FR 3124376 A1 20221230 FR 2106881 A 20210626 L’invention concerne un dispositif pour palier à l’inconfort de certaines personnes hommes, des problèmes urinaires lors de fuites au lit, pose et fixations simples. Il est constitué d’un orifice inox (1), d’un tube inox rectangulaire épaisseur maximum 7mm (2) et d’un réservoir indépendant, inox, (3). Le cheminement de l’urine se fait naturellement par l’intermédiaire d’un tuyau plastique reliant les deux éléments. Une ceinture tissu abdominale (26) avec VELCRO femelle (27). Un petit tissu (28) avec VELCRO mâle (29), plus, l’ouverture engagée au crochet (9), passe au-dessus de l’orifice (1) pour rejoindre le VELCRO femelle (27), placé sur la ceinture abdominale (26). Deux petits anneaux (11) et (12) fixent le support (10). Le dispositif selon l’invention est particulièrement destiné à l’inconfort, par débordement d’urine. Figure à publier avec l’abrégé : Fig. 2 DISPOSITIF DE RECUPÉRATION D’URINE POUR HOMMES ALITÉS La présente invention concerne un dispositif semi-monobloc, inox pour récupérer les urines, d’une personne homme, dépendante, alitée sur le dos. Réservoir indépendant, inox. Quant au réservoir indépendant, celui-ci, peut être fabriqué avec d’autres matériaux. Cette technique permet de régler des contraintes désagréables pour les aidants au domicile, et l’inconfort du patient. Même pour une minorité en structures médicales hommes. Trop de personnes ayant plusieurs handicaps peuvent être concernées. Ce dispositif selon l’invention permet de remédier à ces inconvénients. Position allongée sur le lit, placer l’appareil au niveau de la verge, appelé orifice, en soulevant légèrement la jambe concernée, glisser dessous la partie tube rectangulaire, épaisseur maximum 7mm, largeur 30mm voire 40mm, rabattre la jambe sur ce tube rectangulaire, déjà l’ensemble semi-monobloc ne bouge pratiquement plus. L’extrémité du tube rectangulaire se trouvant au bord du matelas lit, droite ou gauche suivant le semi-monobloc utilisé. Un support fabriqué en rond inox diamètre 6mm, longueur 150mm, plié à 90 degrés, pour se positionner sur le bord du matelas, dessus, et sur le côté. L’ensemble inox soudé de chaque côté du tube rectangulaire ne fait qu’un bloc, et, pose sur le matelas longueur 150mm, largeur 50mm. Sur le côté du matelas, pose et appui identique. Un anneau inox soudé de chaque côté, distant de 150mm, sur le côté du matelas ; pour accrochage de petits tendeurs achetés dans le commerce, qui seront utilisés pour une fixation aux barres de lit ou autre. Une deuxième solution indispensable au niveau de la verge pour une sûreté maximale. Prendre une ceinture abdominale réglable avec VELCRO (marque déposé) suivant la morphologie de la personne. Alitée, placer la ceinture au bas ventre, avec un VELCRO femelle cousu, en attente du VELCRO mâle, placé sur un petit tissu. Une ouverture à la base de ce petit tissu sera enfilé dans le crochet inox soudé à la base de l’orifice pour la verge, muni du VELCRO mâle, il suffit de régler, et d’assembler les deux VELCRO, c’est parfait. Quant au réservoir inox recevant les urines, dimensions : longueur 150mm, largeur 100mm, hauteur 200mm, contenance minimum 2500ml avec graduation, donc, découpe de la tôle. Une plaque plastique résistante, recouvre la lumière devenue étanche à l’aide de vis inox et colle adéquates. Il peut être posé au sol, ou accroché aux barres de lit, par l’intermédiaire d’une poignée ouverte à sa base; ça reste le choix de chacun. Pour l’acheminement des urines au réservoir indépendant. Placer l’orifice à la verge, l’écoulement par le tube rectangulaire adapté. À l’extrémité de ce tube, et l’intérieur, se trouve une pièce inox simple, en forme de (V) bien ouvert, soudée pour l’étanchéité. L’urine arrive au centre du (V) s’évacue, par le trou diamètre 6mm effectué à cet effet, en dernier ressort ; c’est à dire, quand la dernière soudure est réalisée vue de l’extérieur. Pour rejoindre le réservoir, un tube inox diamètre 6mm intérieur, longueur 40mm environ, sera soudé en bout du tube rectangulaire, avec une certaine orientation, face au trou diamètre 6mm évoqué ci-dessus. Sur le dessus du réservoir, le même tube inox diamètre 6mm intérieur, sera