INPI-France/Brevets-Francais-2024-Chunked huggingface dataset:
Les méthodes de corrélation linéaire et de Chi-carré du coefficient ont été utilisées dans un fantôme pour déterminer l'énergie effective des rayons X. Les chiffres scanographiques (CT) en unités Hounsfield (HU) étaient fonction de la taille du fantôme, de l'orientation, du champ de vue (FOV), de la distance à partir du centre, et du temps mesuré pour les diverses insertions. La modification des calculs de la dose due à la variation des chiffres scanographiques CT a alors été déterminée, en utilisant les méthodes de longueur du trajet équivalent (EPL = Equivalent Pathlength) et de convolution conique comprimée. Un effet de durcissement du faisceau (beam-hardening) significatif a été observé pour le simulateur-CT. Les chiffres CT du Sim-CT étaient par conséquent, plus sensibles à la taille du fantôme que ceux d'un CT conventionnel. Le chiffre du Sim-CT n'est pas sensible à des emplacements internes du fantôme et il est stable, sur une période de 6 semaines. Il est important d'utiliser le champ de vue (FOV) approprié pour des études Sim-CT ; en scannant un petit fantôme en polystyrène un grand champ de vue peut résulter en une augmentation de 120 HU dans le nombre CT au centre du champ. Toutefois, les variations du calcul de dose, dues à l'incertitude du nombre CT, n'excèdent pas 2-3 % pour les faisceaux de photon de 6-18 MV. Les images CT du simulateur ont été acquises avec des patients en position de traitement, et ces nombres CT sont pour, pour ces auteurs, utiles aux calculs de la dose basés sur le radioscanner CT (Chu et al, 2000).
La dernière rangée des trous, qui sont résolus, dans la jauge de résolution spatiale du NAQP, selon le champ de vue et le filtre de reconstruction appliqués, soit à 0,150 cm soit à 0,175 cm. L'analyse de la régression linéaire des UH versus les densités des électrons a révélé un coefficient de corrélation de 0,99. Le contraste, la taille du pixel et la précision géométrique, font partie des spécifications. Les valeurs de l'index de dose de la tomographie assistée par ordinateur de 0,204 Gy/As et celle de 0,069 Gy/As ont été observées au centre d'un fantôme avec des mesures de la dose respectivement de 16 cm et de 32 cm de diamètre pour le grand champ de vue. Les valeurs du CTDI des champs de petit champ de vue de 0,925 Gy/As et de 0,358 Gy/As qui sont, dans des conditions d'acquisition similaires, d'un facteur dix fois plus élevé que les résultats obtenus à partir d'un radioscanner diagnostique (DCT).
Les études sur fantôme ont montré un excellent accord entre les distributions générées par le Sim-CT et les UH du radioscanner diagnostique. Les déviations entre les réglages des unités calculées du moniteur aussi bien que la dose maximum dans les trois dimensions étaient inférieures, sur la base des simulations soit pelviennes soit thoraciques, pour les plans de traitement à 1 % sur ces deux UH ensemble. Les études sur patient semblent avoir confirmé ces résultats. Le CT-option peut être considérée comme une valeur ajoutée au processus de simulation et les images acquises sur le système Sim-CT, qui sont appropriées au calcul de la dose avec correction d'hétérogénéités des tissus. La bonne qualité d'image est, cependant, compromise par les valeurs de la dose relative au patient élevée. La charge considérable du tube conventionnel à rayons X limite, selon D. Verellen et coll. (1999), fréquemment le Sim-CT à sept acquisitions d'images par patient et le système est par conséquent limité dans sa capacité d'effectuer complètement la reconstruction tridimensionnelle.
