FR 2917604 A1 20081226 FR 0704595 A 20070625 Aide technique pour les patients atteints de paralysie des mains leur permettant de fixer les mains sur différents appareils de rééducation. Auparavant, les kinésithérapeute rencontraient des difficultés pour fixer la main de leurs patients atteints de paralysie partielle ou totale des mains sur certains appareils de rééducation tels que guidons de vélos, poignées de traction, potence de lit et de façon plus générale sur toutes poignées ou barres cylindriques. En effet, les rééducateurs n'avaient à leur disposition que les bandes de crêpe qui étaient 10 longues et difficiles à mettre en place pour au final n'obtenir qu'une fixation peu confortable, d'une tenue peu fiable et peu esthétique. Ce dispositif permet une fixation de la main simple, rapide , solide, confortable et sans 15 danger pour le patient de part sa conception dans une matière souple. De plus, il trouve son intérêt en cas de nécessité de posture en flexion globale des doigts lors d'enraidissement des mains, qu'il soit d'origine neurologique, traumatique ou douloureux. Ce dispositif est conçu d'une pièce dans une matière souple et élastique de type 20 polychloroprène (1) et (3) de 3mm d'épaisseur (mais pouvant varier de 2,5mm à 5mm), équipée d'un système de fixation auto agrippant pouvant être remplacé par un système de sangle avec boucle. Il est ambidextre. 25 Sa forme globale est celle d'un I . La partie externe (visible) du dispositif en élastomère synthétique pourra être constituée d'une matière auto agrippante, ce qui facilitera l'amarrage des sangles. 30 Le dessin annexé illustre l'invention. A titre d'exemple non limitatif : 35 - La barre supérieure horizontale (1) peut mesurer de 3 à 7cm de large et comprends un système de fixation en auto agrippant (4) cousu sur son revers. La barre inférieure (2) mesure de 2 à 4cm de large et est constituée par un matériau auto agrippant cousu sur l'extrémité (5) du bout du corps en 40 polychloroprène, la partie agrippante tournée vers le revers. Sa longueur totale est de 20 à 35cm. Le corps du I (3) a une largueur variant de 6 à 10cm dans sa partie la plus 45 large. Les auto agrippants ou sangles pourront tout aussi bien être thermo collés au lieu d'être cousus. Ce dispositif sera décliné en 3 versions : homme, femme, enfants d'où les variantes de dimensions. La partie (1) se fixe directement autour du poignet du patient grâce à l'auto agrippant (4). Le corps (3) vient s'enrouler autour de la main refermée sur l'objet cylindrique qu'elle doit maintenir et le partie centrale de la base du I (5) vient se fixer sur la partie (1) par un auto agrippant central cousu sur le revers. Les barres transversales (2) de la barre inférieure du I viennent se refermer autour du poignet grâce à leur auto agrippant. Ainsi fermement maintenue la main du patient n'ayant pas la force nécessaire de tenir un lo appareil de rééducation tel qu décrit précédemment se verra élargir le cadre de nouvelles activités jusqu'alors impossible à réaliser. Cela améliorera aussi son confort et sa stabilité, comme par exemple lors de l'usage d'un vélo alors qu'il ne pouvait jusqu'alors tenir le guidon que d'une main valide. 15 REVENDICATIONS 1. Dispositif constituant une aide technique pour des patients atteints de paralysie des mains leur permettant de fixer la ou les mains sur toutes poignées ou barres cylindriques, notamment de différents appareils de rééducation, caractérisé en ce qu'il comprend une pièce réalisée dans une matière souple qui présente une forme globale de I comportant : Une branche transversale (1) ou barre supérieure horizontale destinée à venir se fixer directement autour du poignet d'un patient au moyen d'un système de fixation (4). Un corps (3) destiné à être enroulé autour de la main d'un patient refermée sur 15 une poignée ou barre cylindrique. Une barre inférieure (2) dont les branches latérales sont destinées à venir s'enrouler autour du poignet du patient sur la partie (1) également. 20 Des moyens de solidarisation de la barre inférieure (2) à l'extrémité centrale (5) du corps (3). 2. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que la branche transversale (1) et le corps (3) sont réalisés en une matière élastique de type polychloroprène, et la barre 25 inférieure (2) est réalisée en un matériau auto agrippant. 3. Dispositif selon la revendication 2 caractérisé en ce que l'épaisseur du polychloroprène varie de 2,5 à 5mm et est de préférence de 3mm. 30 4. Dispositif selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que les moyens de solidarisation de la barre inférieure (2) à l'extrémité centrale (5) du corps (3) consistent en un auto agrippant cousu ou thermo collé sur le revers de l'extrémité centrale (5) du bout du corps en polychloroprène. 35 5. Dispositif selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que le système de fixation (4) de la branche transversale (1) autour du poignet d'un patient est constitué d'un auto agrippant. 6. Dispositif selon la revendication 4 caractérisé en ce que l'auto agrippant est cousu ou 40 thermo collé sur le revers d'une des branches de la barre supérieure (1) 7. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4 caractérisé en ce que le système de fixation (4) de la branche transversale (1) autour du poignet du patient est constitué d'un système de sangle avec une boucle de fermeture. 45 8. Dispositif selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que - sa longueur totale est comprise entre 20 et 35cm, le corps (3) du I a une largueur variant de 6 à 10cm dans sa partie la plus large, - la barre supérieure horizontale (1) mesure de 3 à 7cm de large, la barre inférieure (2) mesure de 2 à 4cm de large.