Selon d'autres caractéristiques de l'invention - le parametre de capture est l'amplitude négative maximale du signal cardiaque obtenu apres la stimulation, dans un delai déterminé - le délai determine commence apres le blanking et se termine environ 64 ms apres la stimulation - dans le cas ou le parametre de capture varie lineairement en fonction de l'énergie de stimulation, les caracteristiques de la droite représentative du paramètre de capture sont la pente (a) et l'ordonnée à l'origine (b) - l'énergie de stimulation est représentée par le carré de l'amplitude de stimulation à largeur constante - la valeur de référence pour déterminer 1 'efficacité des stimulations est une fraction de l'ordonnée à l'origine (b) égale de préférence à 3/4 - au commencement de la phase d'étalonnage ou de la phase de recherche de seuil, on diminue, si cela est possible, la période du cycle cardiaque de façon à eviter le phénomène de fusion ; - pour determiner la valeur du seuil de capture, on procède par series d'impulsions de stimulation en faisant decroltre l'amplitude des impulsions entre les séries - chaque série est constituée de préférence de quatre impulsions de même amplitude ; - apres chaque série d'impulsions toutes efficaces, on fait croître l'amplitude d'une quantité déterminee, de préférence 0,25 V - lorsque l'amplitude des impulsions est de l'ordre de 1,25Y, on garde cette valeur comme valeur de seuil - apres une série d'impulsions toutes inefficaces, on définit comme valeur de seuil l'amplitude des impulsions de la série précédente ; - si le stimulateur fonctionne en mode VVI, apres une série d'impulsions de stimulation ne donnant pas toutes le même résultat, on vérifie si la période du cycle cardiaque est au moins superieure dlune durée d'environ 32ms à la période minimale autorisée : dans ce cas, on réduit de ladite durée, l'intervalle d'échappement ventriculaire et on procede à une nouvelle série d' impulsions avec la même amplitude, et dans le cas contraire on définit comme valeur de seuil l'amplitude des impulsions de la série précédente - si le stimulateur fonctionne en mode DDD, apres une série d'impulsions ne donnant pas toutes le même résultat, on vérifie si le délai AV est supérieur d'au moins une durée d'environ 32ms à une valeur de préférence égale à 62ms : dans ce cas, on le réduit de ladite duree, et on procède à une nouvelle série d/impulsions avec la meme amplitude, et dans le cas contraire on définit comme valeur de seuil l'amplitude des impulsions de -la série précédente - l'énergie de stimulation est déterminée en prenant pour amplitude des impulsions de stimulation le double de la valeur du seuil de capture - pendant la phase d'étalonnage, apres chaque stimulation à 2,5 V, on déclenche une contre stimulation - pendant la phase de recherche de seuil, en cas de stimulation inefficace, on déclenche une contrestimulation; - en dehors des phases d'étalonnage et de recherche de seuil, sauf en cas de stimulation à haute énergie, on vérifie l'efficacité de chaque stimulation, et en cas de stimulation inefficace, les stimulations des cycles suivants, de préférence au nombre de quatre, sont délivrées à haute energie - on évalue le taux d'efficacité des stimulations au moyen d'un compteur-decompteur auquel on applique un incrément de 1, de préférence, pour chaque stimulation efficace, et un décrément de 4, de préférence, pour chaque stimulation inefficace, et lorsque le compteur descend à 0, on définit le taux d'efficacité des stimulations comme insuffisant, on stimule à haute énergie et on déclenche une phase d'étalonnage - pendant la phase d'étalonnage on vérifie de préférence au maximum trois fois, la cohérence des séries de stimulations - pendant la phase de recherche de seuil, on procede de préférence au maximum trois fois à la réduction de la période cardiaque pour la détermination de l'efficacité des stimulations - on distingue une situation chronique, et une situation aiguë correspondant à une période d'environ un mois à compteur de l'implantation du stimulateur - la périodicité des phases d'étalonnage est de 24 heures en situation chronique et de 6 heures en situation aiguë ; - la périodicité des phases de recherche de seuil est de 6 heures en situation chronique et de 1 heure 30 en situation aiguë.