Bien que les sections transversales des faisceaux des neutrons et des particules lourdes chargées soient en moyenne, dans le système de Chandler et coll., au-dessus des groupes d'énergies ou des coffres, chaque particule possède une valeur d'énergie discrète autorisant une cinétique de collision de s'exécuter sur une base de la métho- de d'énergie continue pure (stockant autant d'information que nécessaire pour décrire complètement la dépendance de chaque paramètre de collision à l'énergie) et la méthode multi-groupe pure (stockant tous les paramètres de collision sur un groupe d'énergie ou sur la base de coffre), en autorisant une base des données de section plus petite, tout en en retenant la cinématique exacte. Les sections de photon sont interpolées entre les points d'énergie discrète. Les neutrons et les photons sont
transportés, en utilisant les méthodes standardes analogues de Monte-Carlo. L'énergie transférée aux particules qui ne sont pas en train d'être suivies à la trace est déposée avec le dépôt d'énergie localement attendue fournissant la réduction de la variance. Pour les particules chargées lourdes, les réactions nucléaires et la diffusion de Coulomb à grand angle sont traités sur une base d'événement par événement, pendant que toutes les autres interactions de Coulomb sont prises en compte avec la méthode de l'histoire condensée. La méthode d'histoire condensée utilise les idées de la Physique du transport pour combiner les effets des interactions multiples, lorsque celle-ci parcourt une distance spécifiée. Pour prendre en compte les collisions multiples de Coulomb qui surviennent à l'intérieur d'une étape d'histoire condensée de la particule chargée, Chandler et coll. (WO 97/32630) proposent de modifier, quant à eux, l'énergie de la particule et sa trajectoire en utilisant des distributions pseudo-Gaussiennes avec des variances déterminées à partir de la section de diffusion de Rutherford (energy straggling) de l'approximation d'Highland à une distribution (diffusion multiple) de Molière.
*Sachant qu'électrons et positrons sont transportés, en utilisant une méthode d'histoire condensée de Classe II, la diffusion à grand angle de Coulomb et la production de bremsstrahlung sont modélisées sur une base d'événement par événement, pendant que toutes les autres interactions de Coulomb sont prises en compte avec la méthode d'histoire condensée. Après chaque étape de l'histoire condensée, la trajectoire de l'électron (ou positron) est modifiée en échantillonnant à partir d'une distribution de Molière. Ce système, Macro Response Monte-Carlo Method, peut, en tant qu'une alternative à l'histoire condensée être utilisée dans l'avenir. Le conditionnement du transport de Monte-Carlo calcule l'énergie déposée à partir de la source des radiations, en créant une cartographie cartésienne tridimensionnelle de l'énergie déposée à l'intérieur du patient. Quand les calculs de Monte-Carlo sont complets, la cartographie du dépôt d'énergie est convertie en une cartographie de la dose absorbée, et elle est, selon Chandler et coll. (WO 97/32630), rappelée en arrière vers l'utilisateur (client treatmentplanning code). L'entrée (description du patient et celle des sources des radiations et les options utilisateur du code de contrôle) ainsi que celui de la sortie (cartographie tridimensionnelle de la dose) sont lues et écrites dans un ensemble des fichiers, qui se conforment aux spécifications du TapelNetwork Format for Exchange of Treatment Planning Information, Version 3.00 [01/10/94], dont la maintenance est couramment faite par le Centre NCI Prostate Collaborative Working Group RTOG 3D QA Center, de
Washington University, à St. Louis (USA). On se réfère à ces fichiers comme à des fichiers AAPM standards. La forme des données d'entrée et de sortie peut, selon Chandler et coll. (WO 97/32630), changer à l'avenir en vue de l'accommoder aux normes de la nouvelle industrie ou de permettre le lien plus direct avec le système commercial de planification de traitement du patient. On passe donc son temps à calculer ! Calculer le volume cible, les marges de sécurité autour dudit volume cible, calculer les diverses incertitudes, les images de synthèse pour vérifier l'alignement balistique, etc. et il reste très peu de temps à consacrer effectivement à la radiothérapie. C'est ainsi que l'on s'éloigne toujours un peu plus de l'objectif: faire mieux, moins cher et plus rapidement, sans compter le nombre du personnel qu'il faut impliquer dans tous ces divers processus.
