FR 2836627 A1 20030905 FR 0202681 A 20020304 Le dispositif désigne un réceptacle multicompartimenté stérilisable destiné à etre disposé sur les tables d'instrumentation lors des interventions chirurgicales. t est particulièrement adapté au secteur médical. Il a pour objectifs : la mise en sécurité de tous les dispositifs médicaux dangereux (lames de bistouri, aiguillés à suture ; trocarts etc...) piquants et/ou tranchants souillés ou non, utilisés au cours des interventions chirurgicales ; en leurs isolements physiques des autres instruments chirurgicaux disposés/utilisés sur la table d'instrumentation . Positionné au cours des pratiques normales de travail : le dispositif facilite la gestion physique et spatiale des objets piquants/coupants à usage unique/multiple, qu'ils aient été ou non en contact avec les tissus biologiques humains ; diminuant par ce fait très nettement les Accidents avec Exposition au Sang par piqûre/coupure avec ledit matériel . Accidents communément appelés A. E. S. dans le secteur médical. On remarquera des compartiments distincts répartis dans deux hémies boites plastique reliées entre elles par des charnières plastique. Par auto-recouvrement des deux hémies boites, on obtient en final un seul et unique boîtier hermétiquement clos étanche et inviolable où le piquanUcoupant est isolé de l'environnement L'évacuation en sécurité du dispositif sans risque d'AES, en tant que déchet hospitalier, dans des réceptacles spéciaux est alors possible. Les caractéristiques innovatrices de l'invention sont majeures # un système permettant l'adhésivité du dispositif # un système de piégeage magnétique des métaux # un système à densité et épaisseur appropriées permettant la présentation de matériels médicaux # des plate-formes téchniques et une encoche coupe-fils. # des systèmes originaux de fermeture inviolable . mineures # dispositif imperforable, étanche, absence d'arête franche et d'angle tranchant, conception en matériau stérilisable. autres : Présentoir à bistouri froid, compartiments de stockage aiguillés neufs, matériels tranchants/coupants. f Les dessins annexés illustrent l'invention Figure 1 : dispositif multicompartimenté (vue du dessus) Figure 2 : détails système de fixation de la partir supérieure sur la partie inférieure a) avant clicage = position ouverte, fig 2a b) après clicage définitif = consignation fig 2b Figure 3 : encoche coupe-fils Figure 4. plate-formes technique 4a) vue du dessus, de profile 4b) Figure 5 : dispositif en exemple de situation Il existe des variantes privilégiées - avec 1 sans aimant - avec 1 sans quadrillage avec/sans encoche coupe-fils, plate-formes technique, plots adhésifs - épaisseurs variables pour la mousse et du plastique d'infrastructure du dispositif - variations de couleurs de présentation - variabilité de dimensions/dispositions des compartiments. Le dispositif (1) a pour objectif la mise en sécurité spatiale et physique des matériels médicaux piquants et/ou tranchants utilisés par les personnels de santé lors des interventions chirurgicales. Il permet ainsi l'isolement temporaire/définitif ainsi que la e présentation desdits matériels selon qu'ils sont destinés à être éliminés (positionnement dans l'espace aimanté (2)) ou réutilisés (positionnement en piquélancrage dans la mousse (3) en stockage attente/présentation dans les compartiments prévus à cet effet 10a, 1 Ob). Il est d'autre part possible de le fixer au revêtement de la table d'instrumentation grâce à un système adhésif (13)... de limiter son encombrement en le scindant en deux demies boites distinctes par section des charnières latérales (11). Le dispositif (1) qui comporte sur le fond externe des hemies boites (1a, 1b) un système original permettant l'adhésivité du dispositif au support sur lequel il est disposé : en des plots (fig 1) (13) dont la partie adhésive/autocollante est pelable. Cela procure au dispositif une stabilité en cours d'utilisation. Le dispositif (1) qui comporte sur le fond interne d'un des compartiments : un aimant (2) (fig 1), permettant le piégeage magnétique temporaire ou définitif des objets sensibles médicaux métalliques ferreux qui ont été en contact ou non avec les tissus biologiques humains Le dispositif (1) permet, par ancrage du matériel dans une mousse (3) (fig 1) à densité et épaisseur appropriées, de présenter les dispositifs médicaux (lames de bistouris, tracards aiguillés à suture en attente de servir et/ou resservir) Selon les variantes on notera la présence d'un quadrillage en surface de la mousse afin de permettre/faciliter le classement par catégorie des dispositifs médicaux présentés (fig 5) : aiguillés pointus, triangulaires, ronds, tapercuts, bobines de fils à suture, lames des différents bistouris Le dispositif (1) qui comporte deux plate-formes technique (fig 4a, b) 4a) deux rôles distincts : désadapteur à lames de bistouris froids grâce à un prolongement effilé (4a1) suivi d'une butée (4a2) qui résulte d'un épaississement de la partie biseautée (4a3) de la plate-forme (4a). Grattoir (5) à lames de bistouris froids pour débarrasser lesdites lames des résidus organiques. 