Suivant la figure 6,qui illustre un mode de réalisation détaillé de la partie du circuit de la figure 1 relative à la mesure du pourcentage de Dwells et à la mesure de la résistance des contacts du rupteur, le signal issu du rupteur 3 est atténué par une résistance 125 et limité en amplitude par une diode Zener 126. Le signal à la hauteur de la diode Zener 126 a une forme qui est précisée sur le dessin. La durée d'ouverture du rupteur va de zéro à tl la durée de fermeture va de tl au début de la période suivante. Le principe de la mesure est l'intégration de la surface zéro à tl entre deux ouvertures successives du rupteur. I1 est nécessaire de supprimer les parasites affectant la tension disponible aux bornes du rupteur 3.Le circuit 25 effectue ce travail camme suit : tout niveau supérieur à la chute de tension de 1,3 volt due à la connexion en série de deux diodes 127 et 128 donne un niveau 'un" à la sortie de l'amplificateur opérationnel 129. Les parasites donnent des niveaux négatifs aux bornes de la diode Zener 126. Ils traversent une diode 130 connectée en dérivation jusqu'à l'entrée inverseuse de l'amplificateur 129, ceci se traduisant encore par un niveau "un" à la sortie de 1' amplifi cateur 129. On obtient donc à la sortie de l'amplificateur opérationnel 129 une information correspondant à une surface proportionnelle au temps d' ouver- ture du rupteur et exempte de parasites.Lorsque le rupteur 3 est fermé, la tension au niveau de la diode Zener 126 est nulle et la tension à la sortie de Il amplificateur 129 est nulle également par le fait de la contre-réaction qui existe entre la sortie et l'entrée inverseuse de 11 amplificateur 129 par l'interoédiaire d'une résistance 131. Le créneau de tension issu de l'amplificateur 129 est intégré par un circuit intégrateur 26 comprenant une résistance 136 et un condensateur 137 et ce signal est proportionnel au temps de fermeture et d'ouverture du rupteur 3. Cette tension est appliquée à un asplificateur-intégrateur 139 dont le gain est réglé par des résistances 143 et 140.Ce gain est choisi de telle sorte que la variation du réglage de Dwells de quelques pour cent donne une excursion de tension en sortie de l'aqplificateur 139 qui soit suffisante pour permettre un réglage normal du rupteur 3. Un potentiosètre 141 applique une contre-tension à 1' amplificateur 139 qui est nécessaire pour que sa tension de sortie soit dans la zone de fonctionnement des circuits comparateur 27 et d'affichage 152.Le signal à la sortie de l'amplificateur 139 est intégré par un circuit comprenant ine résis- tance i44 et un condensateur 145 puis est appliqué au comparateur 27 dont les seuils sont réglés par des résistances 147, 148, et 149 disposées en série entre le "plus batterie" et la masse. Si la tension à ltentrée du comparateur 27 est extérieure à la gamme des tensions délimitée par les seuils le niveau à la sortie du comparateur est égal à "un" et lors de l'ouverture de la porte 29, comprenant une résistance 147 et une diode 146 par l'entremise du signal provenant du générateur de top de commande 12, le signal issu du comparateur 27 rend conducteur le thyristor 149 et allume la lampe 150.Le circuit 152 est un convertisseur analogique-numérique UAA170 fabriqué par SIEMENS et permettant un affichage précis de la valeur de mesure. Il est suivi de seize diodes électroluminescentes donnant un nombre égal de points de mesure du pourcentage de fermeture du rupteur 3, Lorsque le rupteur 3 est fermé, la tension à ses bornes ne doit pas depasser la valeur prescrite par le constructeur. Cette tension étant géné- ralement très faible, de 0,2 à 0,3 volt au maximum, un amplificateur 153 situé au bas et à gauche de la figure 6 rend cette tension compatible avec les circuits suivants. Son gain est réglé par une résistance 154 et par des résistances 155 et 156 en parallèle pour les allumeurs à rupteur mécanique.