FR 3127872 A1 20230414 FR 2110703 A 20211010 L’invention concerne un dispositif donnant l’aide aux personnes ayant des difficultés pour s’assoir et se relever des toilettes, tout en agissant sur un problème médical, pour faciliter l’évacuation des selles. Le dispositif étant fixé à l’intérieur de la cuvette (1) avec des crochets inox (3) peut éviter les appuis souvent nécessaires, fixés dans les cloisons, le sol, qui créent des contraintes. Un support (2) en polypropylène épaisseur 4mm comporte le mécanisme actionnant les poignées mobiles (6), verrouillage avec un axe (23), petits leviers (8), deux tissus (14) adaptés, spéciaux, qui limitent l’effet ventouse sur la lunette, se déplacent par l'intermédiaire de poignées (6) et leviers (8) ce qui aide l’efficacité anale. Une dépose simple du dispositif laisse la cuvette libre. Le dispositif selon l’invention est destiné aux personnes vulnérables physiquement. Figure à publier avec l’abrégé : Fig. 2 Dispositif paramédical multifonctions pour cuvette toilettes La présente invention concerne un dispositif, d’aide aux personnes en difficulté, médicales, ou physiques, pour un passage obligé aux toilettes. La spécificité de cet ensemble évite des barres d’appuis, fixées dans les cloisons, au sol, ou ailleurs, avec des contraintes. Des crochets en inox situés à l’intérieur de la cuvette permettent la fixation du dispositif. Une partie mobile des poignées droite et gauche en acier, et en inox, deux tissus spéciaux, droite et gauche, un support en polypropylène épaisseur 40mm, servant de rehausseur, sa fixation est uniquement sur la cuvette laissant la cuvette libre lors d’une dépose, ce qui fait sa différence et son efficacité. La personne utilisant un déambulateur trouvera un parfait confort en utilisant ce dispositif à son domicile sur la cuvette placée dans une grande salle de bain où les cloisons peuvent être éloignées, ou bien dans un local de toilette même exigu. Pour les structures médicalisées, ce dispositif collectif devrait aider les résidents, en plaçant celui-ci sur une chaise roulante et adaptée. Sachant que toutes personnes peuvent utiliser les toilettes avec, ou sans, fonctions. Fonctionnement : avant l’utilisation du dispositif, vérifier si les tissus spéciaux sont bien en place, un, de chaque côté de la lunette. Exemple avec un déambulateur : toujours se tenir à son déambulateur, s’assoir doucement, si nécessaire, prendre appui sur les poignées droite et gauche mobiles, verrouillées, pour l’occasion. Une poignée fixe de chaque côté vers l’arrière, est disponible pour mieux se positionner sur la lunette ou se relever. Les tissus spéciaux ont comme objectif, de réduire la surface d’appui entre les fesses et la lunette, l’effet ventouse réduit. L’autre objectif est médical, efficace pour faire des selles difficiles. Il suffit de déverrouiller la poignée gauche et droite mobiles, où se trouvent fixés les tissus spéciaux mobiles, en appuyant sur les deux poignées, les tissus spéciaux s’éloignent légèrement, adhérant sur la peau, la partie anale se libère. Pour mieux faire, l’utilisation du petit levier à droite et à gauche offre une petite démultiplication avec un petit effort, c’est possible d’écarter les tissus spéciaux, entraînant ce qui est demandé. Ces tissus spéciaux peuvent être soulevés, pour une personne désirant ne pas les utiliser. Exemple avec un homme voulant uriner debout : il doit soulever la lunette et l’ensemble reste propre. Ces tissus spéciaux ont l’avantage de se retirer facilement, restent souvent propres ; si nécessaire en remettre des propres et les passer au lave-linge, ou simplement un coup d’éponge suivant l’aspect du matériau. Le déambulateur deux roues, les quatre roues n’est pas exclu, il faut s’assoir sur la cuvette en prenant soin de vérifier si les tissus spéciaux sont bien présents sur la lunette. Lâcher le déambulateur si c’est possible, se préparer à une position semi-assise, prendre les poignées droite et gauche mobiles, verrouillées, pour l’occasion, se trouvant près du corps, l’appui des mains et bras laisse le corps descendre doucement sur les tissus spéciaux et lunette. Si la position n’est pas très bonne, il est possible de la modifier, toujours en prenant appui sur les poignées mobiles, verrouillées, deux au niveau du corps, deux fixes légèrement décalés vers l’arrière, expliqué ci-dessus. Si vous avez des problèmes pour les selles, déverrouiller les poignées droite et gauche mobiles près du corps, appuyez sur celles-ci, elles se rabattent vers le bas tirant les tissus spéciaux. L’effet se ressent au niveau anal, il est possible de faire plus en appuyant sur les petits leviers droite et gauche sans efforts, en attente, tenus avec un petit aimant. Vous êtes libéré, remonter les petits leviers vers leur place initiale. Soulever les poignées rabattables vers vous, le verrouillage descend, les poignées mobiles sont bloquées. Il faut se relever, déjà l’effet ventouse fesses et lunette est moins présent, prendre appui sur les poignées qui vous conviennent. Si votre équilibre n’est pas très bon, reprendre le déambulateur dès