les sources d'irradiation sont toutes stationnaires.
- P. Andreo and A. Fransson : ratios and their uncertainties for clinical électron beam dosimetry. Phys Med Biol 34 ; 1989 : 1847-1861.
- K. M. Ayyangar and S.B. Jiang : Do we need Monte Carlo treatment planning for Linac based stereotactic radiosurgery ? - A case study. Med Dosim 23 ; 1998 :
161-167.
- J.P. Balog, T. R. Mackie, D. L. Wenman, M. Glass, G. Fang and D. Pearson : Multileaf collimator interleaf transmission. Med Phys 26 ; 1999 : 176-186.
- J.M. Balter, R.K. Ten Haken, S. L. Lawrence, et al : Uncertainties in CT-based radiation therapy treatment planning associated with patient breathing. Int J Radial Oncol Biol Phys 36 ; 1996 : 167-174.
- J. Barkhof, G. Schut, J.B. Flanz, M. Goitein, and J.M. Schippers : Vérification of the alignment of a therapeutic radiation beam relative to its patient positioner.
MedPhys 26[11] ; 1999 : 2429-2437.
. - G. Baroni, G. Ferrigno, R. Orecchia, and A. Pedotti : Real-time three-dimensional motion analysis for patient positioning vérification. Radiother Oncol 54 [Il 2000 : 21-7.
- G. Baroni, R. Orecchia, F. Torretta, G. Ferrigno, and A. Pedotti : Automatic opto-electronic control of patient position in radiotherapy for breast carcinoma [abstract]. Radiol Med (Torino) 98 [1-2] ; 1999 : 78-84.
- A. Bel, M. van Herk, and J.M. Lebesque : Target margins for random geometrical treatment uncertainties in conformai radiotherapy. Med Phys 23 ; 1996 : 1537- 1545.
- A. Bel, H. Bartelink, R.E. Vijlbrief, et al : Transfer errors planning CT to simu- lator : A possible source of setup inaccurancies ? Radiother Oncol 31 ; 1994 : 176-180.
- G.C. Bentel, L. B. Marks, R. Krishnamurthy : Impact of cradle immobilization on setup reproducibility during external beam radiation therapy for lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 38 ; 1997 : 527-531.
S.M. Bentzen and S. Dische : Late morbidity : the Damocles Sword of radiotherapy ? Radiotherapy and Oncology, 2001, vol 61, n 3 : pp. 223-232 - M.J. Berger and S.M. Sletzer : The influence of scattering foils on absorbed dose distributions from électron beams. Report NBSIR 78-1552 (Gaitherburg : NBS) ; 1978.
. - A. F. Bielajew : Monte Carlo Modeling in external electron-beam radiotherapy - why leave it to chance? Proc 11th Int Conf on the Use of Computers in Radiation Therapy ed A.R. Hounsell, J.M. Wilkinson and P.C. Williams (Manchester : North Western Medical Physics Department, Christie Hospital NHS Trust) ; 1994 :pp 2-5.
- A.F. Bielajew, H. Hirayama, W. R. Nelson and D.W.O. Rogers : History, overview and récent improvements of EGS4 Report PIRS-0436 (Ottawa :NRCC) ; 1994.
A.F. Bielajew and D.W.O. Rogers : PRESTA : the parameter reduced electron- step transport algorithm for électron Monte Carlo transport. Nucl Instrum Methods B ; 1987: 165-181.
