FR 3087272 A1 20200417 FR 1801069 A 20181010 La présente invention concerne te cbwnbn d'analyse pour les nez capteurs d'odeur. Plus précisément, I ntion se rapporte à un dispositif permettant d'isoler un liquide dans une chambre pour qu'un nez électronique puisse en aspirer les vapeurs afin d'analyser et identifier le liquide. Le brevet français 1700574 utilise une chambre d'analyse qui permet d'extraire les molécules d'un liquide afin de procéder à son identification. Cependant, i l peut y avoir des difficultés lorsque l'on ne peut pas démonter la chambre d'analyse pour procéder à un rinçage manuel de celle-ci. Si on prend comme exemple les hydrocarbures, vu qu'ils sont très gras, ils laissent des dépôts sur les parois de la chambre qui peuvent polluer et empêcher la précision des analyses suivantes. D'autre part cette chambre d'analyse se comporte comme un récipient dans lequel se trouve le liquide à 'analyser. Les odeurs sont dégagées par la surface du liquide stocké, une surface donc limitée et ces odeurs peuvent être rbées par la parois supérieures de la chambre chargées d'autres tuoléeules car non rincées. La chambre d'analyse décrite dans le brevet français cité ci-dessus est 20 composée d'au tuyau d'alhnentation du liquide à analy,ser de section A positionnée plutôt dans la partie basse de la chambre, d'un autre tuyau de section plus grande que celle du tuyau d'alimentation qui crée une sortie de la chambre et qui est positionné plus haut que l'entrée pour qu'il yr ait une certaine quantité de liquide contrôlée car le niveau de liquide ne peut jamais dépasser le niveau de la sortie et d'un dernier tuyau de section C situé dans k fond conique à hi base de la chambre de section plus petite que les sections A et B permet de purger la chambre en évacuant le liquide dans le .méfie réservoir une fois que l'analyse est terminée et que la chambre n'est plus alimentée en liquide par le tuyau d'entrée. 30 Dans ce mode de fonctionnement, le nez électronique analyse les dégagées par le liquide stocké dans la partie basse de las chambre. vapeurs peuvent etre contaminées par les dépôts gras qui s'accumulent sur les parois supérieures de la chambre qui ne sort pas recouvertes par les produits suivants à analyser. La chambre, telle qu'elle est conçue dans le brevet 35 français N° 1'760574 ne permet pas de rinçage sans un démontage et une ouverture ce celle-ci. La chambre d'analyse selon 'on permet de réduire voir de supprimer un éventuel risque de contamination par un liquide précédant car celle ci va 40 être rincée en totalité avec chaque nouveau produit injectée dans la chambre, que ce soit un produit nettoyant c neutre en odeur ou phis directement par k nouveau produit- à analyser. Rinçage amplifié par sa forme spécifique. D'autre part, de part su forme et la disposition de rentrée du liquide t es ses parois IQ 15 20 J) seront recouvert du nouveau produit t analyser, donc plus ation d'odeur et de molécule. Les éventuels restes du produit précédent qui n'aurait pas été rincé en totalité seraient de toute maniere recouverts par le nouveau produit qui coule dessus. Cette chambre d'analyse a la forme de style entonnoir po d'un couvercle, la partie la plus large étant en haut et la plus resserrée en bas. La fonte d'entonnoir de la chambre a pour objet de créer l'effet tourbillonnaire naturel qui. existe quand un liquide s'écoule, L'entrée du liquide ne se fait plus dons la partie basse de la chambre niais dans la partie la plus haute juste sous le couvercle de l'entonnoir, Cette entrée du liquide n'est plus perpendiculaire a la paroi de la chambre, mais parallèle et vient épouser la forme circ partie supérieure de l'entonnoir. Le liquide ainsi envoyé dans la chambre ment un mouvement circulaire sur la 3w-fi/ce intérieure, mouvement qui va 3tre maintenu voir accentué par la forme d'entonnoir de la chambre et c'est la vitesse d'écoulement du liquide sur la surface intérieure de la chambre d'analyse qui va permettre d'amplifier l'effet du rinçage. Cette vitesse du liquide qui circule sur les parois -intérieures de la chambre est encore amplifiée par un agitateur de forme diverse