4b) plate-forme destinée à débarrasser les électrodes de bistouris électriques et/ou les pinces chirurgicales des résidus de coagulation par raclage sur le racleur vertical en"U" (4b1), sur la partie striée verticale (4b2). Le dispositif (1) qui comporte une encoche coupe-fils (7) taillée en biseau dans la masse du plastique d'un montant latéral (12) du compartiment magnétique. Le dispositif qui comporte sur les faces latérales : des systèmes originaux de fermeture inviolable (fig 2) en des encoches et contre encoches mates remettes (8,9) qui, une fois insérées par auto-recouvrement (fig 2a) les unes sur les autres, confèrent au dispositif herméticité et inviolabilité. L'inviolabilité réside en un rattrapage des niveaux de surfaces à la zone de clicage (sur les cotés extérieurs latéraux du dispositif), par l'auto-recouvrement parfait des contre-encoches mâles sur les encoches femelles (fig 2b). Le dispositif présente des compartiments de stockage 1 Oa, 1 Ob (fig 1) pour les matériels médicaux tels : lames à bistouris froids, aiguillés neufs, trocards, aiguilles IM bobine de fils à suture. Pour des facilités d'utilisation, le dispositif peut etre fractionné en deux demies boites par la section des charnières (11) de liaison. REVENDICATIONS Revendication n01 Dispositif pour la mise en sécurité spatiale et physique des matériels médicaux piquants et/ou tranchants utilisés par les personnels de santé lors des interventions chirurgicales : caractérisé en ce qu'il comprend un réceptacle (1) multicompartimenté stérilisante destiné à etre disposé sur les tables d'instrumentation lors des interventions chirurgicales, ledit réceptacle étant formé par deux hémies boites (1 a, 1 b) reliées entre elles par des charnières secables (11). Revendication n 2 Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte sur le fond externe des hémies boites (1a, 1b) un système permettant l'adhésivité du dispositif au support sur lequel il est disposé : composé en des plots (12) dont la partie adhésivelautocollante est pelable. Revendication n 3 Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte sur le fond interne d'un des compartiments un aimant (2) permettant le piégeage magnétique temporaire/définitif des objets sensibles médicaux métalliques ferreux (lames, aiguillés) qu'ils aient été en contact ou non avec les tissus biologiques humains. Revendication n 4 Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'un des compartiments comporte une mousse (3) à densité et épaisseur appropriées permettant la présentation de dispositifs médicaux (lames de bistouris, trocarts, aiguillés à suture en attente de servir et/ou resservir) Revendication n 5 Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que la mousse (3) peut présenter en surface un quadrillage afin de permettre, faciliter le classement par catégorie les dispositifs médicaux présentés. Revendication n 6 Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte deux plates-formes téchnique (4a, b) 4a) pour désadapter/gratter les lames de bistouris froids grace à un prolongement effilé (4a 1) suivi d'une butée (4a2) qui résulte d'un épaississement de la partie biseautée de la plate-forme (4). Ladite plate-forme est localisée dans l'angle du compartiment magnétisé ; elle réalise un angle d'environ 450 avec le fond dudit compartiment 4b) de grattoir à bistouris électriques/pinces chirurgicales sur la partie en"U"de la plate-forme et/ou le montant latéral strié. Revendication n 7 Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte sur les faces latérales des systèmes de fermetures inviolables (8,9) consistant en des encoches (8) et contre encoche (9) mâlesifemelles qui, une fois cliquées par auto-recouvrement (2a) les unes dans les autres, confèrent au dispositif herméticité et inviolabilité. L'inviolabilité réside en un rattrapage des niveaux de surfaces à la zone de clicage (sur les cotés extérieurs latéraux du dispositif) par l'auto-recouvrement parfait des contre-encoches mâles sur les encoches femelles (2b) Revendication n 8 Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il présente. des compartiments de stockage (10) pour les matériels médicaux (tels : lames à bistouris froids, aiguillés neufs, trocarts, aiguilles IM, bobine de fils à sutures (10a)-bistouris froids (10b)) Une encoche coupe-fils (7) taillée en V dans la masse du plastique d'un montant latéral (12) du compartiment magnétisé. La simple pression de l'aiguillé exercée sur le tranchant du plastique de l'encoche (le bout de fil à suture étant maintenu entre deux doigts d'une part et le porte-aiguille de l'autre par l'instrumentiste) permet par section : une dissociation du fil à suture de son aiguille. L'élimination directe de l'aiguille par piégeage magnétique définitif est alors possible en ouvrant le porte-aiguille donc en la laissant tomber de son propre poids sur l'aimant.