FR 3155131 A1 20250516 FR 2312376 A 20231113 L’invention concerne un lit médicalisé électrique comportant : - une embase (1) - un support (6) - une potence (10) - un lien souple (11) monté coulissant au moins à l’extrémité libre de la potence (10) et présentant une première extrémité accrochée au support (6) et une deuxième extrémité destinée à être accrochée à un harnais (12a) Selon l’invention, la potence est autoportée par l’intermédiaire d’une structure porteuse (331) rapportée de laquelle s’étend la potence (10) et comprenant des moyens anti basculement de la structure porteuse (331), les moyens anti-basculement réalisant au moins un appui au sol au moins au niveau de l’aplomb de l’extrémité libre de la potence (10). Figure pour l’abrégé : Fig. 1 Lit mécanisé avec une potence pour le déplacement du patient La présente invention concerne un lit médicalisé destiné à des patients atteints d’hypotonie, à divers degrés. Une application avantageuse de la présente invention réside dans l’aide apportée au personnel soignant afin d’effectuer différents soins nécessitant des positions appropriées du patient. Art antérieur Dans le domaine de la santé et plus particulièrement hospitalier, le personnel soignant doit effectuer régulièrement des soins destinés aux patients, plusieurs fois par jour. Ces soins impliquent la manipulation du patient dans diverses positions, le patient pouvant avoir un poids important. Le personnel soignant hospitalier est ainsi soumis à des contraintes physiques conséquentes, pouvant impacter leur propre santé physique ainsi que la qualité générale des soins administrés à l’ensemble des patients. Il est connu de l’état de la technique plusieurs lits médicalisés permettant de diminuer la charge physique du personnel soignant. Ainsi, l’état de la technique propose de faire varier la hauteur de couchage d’un lit médical en une position basse de sécurité pour le sommeil, et une position haute pour les actes de soin ou de toilettage selon la taille des membres du personnel soignant. Il a également connu de l’état de la technique un lit médicalisé pourvu de commandes permettant au patient de pouvoir, dans son lit, s’ajuster selon diverses positions de confort pour une meilleure récupération, à savoir en position assise ou semi-assise, avec jambes relevées ou non, ou avec buste relevé pour une meilleure respiration. Une autre solution de l’état de la technique est un lit pourvu d’une aide au rehaussement du patient, lorsque celui-ci a glissé au pied du lit. Ce lit permet d’incliner la surface de couchage en équipant le lit d’un moteur pour la mise en déclive (jambes vers le haut) et d’un autre moteur pour la mise en proclive (jambes vers le bas), ce qui peut être nécessaire pour l’alimentation du patient en cas de fracture du rachis. D’autre part, l’état de la technique propose également la mise en position verticale du plan de couchage, les pieds du patient étant mis en appui sur le panneau de lit et la mise en sécurité du patient pouvant s’effectuer par sanglage. Il a également été proposé de prévoir un basculement latéral du plan de couchage, afin d’apporter certains soins au patient. L’état de la technique divulgue donc plusieurs lits médicalisés améliorés afin d’alléger la charge physique du personnel soignant. Toutefois, chaque lit médicalisé de l’état de la technique ne comporte qu’une seule amélioration visant à résoudre une problématique très précise ; et aucun lit médicalisé de l’état de la technique ne comprend l’ensemble des améliorations précitées au sein d’un seul et même lit médicalisé sans aboutir à un lit trop encombrant et/ou volumineux, et sans aboutir à un lit médicalisé dont le prix serait excessif. Enfin, les documents FR3038223 et FR3038224 décrivent des lits mécanisés pourvues d’une potence permettant le déplacement du patient dans diverses positions. Même si les lits mécanisés décrits dans ces documents donnent satisfaction, il est toujours possible d’améliorer davantage la stabilité et la résistance de la potence, pour une meilleure sécurité du patient et du personnel soignant, tout en évitant d’endommager le lit mécanisé dans son ensemble. L’un des buts de l’invention est donc de remédier aux problèmes de l’art antérieur en proposant un lit médicalisé mécanisé comprenant toutes les améliorations précitées dans l’art antérieur, permettant ainsi au personnel soignant d’effectuer une pluralité de soins et de manipulation du patient, quel que soit son poids, en réduisant drastiquement la charge physique du personnel soignant, tout en améliorant la stabilité de la potence et du lit médicalisé de manière générale. À