D'après l'équation 1, la densité optique est une fonction du logarithme en base 10 de l'exposition 'ou flog(niveau de gris) d'un pixel particulier du détecteur numérique 22. densité optique est aussi une fonction de variables p0, pl, p2 et que l'on obtient en résolvant les équations suivantes: p2 = 0,5 * (max DO + min DO) (équation 2) p3 = 0,5 * (max DO - min DO) (équation 3) dans lesquelles: On utilise N paires de données mesurées, (gi, DOi) pour i = 1, ..., pour estimer les paramètres p0 et pl en minimisant la racine carrée de l'écart d'alignement. Lorsqu'on utilise deux (N=2) paires de données (g1, DOl) et (g2, D02), peut simplifier l'équation 4 en: Les valeurs maxDO et minDO correspondent aux valeurs maximale et minimale de densité optique du film qui sont prédéterminées. La fonction flog() convertit un niveau de gris en logarithme d'exposition et peut être fixe ou étalonnée. Les valeurs maxDO et minDO peuvent être mémorisées en tant que caractéristiques de film 40 ou basées sur ces dernières. Les valeurs maxDO et minDO dépendent du type de film qu'on souhaite utiliser. On peut obtenir les densités optiques maximale et minimale pour un film choisi en consultant une fiche technique fournie par le fabricant du film, qui indique les caractéristiques techniques du film particulier incluant les valeurs maximale et minimale de densité optique du film. Les valeurs DO1 et D02 correspondent à des première et deuxième densités optiques de structures anatomiques qui sont choisies par l'opérateur ou sont prédéfinies. A titre d'exemple, les densités optiques de structures anatomiques DO1 et D02 peuvent correspondre à des structures anatomiques particulières, telles que les poumons la colonne vertébrale à visualiser dans un type donné d'examen. Un médecin peut souhaiter, lorsqu'il observe une radiographie thoracique, que les poumons inclus dans une image présentée aient une densité optique particulière, telle que de 2,5. médecin peut en outre souhaiter que la colonne vertébrale incluse sur l'image présentée ait une densité optique particulière différente, telle que de 0,7. On peut donc choisir les première et deuxième densités optiques de structures anatomiques DO1 et D02 pour les poumons et la colonne vertébrale. Selon une variante, DO l et D02 peuvent correspondre d'autres structures anatomiques, telles que os, tissus mous et autres. Selon une variante, le médecin n'a pas besoin de choisir les densités optiques DO1 et D02. Au contraire, DO1 et D02 peuvent être prédéfinies dans le système et mémorisées dans la mémoire 34 d'après des informations d'historique et/ou des préférences des médecins et opérateurs précédents. Les valeurs de niveau de gris g1 et g2 correspondent à des valeurs de niveaux de gris mesurées fournies par le système 26 de détection de gamme dynamique, de façon décrite en détail dans la demande de brevet copendante précédemment mentionnée. A titre d'exemple, les niveaux de gris mesurés g1 et g2 peuvent représenter des niveaux de gris maximal et minimal pour la zone clinique ou zone d'intérêt de l'image médicale obtenue par le détecteur numérique 22. La fonction flog convertit les niveaux de gris en logarithmes d'expositions. Dans une mise en oeuvre, le détecteur peut avoir une réponse linéaire à l'exposition et la fonction peut être directement un logarithme en base 10. Tel que précédemment indiqué, une fois que le poste de travail 10 d'acquisition d'image a déterminé maxDO, minDO, DO 1, D02, g1 et g2, le modèle niveau de gris-DO 42 peut être défini d'après les équations 1-7 pour une image médicale originale particulière obtenue par le détecteur numérique 22.