que possible. Une personne n’ayant aucun problème physique soulève les tissus spéciaux qui resteront dans une position non gênante. La troisième personne est bien valide, mais a des problèmes de selles, connaissant le contexte, elle remet les tissus spéciaux sur la lunette, se libère et relève les tissus spéciaux. La et illustrent l’invention en perspective. L’ensemble est identique à droite comme à gauche, poignée mobile non verrouillée pour le dessin. Seul le côté droit est représenté sur les dessins en position assise, avec les numéros référencés. Fabriqué en grande partie en acier, l’inox est présent par nécessité. La cuvette (1) supporte le dispositif (2) en polypropylène épaisseur 40mm, choisi pour sa solidité, l’hygiène, et rehausseur. Largeur de face 600mm profondeur 450mm environ. Fixation à l’intérieur de la cuvette crochets inox (3) le seul sur trois à être visible en perspective. Pour la fixation de la lunette, réutiliser les deux grandes vis (4) et (5) d’origine, traversant le support (2) non visibles en perspective. La poignée mobile rabattable (6), la poignée fixe vers l’arrière (7), le petit levier (8), son aimant de maintien (9). Le tube (10) soudé sur la poignée mobile rabattable (6) à une hauteur que l’on détermine de cette façon, le centre de l’axe principal (15) avec le centre du tube (11) donnent une dimension qui sert de repère pour l’effort à donner lors de son utilisation. À l’intérieur du tube (10) passe le tube (11) tenu avec un anneau élastique (12) ayant une mortaise (13) de longueur 150mm largeur 4mm pour enfiler le tissu (14) muni à l’intérieur d’un rond inox diamètre 6mm longueur 150mm pour sa rigidité. Ce tissu spécial (14) tourne en appuyant sur le petit levier (8) solidaire avec une démultiplication naturelle. L’axe principal (15) diamètre 25mm, longueur à définir, a plusieurs rôles. Il tourne dans un tube (16) et (17) fixes, soudés de chaque côté de la poignée principale (6). Entre ces deux tubes (16) et (17), un tube (18) et (19) solidaires de l’axe (15) et poignée (6), par l’intermédiaire de vis (29) diamètre 6mm, traversant de part en part les deux éléments taraudés pour donner la fonction à la poignée (6) verrouillage déverrouillage et appui avec la main. Entre les tubes (18) et (19) un tube fixe (20) non visible avec le tissu spécial (14) comme d’autres ci-dessus, cachés. Les tubes (16), (17) et (20) sont soudés sur la tôle inox (21) épaisseur 3mm pour une fixation sur le support (2) fixant l’ensemble monté définitivement. Sachant que la poignée mobile (6) ne peut se rabattre plus qu’a l’horizontal avec butée (22) non visible en perspective. Sur l’axe principal (15)à son extrémité arrière, un axe de verrouillage (23) difficilement visible en position verrouillage, diamètre 12mm, traverse de part en part l’axe (15) pour descendre de 15mm environ lors du verrouillage, dans une bague acier (24) placée dans le support (2) polypropylène non visible. A la base de la bague (24) venant en butée dans la plaque support polypropylène (2), une éventuelle présence d’eau peut s’évacuer par un prolongement traversant le support (2). Sur la partie supérieure de l’axe (23) une bille acier (25) diamètre 20 mm est soudée sur celui-ci. En fonction déverrouillage, l’axe (23) avec sa bille (25) sont tirés vers le haut avec un ou deux doigts dégagent de la bague (24) la bille (25) vient momentanément se coller à un petit aimant (26) fixé sur le tube carré montant de la poignée (6). Placer la tôle inox (21) munie de son ensemble complètement terminé, soudé, excepté le tissu spécial (14) à son emplacement supérieur droit sur du support (2). Prendre la tôle inox (27) identique à la tôle (21) en dimensions, la placer à droite, dessous le support (2). Ces deux tôles sont assemblées avec des vis inox diamètre 6mm tête fraisée (28), traversant de part en part le support (2) avec un taraudage de l’ensemble, y compris l’épaisseur de 3mm de la tôle (27) pour éviter d’ajouter des écrous. Peinture blanche spéciale pour l’ensemble mécanique. Lunette (30) couvercle (31) d’origine. Dispositif apprécié de deux médecins dont j'ai expliqué. L’invention facilement réalisable par un artisan. L’invention est particulièrement destinée aux personnes en manque d’autonomie, physiques et médicales. Dispositif pour siège de toilettes destiné aux personnes handicapées ou vulnérables physiquement caractérisé en ce qu’il comprend : Un support (2) en polypropylène servant de rehausseur ; Un système de fixation permettant de fixer le support (2) à une cuvette (1) de toilettes composé de crochets (3) ; Deux poignées rabattables (6) positionnées de chaque côté du support (2), mobiles en rotation autour d’un axe (15) et pouvant être verrouillées et déverrouillées au moyen d’un axe (23), d’une bille (25) et d’une bague (24) ; Un levier à droite et un levier à gauche (8) positionnés de chaque côté du support (2) ; Deux tissus adaptés pour éviter l’effet ventouse (14) disposés sur la lunette (30) des toilettes pouvant être écartés par l'intermédiaire des poignées (6) et des leviers (8), lesdits tissus étant fixés à des tubes (11).