cet effet, il a été mis au point un lit médicalisé électrique comportant : - une embase - un support - une potence - un lien souple monté coulissant au moins à l’extrémité libre de la potence et présentant une première extrémité accrochée au support et une deuxième extrémité destinée à être accrochée à un harnais. Selon l’invention, la potence est autoportée par l’intermédiaire d’une structure porteuse rapportée de laquelle s’étend la potence et comprenant des moyens anti-basculement de la structure porteuse, les moyens anti-basculement réalisant au moins un appui au sol au moins au niveau de l’aplomb de l’extrémité libre de la potence. De cette manière, la présente invention permet une meilleure résistance au poids du patient ainsi qu’une meilleure stabilité pour les divers soins délivrés au patient. Le lien souple, monté coulissant avec la potence au moyen d’un jeu de poulies, permet de soulever le patient du support et de le stabiliser à une certaine hauteur pendant que les soins sont délivrés par le personnel soignant, sans risquer de casser la potence ou de risquer un basculement la potence, les moyens anti-basculement mis au niveau de l’aplomb de l’extrémité libre de la potence permettant de supporter le poids du patient. Le harnais se présente sous la forme d’un élément permettant de soulever le patient de manière sécurisé, au moyen de sangles ou de liens prévus à cet effet. De préférence, les moyens anti-basculement comprennent deux jambes réalisant des appuis au sol de part et d’autre d’un plan dans lequel s’étend la potence, afin de répartir les zones d’appui de manière équilibrée pour compenser les forces exercées sur la potence lorsqu’un patient est soulevé. Selon une forme de réalisation particulière, les moyens anti-basculement comprennent des béquilles, lesdites béquilles étant articulées par rapport à la structure porteuse au moyen de liaisons pivots, pour passer d’une position neutre repliés le long de la potence à une position de stabilisation en appui au sol. Ces béquilles permettent ainsi d’apporter davantage de stabilité. Selon une forme de réalisation préférée, la structure porteuse comprend des moyens d’engagement avec une traverse de l’embase du lit. Ainsi, le poids de l’embase permet d’agir comme contrepoids lorsque la potence est soumise à des charges extrêmes, tout en ayant l’avantage de positionner précisément la structure porteuse par rapport au lit. De manière avantageuse, les moyens d’engagement sont sous la forme de mâchoires venant enserrer la traverse. Selon un mode de réalisation particulier, la structure porteuse est pourvue de roulettes, lui permettant d’être déplaçable aisément. En pratique, les diverses manœuvres du lit médicalisé selon l’invention sont réalisées par des vérins électriques en nombre limité et par des mécanismes simples, de sorte que le prix d’un tel lit reste modéré. Certaines des fonctions rendues accessibles par les mécanismes du lit ne peuvent être mises en œuvre simultanément et la sélection des mécanismes à mettre en œuvre pour une fonction donnée est assurée en agissant sur les alimentations électriques des vérins, un programme approprié étant interposé entre lesdites alimentations et des boutons de commande sur lesquels peut agir l’utilisateur. FIG. 1 est une vue en perspective d’une potence mise en œuvre dans l’invention. FIG. 2 est une vue détaillée similaire à la FIG. 1 . FIG. 3 est une vue similaire à la FIG. 2 , dans laquelle la potence a été enlevée. FIG. 4 est une vue en perspective de l’arrière de la potence. FIG. 5 est une vue de dessus d’une embase et d’un support selon l’invention FIG. 6 est une vue de dessous d’une embase et d’un support selon l’invention FIG. 7 est une vue une perspective de l’embase et du support. FIG. 8 est une vue similaire à la FIG. 7 , vu de dessous. FIG. 9 est une vue latérale de l’embase et du support, selon l’axe V-V de la FIG. 5 . FIG. 10 est une vue latérale de l’embase et du support, selon l’axe VI-VI de la FIG. 5 FIG. 11 est une vue une vue latérale d’un lit médicalisé selon l’invention, pourvu d’une potence à stabilité renforcée, le support étant en position basse. FIG. 12 est une vue similaire à la FIG. 11 , le support étant en position haute. FIG. 13 est une vue latérale d’un support et d’une base, selon l’axe longitudinal du support. FIG. 14 est une vue latérale d’un support selon l’invention, selon l’axe longitudinal du support, où le support est en position de « mise en fauteuil ». FIG. 15 est une vue en perspective du dessous du support. FIG. 16 est une vue en coupe longitudinale du support selon l’axe XIII-XIII de la FIG. 6 . FIG. 17 est