REVENDICATIONS 1. dispositif dosimétrique pour rayonnements ionisants, en particulier gamma et/ou neutroniques comprenant un complexe dosimétrique réunissant un ou plusieurs détecteurs de dose en une petite sonde et un lecteur de sondes (2) pouvant coopérer avec un ou plusieurs complexes dosimétriques de composition différente, le complexe dosimétrique étant porté par un être vivant ou disposé sur un objet dont on veut surveiller et/ou mesurer la dose d'irradiation éventuelle, ce complexe comportant un verre sensible aux rayonnements gamma (8) et/ou un verre sensible aux neutrons thermiques ou lents (7) et/ou un dispositif semi-conducteur (14) sensible aux neutrons rapides, et/ou des éléments sensibles à des rayons X,le lecteur de sonde comportant une source d'excitation à rayons ultraviolets (51) et un dispositif de mesure (31, 32) des rayonnements émis par ledit ou lesdits verre(s) radiophotoluminescents etlou un dispositif de mesure des modifications de caractéristiques dudit dispositif semiconducteur, caractérisé par le fait que le complexe dosimétrique comprend un support intérieur (5) de détecteurs de dose (7, 8) disposé de façon amovible et, de préférence, étanche à l'immersion, au ruissellement, à la pluie, aux poussières, aux fumées et aux gaz, dans une enveloppe (6) perméable aux rayonnements à mesurer et ne réémettant pratiquement pas de rayonnements gamma, le complexe dosimétrique comportant des moyens (17, 18, 26, 27) fixant le support intérieur dans son enveloppe de manière à en interdire l'extraction sans un dispositif spécial d'extraction, le lecteur de sonde renfermant des moyens (33) permettant d'extraire le support intérieur de son enveloppe lorsque le complexe dosimétrique est introduit dans ce lecteur, ces moyens permettant également de réintroduire le support intérieur dans son enveloppe après achèvement des mesures de dosimétrie, et ces moyens interdisant (39) de sortir le complexe dosimétrique du lecteur tant que le support intérieur n'est pas réintroduit complètement dans son enveloppe et fixé dans cette dernière, le lecteur de sonde comportant également des dispositifs de protection contre les agents contaminants précités, des moyens de traitement automatique des signaux produits par ledit(ou lesdits) dispositif(s) de mesure, et des moyens d'affichage et/ou d'impression des résultats de mesure. 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le support intérieur ou corps (5) du complexe dosimétrique, de forme cylindrique circulaire, se déplaçant longitudinalement dans son enveloppe (6) de forme cylindrique circulaire correspondante fermée à l'une de ses extrémités, comporte à son extrémité frontale venant en vis à vis de l'extrémité frontale fermée de l'enveloppe un perçage axial à rainures en "L" (17, 18) coopérant avec une broche à ergots radiaux (26, 27) saillant axialement de la face frontale fermée de l'enveloppe. 3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé par le fait que le corps du complexe dosimétrique comporte un élément thermosensible, avantageusement une "silistance". 4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que le corps (5) du complexe comporte à chacune de ses extrémités une rainure circonférentielle (19) de section semicirculaire dans laquelle on loge un joint torique (20) 5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisé par le fait que l'enveloppe (6) est constituée d'un support intérieur (21) en matériau dur ne réémettant pratiquement pas de rayons gamma après irradiation, recouvert, le cas échéant, d'une mince couche (22) de matériau de compensation spectrale elle-même recouverte d'une couche (23) de matériau de protection ne réémettant pratiquement pas de rayons gamma après irradiation. 6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé par le fait que l'enveloppe comporte une étiquette (24) d'identification etlou de prédose gamma et/ou neutrons rapides, les inscriptions de cette étiquette étant avantageusement faites en code à barres, et cette étiquette étant disposée sous ladite couche de matériau de protection. 7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé par le fait que le lecteur de sonde (2) a la forme générale d'un cylindre à section circulaire, fermé à l'une de ses extrémités, dont une première partie (36) de la longueur, à partir de l'orifice, a un diamètre plus grand que celui de la seconde partie (37) qui s'étend sur le reste de la longueur du cylindre, le diamètre intérieur de la première partie corres pondant au diamètre extérieur de l'enveloppe du complexe, tandis que le diamètre ~ de la seconde partie correspond au diamètre extérieur du support intérieur (5) du complexe dosimétrique, ce lecteur de sonde comportant un dispositif (35) d'irradiation à source de rayons ultraviolets, au moins un dispositif (31, 32) de mesure de rayonnements stimulés, un dispositif (33) d'extraction du support intérieur (5) du complexe de son enveloppe et de mise en position de mesure de ce support. 8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé par le fait que ledit dispositif d'extraction comporte un tambour (45) allongé dont le diamètre extérieur est pratiquement égal au diamètre intérieur de ladite seconde partie (37) du cylindre du lecteur de sonde, ce tambour comportant, à son extrémité frontale tournée vers l'orifice du cylindre, une broche à ergots (46, 47) coopérant avec une cavité à rainures en "L" (28, 29) pratiquée sur la face frontale en vis à vis du corps du complexe, des moyens (25, 38, 39) étant prévus pour immobiliser en rotation et en translation le complexe doslmétrique pendant la mesure. 9. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé par le fait que le lecteur de sonde comporte des moyens de lecture (34) de ladite étiquette (24) d'identification et/ou de prédose. 10. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 8 ou 9, caractérisé par le fait que le lecteur de sonde comporte, dans la surface intérieure de sa seconde partie, près de la première partie une rainure dans laquelle on dispose un joint d'étanchéité (37A) coopérant avec ledit tambour tant qu'un support intérieur de complexe n'est pas extrait de son enveloppe, et coopérant avec ce support dès qu'il commence à être extrait de son enveloppe.