monte sur un axe motorisé qui lui donne un mouvement de rotation circulaire. Agitateur qui peut tourner dans le sens tourbillonnaire du liquide et qui peut également prendre un mouvement contraire à l'écoulement tourbillonnaire du 'liquide pour accentuer encore le rinçage par une agitation encore plus importante du ii d'analyse. La chambre est également pourvue d'une ouverture à son son aisser passer les odeurs qui sont dedans. lin clapet motorisé permet de fermer ou non cette ouverture. Quand le clapet est en position ouverture de la chambre, il permet au nez électronique de renifler par un conduit le contenu de la chambre pour l'analyse et il ferme par la inètne occasion l'accès d'un autre conduit qui mène à l'air extérieur de la chambre, Quand le clapet est en position chambre fermée il bloque les odeurs dans la chambre et il libère le passage du conduit vers l'air extérieur permettant ainsi au nez électronique de se réinnialiser avec cet air non vicié 'r cc conduit est flué par un filtre à charbonar p exemple pou tue des tras'au d'analyses sur un site avec un air aie sbla! e permet a électronique de fonctionner en Fte fier sans inten-uption, Cela lui permet de se relui se s le rinçage et dc ,préparation de la chambre d'an ve de Ce mode de fonctionnement permet donc un Fmage cotrtpleta clrsrtnnre d'anal -,:se soâ avec un produit spécifiqu dégre tuent avec le nouveau produit. Une tris la chambre rincée, on introduit le produit à analyser par l'entrée et celui-ci va tourbillonner sur toute la surfade intérieure de la chambre en dégageant un maximum de molécules et d'odeur pour le nez électronique. Selon un autre mode de rc.a isation, on pourra ajouter une sortie de liquide en cas de trop plein pour éviter que le niveau du liquide s'accumule dans la chambre et ne vienne endommager le nez si l'évacuation devait s'obstruer. Selon une forme de réalisation l'entrée du liquide est légèrement orientée vers 10 le haut pour permettre de rincer égaiement le plafond de la chambre d'analyse. Selon une autre forme de rcalisation, le clapet mécanique est remplacé par un bouchon mécanique qui ferme la chambre d'analyse pendant la phase de rinçage et qui s'ouvre pour les phases d'analyses. Selon une autre forme de reali,atoit, la chambre d'analyse est pourvue d'un petit déflecteur pour dévier le liquide du trou d'évacuation de trop plein. Selon une autre forme de réalisation, l'entrée du liquide, la sortie A la base, le 20 trou du trop plein ainsi que l'accès au nez électronique sont pourvus de petits manchons facilitant la connexion de tuyaux. Selon rne réalisation préférée l'arrivée du liquide à analyser vient épouser la forme circulaire de la chambre par la droite ou la gauche pour respecter l'effet tourbillonnaire selon hétnisphere dans lequel on se trouve. 30 Dans les dessins qui illustrent l'invention La FIGURE I g..st sine vue de coupe de la chambre d'analyse, La FIGURE 2 est une vue du dessus de la chambre d'analyse. La FIGURE 3 est une vue de coupe de la chambre d'analyse. 35 En se référent à la FIGURE I, on voit que le dispositif est d'un reciplent de tonne crentoimoir appelé la chambre d'analyse (I) équipé d'une entrée (2) pour l'alimentation en liquide a analyser, d'une évacuation (3), d'une sortie pour le trop plein de liquide (4) , que dans cette chambre iI, y a un agitateur (5) monté sur un axe motorisé (6), le clapet (7) qui permet d'alimenter k conduit 40 (8) qui Va au nez électrique soit par les odeurs dans la chambre d'analyse, soit par de l'air propre parte couda 1 (9), air qui peut être 'purifie par un -labre: (10), les manchons (1.1) fhcilitant la connexion de tuyaux. la FIGURE voit la chambre ( « e liquide à analyser (2), la sortie.: du trop plein (4), l'ouverture supérieure de la chambre ),G clapet de fermeture de la chambre en position ouvert done verticale (7), le conduit qui mène au nez électronique (8), l'axe motorisé (6). le conduit 10 En se référent a FIGURE 3, ol position ouvert ce qui permet au nez chambre par le conduit (8) et qui fere l'air filtré du conduit (9). lapet (7) chambre ( ) en Dnique dc renifler les odeurs de la même occasion le passage de 40