Outre les dispositions qui précèdent, l'Invention comprend encore d'autres dispositions qui ressortiront de la description qui va suivre, qui se réfère à des exemples de préparations de supports conformes à l'Invention comportant une surface recouverte d'un film de poly-méthacryloyl-succinimide, de polyhydroxyéthylméthacrylate ou de polyméthacrylonitrile (PMAN), un exemple illustrant l'utilisation d'un support recouvert d'un film de poly-méthacryloyl-succinimide électrogreffé à titre de primaire d'adhésion pour la fixation de poly-allyl-amine, à un exemple illustrant l'utilisation d'un support recouvert par un film de polyhydroxyéthylméthacrylate à titre de primaire d'adhésion pour la formation d'un carbamate, à des exemples illustrant l'utilisation d'un support comportant un film de polyméthacrylonitrile à titre de primaire d'adhésion pour la fixation de diverses molécules ou macromolécules, ainsi qu'aux figures 1 à 16 annexées dans lesquelles : - la figure 1 représente le spectre IRRAS d'une surface d'or recouverte d'un film de poly-méthacryloyl-succinimide électrogreffé ; - la figure 2 représente le spectre IRRAS d'une surface d'or recouverte d'un film de poly-méthacryloyl-succinimide, post-fonctionnalisé par de la poly-allyl-amine ; - la figure 3 représente le spectre IRRAS d'une surface d'or recouverte d'un film de poly-hydroxyéthylméthacrylate ; - la figure 4 représente le spectre IRRAS d'une surface d'or recouverte d'un film de poly-hydroxyéthylméthacrylate après réaction avec le diisocyanatohexane et formation d'un carbamate ; - la figure 5 représente les spectres IRRAS d'une surface d'or recouverte d'un film de PMAN électrogreffé (spectre du haut), après réduction des groupements nitriles en amines (spectre du milieu) et après réaction de ces groupements amine avec l'anhydride trifluoroacétique pour former un amide (spectre du bas) ; - la figure 6 représente les spectres IRRAS d'une surface d'or recouverte d'un film de PMAN électrogreffé (CN), après réduction des groupements nitriles en amines par l'alumino-hydrure de lithium (CH2NH2), après réaction de ces
groupements amines avec le 1,6-diisocyanatohexane pour former l'urée (CH2NHCONH(CH2)6NCO), et après réaction sur le trifluoroéthanol pour former le carbamate (CH2NHCONH(CH2)6NHCOOCH2CF3) ; - la figure 7 représente les spectres IRRAS d'une surface d'or recouverte d'un film de PMAN électrogreffé (CN), après réduction des groupements nitriles en amines par l'alumino-hydrure de lithium (CH2NH2), après réaction de ces groupements amines avec le 1,6-diisocyanatohexane pour former l'urée (CH2NHCONH(CH2)6NCO), et après réaction sur l'hydroxyéthyl cellulose pour former le carbamate correspondant ; - la figure 8 représente les spectres IRRAS d'une surface d'or recouverte d'un film de PMAN électrogreffé sur lequel on a greffé de l'hydroxyéthyl cellulose et celui d'une pastille de KBr renfermant de l'hydroxyéthyl cellulose ; - la figure 9 représente les spectres IRRAS d'une surface d'or recouverte d'un film de PMAN électrogreffé après hydrolyse des groupements nitrile e amide (traitement acide), puis en acide carboxylique (traitement basique) ; - la figure 10 représente les spectres IRRAS d'une surface d'or recouverte d'un film de PMAN électrogreffé sur lequel on a greffé de l'avidine ; - la figure 11 représente la région P2p du spectre réalisé en spectroscopie de photoélectrons X (XPS) d'une surface d'or recouverte d'un film de PMAN électrogreffé (a) ; après fixation d'avidine (b) et après fixation d'avidine et d'un oligonucléotide biotinylé à son extrémité 5' ; - la figure 12 représente les spectres IRRAS d'une surface d'or recouverte d'un film de PMAN électrogreffé (a), sur lequel a été fixé un anti-corps anti-IgG de lapin (b), traitée par une solution d'antigène spécifique (c) ; - la figure 13 représente les spectres IRRAS d'une surface d'or recouverte d'un film de PMAN électrogreffé (a), sur lequel les groupements nitriles ont été réduits (b), traités par l'anhydride glutarique pour former des amides (c), puis par l'anhydride trifluoroacétique (d) ; - la figure 14 représente les spectres IRRAS de la figure 13 (d), après réaction avec un oligonucléotide simple brin aminé en position 5', puis avec un second oligonucléotide complémentaire du premier ;
- la figure 15 représente la région P2p du spectre XPS du film de la figure 13(d) après réaction avec un oligonucléotide simple brin aminé en position 5', puis avec un second oligonucléotide complémentaire du premier ; et - la figure 16 représente le spectre IRRAS d'un film de dextrane fonctionnalisé par des groupements glycidyl-méthacrylate électrogreffé (spectre haut) et le spectre du dextrane fonctionnalisé par des groupements glycidyl-méthacrylate avant électrogreffage (spectre bas).
EXEMPLE 1 FIXATION DE POLY-ALLYL-AMINE PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UN FILM DE POLY-METHACRYLOYLSUCCINIMIDE ELECTRO-GREFFE Cet exemple illustre à la fois l'électro-greffage d'un monomère porteur d'un groupement fonctionnel d'intérêt pouvant entrer dans la fonctionnalisation par une molécule organique (groupement succinimide, électrophile), et la réaction de post-fonctionnalisation elle-même, via la réaction d'amines (nucléophiles) sur les groupements succinimide du polymère électro-greffé.