5.5.4.2. - Procédures dosimétriques de Monte-Carlo pour les faisceaux d'électrons Une approche hybride a été faite par Jiang et coll. et mise au point pour déléguer à la planification de traitement de Monte-Carlo les systèmes des faisceaux d'électrons.
L'approche est basée sur l'assertion selon laquelle les accélérateurs de même type ont des caractéristiques du faisceau d'électrons très similaires et une différence majeure à partir d'un réglage fin à la fenêtre de sortie de l'énergie incidente des électrons sur site unique. Pour un type d'accélérateur, une machine de référence peut être sélectionnée et simulée avec la méthode de Monte-Carlo. Un modèle de source multiple peut être construit pour la simulation complète de Monte-Carlo du faisceau de référence. En proposant les faisceaux d'électrons provenant d'autres accélérateurs du même type, le spectre d'énergie était, dans le modèle de la source, réglées pour harmoniser les distributions mesurées de la dose. Un accélérateur Variait Clinac 2100C a par exemple été choisi comme une machine de référence et un modèle, établi sur la base des simulations de Monte-Carlo, de faisceau à quatre sources. Ce modèle de faisceau simplifié peut être utilisé pour générer, de façon exacte (dans l'intervalle de 2 % / 2 mm comparé à celles calculées avec les données de l'espace des diverses phases), les distributions de Monte-Carlo de la dose des faisceaux d'électrons à partir d'une machine de référence ayant des énergies nominales différentes, des dimensions d'applicateurs (différentes) et des SSDs différentes.
Trois faisceaux d'électrons ont été proposés, en ajustant le spectre d'énergie dans le modèle de la source. Les distributions calculées de la dose avec le modèle de la source ajustée ont été comparées aux distributions de la dose calculée, en utilisant les données spatiales de phase de ces faisceaux. L'accord est dans la plupart des cas
réalisé dans l'intervalle de 1 % et de celui de 2 % dans toutes les autres situations.
Cette étude préliminaire a montré une capacité d'approche proposant de manipuler de large variation d'énergie incidente des électrons. La possibilité de réaliser cette approche de façon plus souple est également discutée par Jiang et coll. (2000).
La simulation du transport de Monte-Carlo des radiations est considérée par ces différents auteurs comme étant une des méthodes les plus exactes de calcul de la dose de radiothérapie. Avec le développement rapide de la technologie informatique, le Monte-Carlo basé sur la planification de traitement de radiothérapie est devenue pratique. Une exigence basique de la planification de Monte-Carlo du traitement est une connaissance détaillée des faisceaux de radiation des accélérateurs médicaux.
Une approche pratique pour obtenir ceci est de réaliser la simulation du transport de radiation de Monte-Carlo dans l'accélérateur médical, Et qui plus est, la modélisa- tion de Monte-Carlo de la tête de la machine de traitement peut également améliorer la compréhension des caractéristiques cliniques du faisceau, en fournissant plus des 5, données réalistes du faisceau. Ma et coll, (1999) résument dans leur article le travail des deux décades passées sur la simulation de Monte-Carlo des faisceaux d'électrons des accélérateurs médicaux. Il faut sinon être conscient que des facteurs existent pour contredire systématiquement cette prévision dosimétrique.
L'introduction en radiothérapie de la modulation dynamique d'intensité, utilisant les '. faisceaux conventionnels de photon dans lesquels le balayage des faisceaux des particules, requiert des méthodes additionnelles et efficientes de vérification de la dose. Les mesures de la dose générées de façon dynamique dans les distributions de la dose au moyen d'une chambre d'ionisation unique requièrent une application complète du champ de traitement pour chaque mesure unique. Les mesures sont 5. donc réalisées par l'usage simultané des chambres d'ionisation multiples. La mesure est réalisée par un système contrôlé par ordinateur et se compose des étapes suivan- tes : (a) positionnement automatisé des chambres d'ionisation, (b) mesure à ces différents points, (c) comparaison avec la dose calculée à partir du système de planification de traitement, et (d) documentation de la mesure. Les chambres d'ioni- 1. sation sont lues à haute voix par un électromètre multi-canal et sont densément conditionnées dans un montage de polyméthylmétacrylate, qui est attaché au bras d'un fantôme tridimensionnel aqueux piloté par un moteur. Les valeurs mesurées et planifiées de la dose sont aussi bien numériquement que graphiquement affichées.
