FR 2950534 A1 20110401 FR 0904644 A 20090929 Lors du retrait d'une aiguille de chimiothérapie, le souci principal du personnel soignant est, l'inconvénient que provoque ce retrait. Le phénomène d'aspiration, est du à la masse de l'aiguille qui quitte progressivement la chambre implantée ainsi qu'à la forme coudée de l'aiguille de Huber qui a tendance à augmenter artificiellement le volume de ladite chambre. Ce mouvement ne peut être trop rapide sous peine de rendre ce geste douloureux, et la délicatesse avec laquelle il est provoqué, permet à 10 l'infirmière d'éviter cette douleur mais complète largement ce phénomène d'aspiration. Il nous a donc semblé intéressant d'essayer de supprimer ce problème en essayant de compenser ce volume qui disparaît de la chambre. 15 La compensation de cette aiguille qui quitte la chambre pourrait provenir d'un élément extérieur à celle-ci, tel un liquide, qui injecté dans la chambre, pendant la manoeuvre de retrait de l'aiguille, viendrait donc compenser le volume retiré et ne provoquerait donc pas d'aspiration à 20 l'extrémité du cathéter implanté, source d'ennui majeur pour le patient tel l'aspiration de sang qui se coagule à l'intérieur dudit cathéter. Nous pouvons donc considérer qu'il pourrait s'agir d'un réservoir souple, d'un volume nécessaire et suffisant pour contenir un liquide 25 approprié tel un sérum physiologique d'un volume légèrement supérieur à la quantité aspirée décrite précédemment. Ledit réservoir serait rempli par le personnel soignant avant la manoeuvre de retrait de l'aiguille, et adapté, via un robinet, sur la tubulure 30 externe de perfusion à l'aiguille de chimiothérapie; ce dernier étant refermé une fois le remplissage effectué. Ce dispositif , une fois rempli, et adapté vers la tubulure externe, via le robinet qui serait alors ouvert, perfuserait donc une quantité nécessaire et 35 suffisante de liquide, tel un sérum physiologique, pendant la manoeuvre de retrait de l'aiguille, compensant donc le phénomène d'aspiration. Pour que cette compensation puisse être valable dans la quantité du volume injecté et dans la durée du retrait de l'aiguille, il est donc 40 indispensable de maîtriser parfaitement ces deux données que sont le volume et le temps. C'est pourquoi nous proposons un système de réservoir souple, tel une poche adaptée à un accessoire usuel de raccordement à une tubulure dont 45 l'orifice serait calibré en fonction du débit provoqué par la vidange dudit réservoir une fois que celui-ci aura été rempli. La contenance dudit réservoir serait proportionnelle à la conjugaison du temps nécessaire au retrait de l'aiguille, et du volume injecté égal ou légèrement supérieur à celui de l'aiguille en place dans la chambre ; ladite vidange pourrait être un effet mémoire provoquée par un ou plusieurs ressorts, placés à l'intérieur ou à l'extérieur dudit réservoir souple ou par l'effet mémoire du réservoir souple lui même û Nous proposons donc de protéger les différentes formes de réalisation suivantes : il s'agira donc d'un matériel dit à pression positive dont la forme de réservoir, souple, est destinée à recevoir du liquide par l'intermédiaire d'un réservoir tel une seringue via un adaptateur du type cone ou verrou américain dit luer lok,{a figure 1} le dit réservoir souple voire élastique sera lors de sa fabrication {1 Figure 1} rendu solidaire d'un dispositif d'enroulement sur lui-même placé à l'intérieur dudit réservoir, tel un colimaçon ; {2 Figure 1} d'une force mécanique nécessaire et suffisante pour en provoquer sa vidange ce qui lui permettra par la suite, lors de l'ouverture du robinet de connexion à la tubulure de raccordement à l'aiguille de chimiothérapie, de se vider naturellement{3 Figure 1} dans ladite tubulure pour revenir à sa position enroulée serrée mémorisée . - De même il pourrait s'agir d'un matériel dit à pression positive dont la forme de réservoir, souple {1 Figure 2}, destiné à recevoir du liquide par l'intermédiaire d'une seringue via un adaptateur du type verrou américain dit luer lok,{a Figure 2} le dit réservoir souple sera lors de sa fabrication rendu solidaire d'un dispositif d'enroulement sur lui-même placé solidairement à l'extérieur du réservoir,{2 Figure 2} pour pouvoir en assurer l'évolution, tel un colimaçon ; d'une force mécanique nécessaire et suffisante pour en provoquer sa vidange ce qui lui permettra par la suite, lors de l'ouverture du robinet de connexion à la tubulure de raccordement à l'aiguille de chimiothérapie, de se vider naturellement dans ladite tubulure pour revenir à sa position enroulée serrée mémorisée.