une vue similaire à la FIG. 16 , où le support est en position initiale de « mise au fauteuil ». FIG. 18 est une vue détaillée de la partie L de la FIG. 14 . FIG. 19 est une vue similaire à la FIG. 17 , où le support est position finale de « mise en fauteuil ». FIG. 20 est une vue détaillée de la FIG. 13 , illustrant l’initiation du mécanisme de verticalisation. FIG. 21 est une vue similaire à la FIG. 20 , illustrant une étape intermédiaire du mécanisme de verticalisation. FIG. 22 est une vue similaire à la FIG. 20 , illustrant la fin du mécanisme de verticalisation. Description détaillée de l’invention En référence aux figures 1 à 4, il est décrit un lit médicalisé électrique comportant : - une embase (1) - un support (6) - une potence (10) - un lien souple (11) monté coulissant au moins à l’extrémité libre de la potence (10) et présentant une première extrémité accrochée au support (6) et une deuxième extrémité destinée à être accrochée à un harnais (12a). L’ensemble (33) comprend une structure porteuse (331) de laquelle s’étend la potence (10) et comprenant des moyens anti-basculement de la structure porteuse (331), les moyens anti-basculement réalisant au moins un appui au sol au moins au niveau de l’aplomb de l’extrémité libre de la potence (10). Les moyens anti-basculement comprennent deux jambes (337) réalisant des appuis au sol de part et d’autre d’un plan dans lequel s’étend la potence (10). La longueur de ces jambes (337) est déterminée en fonction de l’extrémité libre de la potence. Des roulettes pour le déplacement de la structure porteuse sont disposées aux extrémités de ces jambes (337). Les moyens anti-basculement comprennent également des béquilles (333), lesdites béquilles (333) étant articulées par rapport à la structure porteuse (331) au moyen de liaisons pivots, pour passer d’une position neutre repliés le long de la potence (10) à une position de stabilisation en appui au sol. Ces béquilles (333) sont également amovibles de la structure porteuse (331) par déverrouillage. La structure porteuse (331) comprend des moyens d’engagement avec une traverse de l’embase (1) sous la forme de mâchoires (332) venant enserrer la traverse. Ces mâchoires présentes également des ailettes permettant de faciliter l’engagement de la traverse de l’embase (1). Plus particulièrement, toujours en référence aux figures 1 à 4, la potence (10) est solidarisée à la structure porteuse (331) au moyen d’un tube de rigidification (334) sur lequel la potence (10) vient s’emmancher. La structure porteuse présente également une structure tubulaire (335) permettant d’accueillir le tube de rigidification (334) et/ou la potence (10). La structure porteuse est également pourvue d’éléments antidérapants (336) disposés aux extrémités libres des béquilles (333) En référence aux figures 5 à 16, le lit selon l’invention est un lit médical destiné à être utilisé pour un patient susceptible de recevoir des soins par un personnel soignant. Ce lit médical comporte une embase (1) équipée de moyens (2) de roulement au sol, l’embase étant de forme quadrangulaire constituée de deux longerons (41) parallèles à l’axe longitudinal du lit et de deux traverses (42) perpendiculaires aux longerons. Le lit comporte un panneau de tête (31) et un panneau de pied (32), qui le délimitent transversalement. Les deux longerons (41) comportent des glissières (43) dans la zone de tête du lit. Cette structure rectangulaire est équipée de quatre roulettes (2), qui assurent la possibilité de déplacer aisément l’embase (1) par rapport au sol qui supporte le lit. L’embase supporte tous les éléments du lit qui sont situés au-dessus d’elle par l’intermédiaire de deux cadres (13),(14), qui peuvent chacun pivoter par rapport à l’embase (1) autour d’un axe perpendiculaire à l’axe longitudinal du lit ; lesdits cadres (13), (14) sont sensiblement plans et l’orientation des cadres (13), (14), par rapport à l’embase, est obtenue par deux vérins (8),(9) disposés tête-bêche ; le corps de l’un des vérins est solidaire de l’un des cadres (13), (14) et sa tige est solidaire de l’autre cadre. L’action sur les deux vérins (8),(9) permet de pour faire varier la hauteur et l’orientation du support (6) par rapport au sol, en réglant le niveau, par rapport au sol, d’un support (6), qui reçoit trois éléments (3),(4),(5) destinés à constituer les éléments de soutien du patient , que l’on met en place dans le lit. Les éléments de soutien (3), (4), (5) sont équipés d’une literie non représentée sur le dessin ; ils constituent une couche d’appui pour le buste (élément (3)), le siège (élément (4)) et les jambes (élément (5)) du patient. Les extrémités libres du cadre (13) sont des axes qui coulissent dans les glissières (43) de l’embase (1) ; les extrémités libres du cadre (14) portent un pivot (16) fixe par rapport à l’embase (1). L’action des vérins (8) et (9) permet non seulement de modifier la distance par rapport au sol du support (6), mais également de donner à l’axe longitudinal du support (6) une inclinaison par rapport au sol. Le lit selon l’invention permet, en outre, d’assurer une fonction complémentaire pour réduire la pénibilité du travail du personnel soignant en utilisant la force développée par les vérins (8) et (9). Le lit selon l’invention comporte une potence (10) associée à une structure porteuse (331), ladite potence portant un lien souple (11) pouvant coulisser par rapport à la potence. Une des extrémités du lien (11) est solidarisée du support (6) par une patte (49) dudit support sur lequel se trouvent les éléments de soutien du patient qui utilise le lit. L’autre extrémité du lien (11) est susceptible d’être accrochée (15)à un harnais (12a) que l’on met en place entre le patient et ses éléments de soutien (3), (4), (5) sans qu’un effort excessif soit requis du personnel soignant prenant soin du patient, dès lors que le support (6) a été préalablement mis en position haute. Le personnel assure le soulèvement du patient soutenu par son harnais (12a) par simple descente du support (6) vers le sol (20) grâce aux vérins (8) et (9) associés au support (6). Le personnel soignant peut ensuite déplacer le patient pour qu’il ne soit plus au droit de sa literie par déplacement relatif de la potence (10) par rapport au support (6). La liaison potence (10) /structure porteuse (331) est une liaison rotative réalisée dans un tube de rigidification (334). Le support (6) constitue un châssis primaire (15) dans son ensemble ; ce châssis primaire (15) étant défini par deux longerons (6a) et (6b) sensiblement parallèles à l’axe longitudinal du lit et par deux bordures transversales (6c), (6d) qui portent chacune l’extrémité d’une poutre longitudinale (17). La poutre longitudinale (17) comporte, à chacune de ses extrémités, un pivot (17a), (17b), l’axe de ladite poutre étant défini par ses deux pivots ; les pivots (17a), (17b) sont solidaires chacun des bordures transversales (6c) et (6d) par l’intermédiaire d’un palier. La poutre longitudinale (17) fait partie d’un châssis secondaire (18) rectangulaire disposé entre les bordures et longerons du châssis primaire (15) ; le châssis secondaire (18) peut ainsi pivoter par rapport au châssis primaire (15) autour de l’axe de la poutre longitudinale (17). Le châssis secondaire (18) porte deux demi-pivots (19), qui définissent un axe perpendiculaire à l’axe longitudinal du lit. Le châssis primaire (15) peut pivoter autour de l’axe défini par les deux demi-pivots (19) et, dans ce cas, le châssis secondaire (18) forme avec le châssis primaire (15) un sous-ensemble plat pour pouvoir amener le patient en position sensiblement verticale, on met en œuvre un vérin de verticalisation (20), dont l’une des extrémités est liée à la poutre longitudinale (17) et dont l’autre extrémité est liée au châssis primaire (15). Lorsque le vérin de verticalisation (20) est alimenté, il exerce sa poussée entre la poutre longitudinale (17) et un point lié au châssis primaire (15). De la sorte, le sous-ensemble plat (15)/(18) est dans une position formant un angle compris entre 75° et 85° par rapport au sol de roulement de l’embase (1). En référence aux figures 16 à 19, le lit selon l’invention permet également d’assurer les liaisons nécessaires pour la « mise au fauteuil » d’un patient initialement couché à plat. Comme déjà indiqué, le support (6) comporte trois éléments sensiblement plans destinés à constituer respectivement un dossier (3) pour l’appui du buste et deux supports (4) et (5) respectivement pour le siège et les jambes du patient (12). Les trois éléments (3), (4) et (5) sont reliés entre eux par des articulations constituées de biellettes (23). Les positions relatives des trois éléments peuvent être modifiées par un vérin de buste (24), dont la première extrémité est liée au dossier (3) et la deuxième à un point du châssis primaire (15). La deuxième extrémité du vérin (24) est également liée à une biellette (23) portée à pivotement par le dossier (3) ; la biellette (23) agit sur le dossier (3) pour qu’un de ses points soit astreint à coulisser dans une glissière (25) liée au support (6). La biellette (23) est, en outre, articulée à rotation avec un bras (26), qui agit sur une bielle à évidement oblong (27) pivotant en un point (28) par