La sonde porteuse des groupements amine est un polymère, la poly-allyl-amine, et la réaction de post-fonctionnalisation est donc une réaction polymère-sur-polymère, ce qui illustre la grande accessibilité des groupements succinimide du revêtement électrogreffé. a) Formation d'un film de poly-méthacryloyl-succinimide électrogreffé On réalise 10 balayages voltamétriques de - 0,3 à - 2,5 V (Ag+/Ag) à 50 mV/s sur une surface d'or plongée dans une solution à 0,18 ; 0,25 ou 0,5mol/l de méthacryloyl-succinimide (MASU) dans la DMF, en présence de 5.10-2 mol/1 de TEAP. On obtient un film de poly-méthacryloyl-succinimide, comme le prouve le spectre IRRAS de la surface représenté sur la figure 1 annexée qui présente les bandes carbonyle caractéristiques à 1782 et 1746 cm-1 (transmittance en % en fonction de la longueur d'ondes en cm-1).
Ce spectre IRRAS a été réalisé après rinçage à l'acétone pendant 5 minutes sous ultra-sons.
Le tableau 1 ci-après résume les caractéristiques IRRAS (intensité de la bande C=O des groupements succinimide) en fonction des conditions de synthèse.
Dans ce tableau VC indique un balayage en conditions voltamétriques ; les bornes de potentiel indiquées sont repérées par rapport à une électrode d'argent.
Milieu Conditions de Caractér. IRRAS électrochimique synthèse type du % C=O TEAP/DMF film MASU 0.18M 5*1VC, 50mV/s 7.78 de-0.6 à-2.8
MASU 0.18M 5VC, 50mV/s 7.13
de-0.6 à-2.8 MASU 0.25M 10VC, 50mV/s 17. 2 de-0.3 à-2.5 MASU 0.5M 10VC, 50mV/s 45 de-0.6 à-2.5 MASU 0.5M 10VC, 50mV/s 55 de-0.4 à-2.8 b) Réaction de post-fonctionnalisation : fixation de la poly-allylamine Dans un tube rôdé muni d'un agitateur magnétique, on introduit 20 ml d'eau désionisée, puis 0,5 ml d'une solution de poly-allyl-amine à 20 % en poids dans l'eau désionisée. On introduit ensuite la lame d'or portant un film de polyméthacryloyl-succinimide électro-greffé, obtenu selon le protocole ci-dessus. La lame est laissée, sous agitation, pendant 1 heure et 30 min à température ambiante.
Elle est ensuite sortie du tube, rincée à l'eau désionisée par jets, puis aux ultra-sons dans l'eau désionisée pendant 2 minutes, et enfin séchée par soufflage d'azote.
On observe par IRRAS (figure 2) la diminution des bandes caractéristiques des groupements succinimide à 1746 et 1782 cm-1, et l'apparition des bandes caractéristiques de la poly-allyl-amine, et notamment la bande amide vco à 1656 cm-1, les bandes d'élongation VCN et de déformation 8NH à 1574 cm-1, et la bande d'élongation VNH à 3254 cm-1.
EXEMPLE 2 : D'UN CARBAMATE PAR RÉACTION DU DIISOCYANATOHEXANE SUR LES GROUPEMENTS HYDROXYLES D'UN FILM DE POLY-HYDROXYETHYLMÉTHACRYLATE (PHEMA) ÉLECTRO-GREFFÉ.
Cet exemple illustre l'électrogreffage d'un monomère porteur de groupements hydroxyle (le HEMA), et la formation d'un film de PHEMA, ainsi que l'utilisation des groupements hydroxyle du PHEMA pour réagir avec les groupements isocyanate du diisocyanatohexane pour former un carbamate. Il illustre également la grande accessibilité des groupements hydroxyle du polymère électro-greffé vis-à-vis de la molécule sonde que constitue le diisocyanatohexane, puisque la totalité des groupements est convertie lors de la réaction. a) Formation d'un film de PHEMA On réalise un film de PHEMA sur or par 10 balayages voltammétriques à 50 mV/s de-2,4 à +1 V (Ag+/Ag)sur une surface d'or plongée dans une solution d'hydroxyéthyl-méthacrylate (HEMA) à 2,7 mol/1 dans la DMF, en présence de 5.10-2 mol/1 de TEAP. Le spectre IRRAS du film obtenu est présenté sur la Figure 3. On constate la présence de la bande carbonyle caractéristique à 1737 cm-1.