soudé suivant l’orientation demandée. Pour en terminer, ces deux tubes inox diamètre 6mm intérieur, seront rejoint avec un tuyau plastique spécial et résistant, à une température de 120 degrés, lors de nettoyage en autoclave. Sur le réservoir, un orifice de vidage diamètre intérieur 15mm soudé à l’opposé du tube diamètre 6mm intérieur. Sur cet orifice un bouchon non étanche pour l’évacuation de l’air lors des remplissages. Une poignée de soutient manuel, soudée sur le côté, pour la manipulation du réservoir, vidage notamment. Sous le réservoir, à chaque extrémité, un rond inox diamètre 5mm longueur 100mm sera soudé pour éviter une usure prématurée du fond. La et illustrent l’invention en perspective. Cet ensemble semi-monobloc tout inox, écologique, ne pouvant être fabriqué qu’en cette matière, excepté le réservoir ; comporte un l’orifice (1) pour la verge. L’orifice (1) est un tube inox orienté vers celle-ci, à plus de 110 degrés, surélevé d’un tube inox (4) hauteur 40mm caché par le petit tissu (28) soudé à la base de l’orifice (1) soudure (5), cachée par le petit (28) pour ensuite être soudé à 90 degrés sur le dessus et l’extrémité du tube rectangulaire (2), caché par le petit tissu (28) selon l’orientation retenue, droite ou gauche soudure (6). Reste l’étanchéité de l’intérieur du tube (2) à son extrémité. Une petite tôle inox (7) soudée, largeur 5mm longueur 30mm ou 40mm soudure (8), le tube est fermé. Crochet en attente (9) soudé sur le tube (4) longueur 40mm entre l’orifice (1) et le tube rectangulaire (2). L’épaisseur maximum du tube rectangulaire (2) est de 7mm, largeur 30mm voire 40mm longueur 450mm environ. Un support (10) fabriqué en rond inox diamètre 6mm. Deux anneaux inox (11) et (12). Une pièce inox en forme de (V) à l’extrémité et l’intérieur du tube rectangulaire (2) non visible en perspective (13). Tube pour la sortie d’urine (14) vers le réservoir. Tube (15) soudé sur le dessus du réservoir (3) recevant les urines du tube (14) par l’intermédiaire d’un tuyau plastique résistant (16). Sur le dessus du réservoir (3) un orifice de vidage (17), diamètre intérieur 15mm soudé à l’opposé du tube (15). Un bouchon (18) est présent non étanche, laissant passer l’air lors des remplissages. Pour la manipulation du réservoir (3) une poignée (19), inox, fermée, pour une bonne prise. Cette poignée (19) est utile pour le vidage, nettoyage, et lors de sa mise en place sur une barre de lit, grâce à la poignée ouverte (20). Une graduation (21) donc, découpe de la tôle créant une lumière, pour le liquide. Une plaque plastique transparente résistante (22) maintenue à l’aide de vis inox (23) et colle adéquates. Deux ronds inox diamètre 5mm longueur 100mm (24) et (25). La ceinture abdominale réglable en tissu, et VELCRO (26) avec son VELCRO femelle (27) attend le petit tissu (28) avec son VELCRO mâle (29), et une ouverture à sa base engagée dans le crochet (9). L’ensemble fait partie d’une réalisation facile par un artisan. Apprécié des patients et de l’équipe de soins. L’invention est particulièrement destinée pour récupérer les urines des personnes alitées hommes, souvent dépendantes, alitées. Je n’oublie pas des femmes pouvant être affectées. Dispositif de récupération d’urine semi-monobloc pour personnes alitées sur le dos caractérisé en ce qu’il comporte un réservoir indépendant (3) posé au sol de 2500ml, un orifice (1) destiné à recevoir la verge, un tuyau plastique (16) et un tube rectangulaire (2) d’une épaisseur maximale 7mm et d’une largeur de 30mm ou 40mm, ledit tube rectangulaire étant soudé à l’orifice, et ledit réservoir étant relié au tube rectangulaire par l’intermédiaire du tuyau plastique et comportant des anneaux (11, 12) afin de permettre la fixation de tendeurs au dispositif, le réservoir comportant deux ronds (24, 25) soudés sous ledit réservoir afin d'éviter une usure prématurée, une ceinture abdominale réglable (26) avec VELCRO (marque déposé) fixée par l’intermédiaire d’un tissu (28) audit dispositif, le réservoir indépendant comportant sur sa face supérieure un orifice de vidage (17) et un bouchon non étanche (18) afin de permettre l’évacuation de l’air lors des remplissages une graduation du niveau de liquide (21).