rapport au châssis primaire (15) pour conférer au siège 4 un mouvement de relèvement par rapport au châssis primaire (15). Le bras (26), à son extrémité opposée à celle qui est voisine du dossier (3), commande un parallélogramme articulé dont deux (10) sommets adjacents sont des pivots portés par le support (6), les deux autres sommets étant des axes liés à un même crochet (29), qui manœuvre le soutien des jambes (5) pour varier l’angle qu’il fait avec le soutien de siège (4). On voit donc que la structure de lit, qui vient d’être décrite, permet, avec un vérin, d’amener un patient qui se trouve en position couchée dans une position assise plus confortable généralement pour lui, sans qu’il y ait eu nécessité de faire intervenir le personnel soignant. Par ailleurs, si l’on désire que le patient passe de la position assise à une position de marche, l’opération ne présente pas de difficulté particulière puisque les pieds du patient ne rencontrent aucun obstacle dans sa sortie du lit : en effet, tous les organes de commande mécanique sont regroupés entre le panneau de tête (31) et l’articulation entre les éléments (4) et (5) des soutiens du patient ; le panneau de pied constitue un plan incliné vers le sol. Si l’on désire par ailleurs que le patient reste en appui sur ses jambes en position verticale, il suffit, à partir de la position couchée, de mettre en action le vérin de verticalisation (20), le patient restant au contact des éléments de soutien (3), (4), (5). Le lit selon l’invention permet aussi de mettre en œuvre des positions thérapeutiques de l’ordre de plus ou moins 20° d’angle, ceci pour permettre, par exemple, une aide au rehaussement du patient lorsque celui-ci a glissé au pied du lit. Le basculement du plan de couchage est alors obtenu par la commande de l’un des deux vérins qui permettent d’ajuster la hauteur du lit par rapport au sol ; on agit sur le vérin côté jambes pour la mise en déclive et sur l’autre vérin pour la mise en proclive. Enfin, lorsque l’on désire déplacer un patient couché dans le lit selon l’invention, le travail du personnel soignant est largement facilité car, comme déjà indiqué, il suffit de placer, entre la literie et le dos du patient, un harnais (12a), d’accrocher le harnais (12a) à l’extrémité proche du lien souple de la potence (10) alors que le plan de couchage est dans sa position haute et, ensuite, d’amener le plan de couchage en position basse, ce qui soulève automatiquement le harnais (12a) et le patient. En référence aux figures 19 à 22, la liaison entre le vérin de verticalisation (20) et le châssis primaire (15) s’effectue en interposant un jeu de biellettes (21) et (22) entre les deux éléments raccordés de façon que, lorsque le sous-ensemble plat vient en une position voisine de la verticale, on réalise un faible déplacement vers le haut dudit sous-ensemble plat. Le lit selon l’invention permet donc d’assurer la fonction de verticalisation d’un patient. Lit médicalisé électrique comportant : - une embase (1) - un support (6) - une potence (10) - un lien souple (11) monté coulissant au moins à l’extrémité libre de la potence (10) et présentant une première extrémité accrochée au support (6) et une deuxième extrémité destinée à être accrochée à un harnais (12a) caractérisé en ce que la potence (10) est autoportée par l’intermédiaire d’une structure porteuse (331) rapportée de laquelle s’étend la potence (10) et comprenant des moyens anti basculement de la structure porteuse (331), les moyens anti-basculement réalisant au moins un appui au sol au moins au niveau de l’aplomb de l’extrémité libre de la potence (10). Lit médicalisé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens anti-basculement comprennent deux jambes (337) réalisant des appuis au sol de part et d’autre d’un plan dans lequel s’étend la potence (10). Lit médicalisé selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens anti-basculement comprennent des béquilles, lesdites béquilles étant articulées (333) par rapport à la structure porteuse (331) au moyen de liaisons pivots, pour passer d’une position neutre repliés le long de la potence (10) à une position de stabilisation en appui au sol. Lit médicalisé selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la structure porteuse (331) comprend des moyens d’engagement avec une traverse de l’embase (1). Lit médicalisé selon la revendication 4, caractérisé en ce que les moyens d’engagement sont sous la forme de mâchoires (332) venant enserrer la traverse. Lit médicalisé selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la structure porteuse est pourvue de roulettes (339).