La déviation moyenne entre les doses mesurées et planifiées aussi bien que leurs déviations standards sont calculées et affichées. Grâce à la documentation complète
imprimée, la mesure est obtenue et une décision rapide peut être prise lorsque la distribution de la dose est acceptable pour le patient- Le système est maintenant utilisé en routine par Karger et coll. (1999) pour la vérification de la dose du projet de thérapie aux ions lourds au Gesellschafifur Schwerionenforschung, à Darmstadt.
Jusqu'à la date de la publication de l'article par ces auteurs, 242 mesures ont été réalisées pour le traitement aux ions lourds de 30 patients. Ce dernier système autorise une vérification et une documentation efficientes des champs des ions carbone et il est en principe également applicable aux faisceaux de photon à intensité modulée.
Par ailleurs, des petits champs où l'équilibre électronique n'est pas réalisée sont de façon croissante en train de devenir importants en pratique clinique. Ces situations complexes donne une élévation aux problèmes et aux inexactitudes dans les dosimétries et le calcul analytique/empirique de dose ensemble, et requièrent donc d'autres méthodes que celles conventionnelles. C'est pourquoi un détecteur en . diamant naturel et une chambre d'ionisation plate parallèle ont été sélectionnés par H. de Vlamynek et coll. pour la dosimétrie clinique dans les faisceaux de 6 MV. Les résultats et les simulations utilisant le système BEAM/EGS4 de Monte-Carlo, pour modéliser la géométrie du faisceau, ont ainsi été comparées avec les mesures de la dose. Une modification du module de la composante existante des collimateurs . multi-lames (MLCs) permettraient la modélisation d'un accélérateur linéaire SL 25 (Elektra Oncology Systems) équipé d'un MLC ayant des lames à extrémités incur- vées. Une méthode mécanique de mesure avec des plaques espaceuses et une tech- nique de détection du bord lumineux du champ sont décrites comme des méthodes pour obtenir, en vue d'une application dans le système de Monte-Carlo, les données . géométriques des ouvertures du collimateur. Généralement un bon accord est trouvé entre les mesures et les calculs des distributions de la dose en profondeur et les déviations restent de façon typique inférieures à 1 %. Les profils calculés pour un champ de 10 x 2 cm2 de la dose latérale excèdent légèrement les distributions mesurées près du niveau le plus élevé des pénombres, mais elles s'accordent bien . dans tous les autres cas avec les mesures des profils. Les simulations sont également aptes à prédire les variations des facteurs de sortie ainsi que les rapports, en tant que fonction de la largeur du champ et du champ d'offset, des facteurs de sortie. Les résultats de Monte-Carlo publiés par H. de Vlamynck et coll. (1999) démontrent que les modifications qualitatives dans les spectres d'énergie sont trop petites pour expli- . quer ces variations et que les facteurs géométriques affectent spécialement les fac-
Ainsi, on peut utiliser, en tant que matière active, des agents conditionneurs de la peau et/ou du cheveu, comme notamment les polymères comprenant des ammonium quaternaires qui peuvent éventuellement être engagés dans des hétérocycles (composés du type des quaternium, polyquaternium, etc.) ; des agents humectants ; des agents fixants (styling) qui sont plus particulièrement choisis parmi des polymères (homo-, co- ou ter-polymères par exemple acrylamide, acrylamide/acrylate de sodium, polystyrène sulfonate, etc. ), les polymères cationiques, la polyvinylpyrrolidone, l'acétate de polyvinyle,etc.