{3 Figure 2} Dans un autre mode de réalisation on peut envisager un matériel sous forme de réservoir, souple, dit à pression positive dont la forme de réservoir, souple, est destinée à recevoir du liquide par l'intermédiaire d'une seringue via un adaptateur du type verrou américain dit hier lok , le dit réservoir souple sera lors de sa fabrication rendu solidaire d'un dispositif d'hémi cercles successifs, tels une succession de cerclips reliés entre eux ou non placés, à l'extérieur du réservoir ; cette succession de cerclips s'étant diamétralement distandus naturellement lors de la montée en pression du réservoir durant sa période de remplissage {a Figure 3} d'une force mécanique nécessaire et suffisante pour, après son remplissage, en provoquer sa vidange lors de la libération du conduit, via le robinet qui aura été ouvert , pour revenir à sa position serrée initiale {b Figure 3}45 û Dans un autre mode de réalisation on peut envisager un matériel sous forme de réservoir, souple, dit à pression positive dont la forme de réservoir, est destinée à recevoir du liquide par l'intermédiaire d'une seringue via un adaptateur du type verrou américain dit luer lok , le dit réservoir souple sera lors de sa fabrication rendu solidaire d'un dispositif torsadé placé à l'intérieur du réservoir,{Figure 4} d'une force mécanique nécessaire et suffisante pour, après son remplissage, en provoquer sa vidange lors de la libération du conduit, via le robinet qui aura été ouvert ,vers lequel il aura été raccordé., cette torsade s'étant distendue longitudinalement lors de la montée en pression du réservoir durant sa période de remplissage {aFigure 4}pour revenir à sa position torsadée sérrée mémorisée {bFigure 4} . ù Dans un autre mode de réalisation on peut envisager un matériel sous forme de réservoir, souple, dit à pression positive dont la forme de réservoir, souple, est destinée à recevoir du liquide par l'intermédiaire d'une seringue via un adaptateur du type verrou américain dit tuer lok , le dit réservoir souple sera lors de sa fabrication rendu solidaire d'un dispositif torsadé placé à l'extérieur du réservoir, d'une force mécanique nécessaire et suffisante pour, après son remplissage, en provoquer sa vidange lors de la libération du conduit, via le robinet qui aura été ouvert ,vers lequel il aura été raccordé, cette torsade s'étant distendue longitudinalement lors de la montée en pression du réservoir durant sa période de remplissage {cFigure 4}pour revenir à sa position torsadée sérrée mémorisée {dFigure 4} 5 - Dans un autre mode de réalisation, mais toujours dans le même esprit on peut concevoir un réservoir souple destiné à recevoir du liquide par l'intermédiaire d'une seringue via une connexion à un robinet ou un adaptateur du type cone ou verrou américain dit tuer lok, le dit réservoir souple sera lors de sa fabrication enroulé, tel un colimaçon {a Figure 5}ou torsadé sur lui-même{b Figure 5},telle une spirale de façon à ce qu'il garde sa forme enroulée ou torsadée, mais qu'il puisse retrouver le volume interne pour lequel il a été conçu lors de son remplissage {c Figure 5}ce qui lui permettra par la suite, lors de l'ouverture du robinet de connexion à la tubulure de raccordement à l'aiguille de chimiothérapie, de se vider naturellement dans ladite tubulure pour revenir à sa position torsadée ou serrée mémorisée lors de la fabrication du réservoir.45 REVENDICATIONS1 Matériel dit à pression positive, conçu pour permettre d'éviter le phénomène d'aspiration lors du retrait d'une aiguille de chimiothérapie caractérisé en ce qu'il consiste en un réservoir souple voire élastique, destiné à recevoir du liquide par l'intermédiaire d'un élément de remplissage tel une seringue, ledit réservoir souple étant, lors de sa fabrication, rendu solidaire d'un dispositif d'expansion, qui du fait du remplissage du réservoir, se trouve contraint à se redresser,mais possède une force mécanique nécessaire et suffisante pour en provoquer sa vidange lors de la libération du conduit vers lequel il aura été raccordé, par retour à sa forme initiale. 2 Matériel selon la revendication 1 caractérisé en ce que le réservoir souple est réalisé dans une matière plastique à mémoire de forme, suffisamment rigide, de sorte que le réservoir, du fait de son remplissage, se trouve contraint à se redresser et à augmenter son volume intérieur, mais possède une force mécanique nécessaire et suffisante pour en provoquer la vidange lors de la libération du conduit vers lequel il aura été raccordé, par retour automatique à sa forme initiale 3 Matériel selon la revendication 1 caractérisé en ce que le dispositif d'expansion consiste en un dispositif d'enroulement sur lui-même placé à l'intérieur du réservoir, tel un colimaçon ou une spirale {Figurel} 4 Matériel selon la revendication 1 caractérisé en ce que le dispositif d'expansion consiste en un dispositif d'enroulement sur lui-même placé à l'extérieur du réservoir {Figure 2} 5 Matériel selon la revendication 1 caractérisé en ce que le dispositif d'expansion consiste en un dispositif d'hémi cercles successifs tels une succession de cerclips reliés entre eux ou non placés à l'extérieur du réservoir {Figure 3} 6 Matériel selon la revendication 1 caractérisé en ce que le dispositif d'expansion consiste en un dispositif torsadé placé à l'extérieur du réservoir {Figure 4,c,d} 7 Matériel selon la revendication 1 caractérisé en ce que le dispositif d'expansion consiste en un dispositif torsadé placé à l'intérieur du réservoir {Figure 4 , a,b}