REVENDICATIONS 1.-Utilisations d'enregistreurs de données pour les déterminations de valeurs K de transmission thermique d'une paroi et caractériséesen ce que l'ensemble des données externes, impératives et suffisantes, à cette détermination précise de la valeur K, est centralisé sur la face externe de la dite paroi. tes enregistrements externes étant, évidemment tous liés à ceux des données internes, à savoir la température d'ambiance interne ti et la température de surface intérieure tsi. 2F- utilisations d1 enregistreurs de données pour les déterminations de la valeur , seIon revendication I, caractérisées par le fait que, pour la défermination précise de la valeur K de la paroi concernée, HUIT données externes sont enregistrées données nécessaires et suffisantes, enregistrements qui concernent r l'inertie de la paroi, la vitesse du vents l'ensoleille- ment, la configuration du site > l'état de surface de la partie extérieure de la paroir la procédure employée pour effectuer les mesures, l'hétérogénéité de la paroi, les pluies, humidité évaporations et l'écart de température entre la face interne et la face externe de la paroi. 3.- Utilisations d'enregistreurs de données pour les déterminations de la valeur K, selon revendications I et 2 > caractérisées par le fait que deux boîtiers sont disposés pour l'enregistrement conforme des huits données L'un est fixé sur la partie externe de la paroi le second peut ne pas etre fixé sur la face externe de la paroi, mais il doit être installé à proximité de la dite paroi et dans les mêmes conditions climatiques, atmosphériques que la dite paroi. 4,- Utilisations d'enregistreurs de données pour les déterminafions de la valeur K > selon revendications 1,2 et 3 , caractérisées par le fait que te premier bouter BI - en tôle d'alu- minium de Im- x Im - est placé au dessus des sondes de prises de températures, Te température de l'air et Tse température de surface de la paroi ce boitier, d'une hauteur moyenne de 0,30 m est fermé sur ses faces est-sud-ouest et saface supérieure est recouverte d'une mousse de polyurethane de I cm, il est fixé sur la paroi. 5.- Utilisations d'enregistreurs de données pour les déterminations de la valeur K, selon revendications It 2 et 3, caractérisées par Ie fait que le second boîtier, qui se comporte comme un déperditeur, a toutes ses faces ouvertes afin drenne gistrer tous les effets du vent - il doit être fixé sur de so- lides pattes d'appuis - en tôle d'aluminium il est, en sa partie supérieure, recouvert de 2 cm de mousse polyurethane, il se comporte comme un local trés mal isolé, il est complété par une boite étanche, de taie nue de 5/10 oW sont disposées une ampoule de 15 x et une chicane anti-convection et anti-rayonnement, B3. 6*- Utilisations d'enregistreurs de données pour les détermimations de la valeur K, selon revendications 1, 2, caractérisées par Le fait que la mémorisation des mesures des huits paramétres, nécéssaires et suffisants, repose sur une boîte d' acquisition de données capable dtenregistrer 8000 valeurs, boîte objet d'une brevet délivré, Si la paroi a été découpée en cinq zone, compte-tenu de l'impor- tance de sa surface, par exemple, le nombre de mesures â un instant donné, est évalué comme suit, ce processus constituant une utilisation minimale, mais suffisante, pour une déter mination précise de la valeur K de la dite paroi a pour chacune des cinq zones, proposées en exemple,enregistre- ment des températures intérieures d'ambiance Tir et des temperatures intérieure de surface Tsi avec les températures exterieures Tse, soit, par zônes-types, 15 mesures enregistrées, ceci avec Ie premier boîtier B1. h) en données générales-, et avec le second boîtier B2, emregis- trement des températures extérieures : 3 (trois) températures dans le dispositif de mesure de la résistance de surface ex térleure et, ainsi quravec la sonde d'ensoleillement : soit 5 mesures, donc un total des mesures à un instant donné de 20 mesures enregistrées.Ces mesures enregistrées doivent être effectuées toutesles 10 minutes (dix) et le nombre de séries s'établira a 8000 / 20 = 400 séries de mesures enregistrées et donc la durée de ILoperation d'utilisations des enregistrements de donnees sera de 400 x 10 minutes = riOOCr minutes, environ, soit 3 (trois) jours, la boite d'acquisition devra avoir,au minimum cette capacité, elle conditionne la précision obtenue de Ia valeur K. 7*- ITtilisations d'enregistreurs de données pour les déterminations de la valeur K , selon revendications I, 2 , 3 et , caractérisées par le fait que, pour éviter des confusions dans les transmissions de données au @entre de Traitements il est prévu de n'utiliser qu'une boite d'acquisition de donnees par paroi a contrôler. La connection aux différentes sondes se fait par l'intermédi- aire d'un combinateur cyclique établissant les connections sur un circuit court d'une minute, afin d'éviter les défauts de concomittances. 8.- Utilisations d'enregistreurs de données pour les déterminations de la valeur K, selon revendications I, 3 , 4 et 5, caractérisées par le fait que les deux boîtiers ont des impératifs de constructions trés précis, impératifs qui sont les bases du brevet et qui appellent d'importantes applications industrielles et sont équipés de pates de fixations trés robustes afin que les dits bojilers puissent être solidement ancrés - pendant toute la durée des enregistrements sur la ( les ) paroi ( s) - que celles-ci soient horizontaIes ( terrasses ) ou verticales (murs ). 9.- Utilisations d'enregistreurs de données pour les déterminations de la valeur K, selon re@e@dications 1, 2 , 3, 5 et 8, caractérisées par le fait qu'il est nécéssaires, durant les opérations de mesures, que soient prises, non la vitesse ins tantanée du vent comme cela pourrait être fait avec un ané mométre, mais les vitesses moyennes du vent qui sont seules représentatives des variations de températures de surface. Aussi pour obtenir de bonnes conditions de fiabilité dans l'appréciation des effets du vent, le dispositif breveté place, dans Ie boitier B2, une boite B3, étanche et en tole nue de 5/10, dans laquelle est branchée une ampoule de 15w, la paroi à contrôler est donc constituée par cette simple tôle mince. Les résistances de surface Joueront un rôle prépondérant et leurs déterminations, leurs enregistrerrents suivant les sondes SI - température interne -, S2 -température de surface - et @3 - température exterieure - s'effec- tueront parfaitement. La boite BT est complétée, intérieurement par une chicane anti-convection et anti-rayonnement. Il suffira, alors, de transposer ces valeurs enregistrées dans le calcul de la paroi à étudier. 10.- Utilisations d'enregistreurs de données pour les déterminations de valeur K de transmission thermique d'une paroi, selon revendications I, 2, 6, T et 9, caractérisées par le fait que le logiciel de traitements du K utilise les 400 séries de mesures composées chacune des 20 points définis dans le brevet, cela par l'exploitation des corrections dûes aux effets perturbateurs défnis au présent brevet, tels : vent, epsoleil- lement, inverties hétérogénéité. ce brevet apporte un applicafion indutrielle trés importante et apporte une solide solution et progrés en l'état actuel de la technique de calcul de la valeur K.