Il est de même possible d'utiliser des agents colorants ; des agents astringents, utilisables dans les déodorants et qui sont plus particulièrement des sels d'aluminium, de zirconium ; des agents antibactériens ; des agents anti-inflammatoires, des agents anesthésiants, des filtres solaires, etc.
On peut aussi citer les a- et ss- hydroxyacides, comme les acides citrique, lactique, glycolique, salicylique ; les acides dicarboxyliques, de préférence insaturés, et comprenant 9 à 16 atomes, de carbone comme l'acide azélaique ; la vitamine C et ses dérivés, notamment les dérivés glycosylés et phosphatés ; les biocides notamment cationiques (Glokill PQ, Rhodaquat RP50, commercialisés par Rhodia Chimie), comme matières actives convenables dans les formulations cosmétiques.
Dans le domaine des matières actives phytosanitaires, on peut utiliser des pesticides hydrophiles ou des éléments nutritifs hydrophiles favorisant la croissance et le développement des plantes.
Parmi les matières actives convenables, on peut notamment citer les matières actives herbicides suivantes, sous la forme ou non de sels organiques ou inorganiques : les dérivés aminophosphates ou aminophosphonates, Acifluorfen, Asulam, Benazolin,
Bentazon, Bialaphos, Bispyribac, Bromacil, Bromoxynil, Chloramben, Clopyralid, 2,4-D, 2,4-Db, Dalapon, Dicamba, Dichlorprop, Diclofop, Difenzoquat, Diquat, Endothall, Fenac, Fenoxaprop, Flamprop, Fluazifop, Fluoroglycofen, Fluroxypyr, Fomesafen, Fosamine, Haloxyfop, loxynil, Mcpa, Mcpb, Mecoprop, Methylarsonic Acid, Naptalam, Nonanoic Acid, Paraquat, Picloram, Sulfamic Acid, ou leurs mélanges.
De préférence, la matière active est choisie parmi les dérivés aminophosphates ou aminophosphonates, sous la forme de sels organiques ou inorganiques, comme le glyphosate, le sulphosate, le glufosinate.
Pour ce qui a trait au domaine de l'exploitation ou la construction de puits de gisement de pétrole ou de gaz, la présente invention peut être mise en #uvre pour des matières actives hydrophiles utilisables notamment lors des opérations cimentation, complétion, forage et stimulation des puits (par exemple la fracturation). A titre d'exemples de matières actives utilisables dans ce domaine, on peut mentionner des catalyseurs de réticulation de compositions cimentaires, comme par exemple les sels de lithium, tels que le chlorure, l'acétate. On peut de même citer des composés susceptibles, entre autres, de dégrader les polysaccharides, comme par exemple les acides carboxyliques (notamment l'acide citrique), des enzymes (notamment les cellulases), des oxydants.
Dans le domaine des silicones, on peut citer par exemple les sels de calcium, la potasse, utilisés habituellement comme monomères réticulants.
Dans le domaine des compositions d'ignifugation, on peut citer en tant que matière active des composés susceptibles de libérer des molécules d'eau, comme notamment les hydroxydes de magnésium ou d'aluminium, ainsi que l'eau elle-même.
A titre de matières actives convenables dans le domaine de la fabrication du papier, on peut citer notamment le chlorure de calcium, l'acide chlorhydrique.
Il est précisé que pour certaines application, l'eau elle-même peut être considérée comme une matière active.
Pour ce qui concerne la phase organique, celle-ci comprend au moins un monomère principal et/ou au moins un monomère réticulant, éventuellement au moins un co-monomère.
De préférence, le ou les monomères principaux sont choisis parmi les monomères non hydrosolubles, polymérisables par voie radicalaire. Le terme non hydrosoluble signifie que le ou les monomères sont choisis parmi les monomères dont la solubilité dans l'eau ne dépasse pas 10 % en poids à 25 C.
Par ailleurs, la phase organique interne peut éventuellement comprendre un ou plusieurs co-monomères. Ces monomères peuvent être choisis parmi les monomères non hydrosolubles au sens indiqué ci-dessus, mais aussi parmi des monomères, polymérisables par voie radicalaire, dont la solubilité dans l'eau, à 25 C, dépasse 10 %
en poids. Si de tels co-monomères sont présents, leur teneur dans la phase organique est telle que l'ensemble des monomères présents (monomères principaux et/ou réticulants et co-monomères) forment une émulsion multiple. De manière avantageuse, si ce type de co-monomères est présent, leur teneur totale ne dépasse pas 50 % en poids des monomères principaux et/ou réticulants présents, de préférence ne dépasse pas 30 % en poids des monomères principaux et/ou réticulants.
On peut notamment utiliser les cires hydrocarbonées comme la cire d'abeilles, la cire de lanoline, et les cires d'insectes de Chine ; cire de riz, la cire de Carnauba, la cire de Candellila, la cire d'Ouricurry, la cire d'Alfa, la cire de fibres de liège, la cire de canne à sucre, la cire du Japon et la cire de sumac ; cire de montan, les cires microcristallines,
les paraffines et l'ozokérite; les cires de polyéthylène, les cires obtenues par la synthèse de Fisher-Tropsch et les copolymères cireux ainsi que leurs esters.
Parmi celles-ci, on peut notamment citer l'huile de jojoba hydrogénée, l'huile de jojoba isomérisée telle que l'huile de jojoba partiellement hydrogénée isomérisée trans fabriquée ou commercialisée par la société Desert Whale sous la référence commerciale ISO- JOJOBA-50', l'huile de tournesol hydrogénée, l'huile de ricin hydrogénée, l'huile de coprah hydrogénée et l'huile de lanoline hydrogénée, le tétrastéarate de di-(triméthylol- 1,1,1propane) vendu sous la dénomination HEST 2T-4S par la société HETERENE, le tétrabéhénate de di-(triméthylol-1,1,1 propane) vendue sous la dénomination HEST 2T-4B par la société HETERENE.
La cire ou le mélange de cires est présent, dans les compositions selon l'invention, sous la forme d'une dispersion aqueuse de particules, dont la taille exprimée en diamètre effectif moyen en volume D[4,3] tel que défini ci-après, est avantageusement inférieure ou égale à 1 m et notamment peut être inférieure ou égale à 0,75 m.
La composition est caractérisée par son diamètre effectif moyen en volume D [4,3], défini de la manière suivante : où Vi représente le volume des particules de diamètre effectif d;. Ce paramètre est notamment décrit dans la documentation technique du granulomètre.
DEB ;ITENENT5, ET APAISER.$-'RS UMATME5.
1 La présente invention concerne un onguent connu pour soulager et faire disparattte progressivement les-douleurs musculaire foulutes,entorses, débTtement et apaiser les douleurs articUlaires
t rhum.aibma!es-' ce ç-'..:.
La raideur musculaire due parfois à un effort prolongé ou
généralisée après un effort intense.
L'onguent par un a"port local bénéfique, par le fait de ses
huiles esseintielles, utiliséc's'depuis de siècles par les tribus indiennes, sa richesse en acides gras essentiels, lui conférant 10 une plelade de qualitJs.
-Sa grande efficacité due à un choix et à un dosage judicieux
de ses composants, à une concentration et à une diffusibilité des huiles essenti'llés permettant des résultats satisfaisants.
ô---L'onguent, satisfait à ces exigences par son podvoir apaisant, 15 décoptra.tant et.doux, et'saWn -aucun effet traumatisant.
--Sa.simplicité d'eempoi-,quelques minutes-suffisent chaque jour
son applióCtidn.
L'application de la présente invention est la suivante: Sur une peau nettoyée et séchée, réchauffer les parties atteintes exemple=Dos, avec une serviette chaude (dans la mesure du supportable) frictionner ensuite faire pénétrer l'ongient par effleurages,
Insister sur les parties atteintes.
I Onguent pour le corps: destine à solutionner efficacement les douleurs
musculaire, articulaire,eeurbature:, foulure<, déboitement..