FR 2881831 A1 20060811 FR 0500692 A 20050207 Légende Zone éclairée par la lampe Interrupteur éclairant 0 Zone de test Description de l'objet technique Le Document 2, 3 et 4 décrivent trois parties essentielles au fonctionement de l'éclairage et au fonctionement des cordons de mesure. Le Doc. 2 décrit le support de test éclairant essentiel au fonctionement de la lampe par un interrupteur ( la lampe reste éteinte si l'interrupteur n est pas actionné, pour garder la lampe éclairée il faut que l'interrupteur reste actionné par l'utilisateur). ia. amui MOU.'" Doc. 2 Légende Talon du support de test am Câble de test Support de test...Câbles d'alimentation Rondelle de sécurité aM Pointe de tu testeur e Interrupteur DEL Câble de liaison Le Doc. 3 décrit le câble de liaison entre le multimètre et le support de test qui se compose de trois câbles: É Un câble qui transmet les mesures prisent d'une carte électronique avec l'ensemble du support de test Doc. 2, au multimètre par une prise de connexion Doc. 4. É Deux câbles d'alimentation qui relient le boîtier pile et P[e support de test par ces câbles, l'un négatif et l'autre positif. Doc. 3 Légende Gaine Câble de test Câble d'alimentation positive Câble d'alimentation négative Prise de connexion Le Doc. 4 contient un support de connexion au multimètre. Cette structure contient un boîtier à piles composé de deux piles, une structure à piles qui fait la liaison entre les deux piles et le câble électrique, et d'une prise de connexion. Doc. 4 Ain +rp Légende Pied du support MM Gaine Support de prise de connexion. Câble de test Sécurité de prise de connexion Câble d'alimentation positive Boîtier à piles Câble d'alimentation négative Prise de connexion Pile Accessoire a piles Dessins (le model Pour faire des mesures sur une carte électronique, les câbles sont branchés dans l'ordre suivant: Le rouge au point Ent. Le noir au point COM. Le Doc. 5 décrit un ensemble de model de câble de mesure éclairant qui se branche comme des câbles de test ordinaires avec un interrupteur pour l'éclairage de la zone Doc. 1. Dac. 5 Cable ent Cable COM Légende Câble test éclairant COM. ri- Câble test éclairant Ent. Interrupteur de fonctionnement LED d'éclairage Les vues Support de test Le Doc. 6 ci-dessous développe la structure du support de test éclairant et décrit les différentes vues pour la réalisation de cette ensemble. Doc. 6 vue de face vue de gauche vue de droite demi vue de face Support de connexion Le Doc. 7 ci dessous développe la structure du support de connexion et les différentes vues pour la réalisation de l'ensemble. Doc. 7 vue de face demi vue de.face vue de gauche vue de droite Caractéristiques de l'objet technique Câbles d'alimentation 2 x lmm sur une longueur de 500 mm Câble de test 3nun sur une longueur de 500 mm Gain de regroupement des trois câbles en un seul sur une longueur de 500mm LED d'éclairage Interrupteur de fonctionnement Pointe de test Support de test Support de connexion Boîtier à piles Piles de fonctionnement équivalentes à 3 'voltes Sécurité de connexion Prise de connexion Conclusion Un multimètre est l'un des objets les plus utilisés par des techniciens de réparations audio visuel, par les électriciens, ainsi que par les particuliers. Pour une utilisation plus confortable et agréable, les câbles de mesure éclairants peuvent être utilisés dans le domaine de l'électronique, car les techniciens sont confrontés à des situations où les lieux de recherche de pannes sont parfois sombres. Autrement les techniciens doivent avoir une lampe de bureau pour travailler dans une situation plus visible, et c'est pas toujours évident d'avoir une lampe de bureau adaptée à la situation. Avec les câbles de mesure éclairants c'est la fin des situations délicates et des endroits sombres. Kajjaj benyounes 1 Place gaston oriel 26140 st rambert d'albon Dossier N 05 00692 REVENDICTIONS: 1) Le dispositif concerne des câbles de mesure éclairants, ces câbles de mesure éclairants ont les mêmes caractéristiques que des cordons de mesure ordinaires, mais cependant ils possèdent une, lampe située au- dessus de la pointe du testeur Doc. 2 n 9. Ces câbles de mesures éclairants comportent un support de maintien ordinaire en plastique, un interrupteur de fonctionnement, une lampe d'éclairage, une pointe de test en acier Doc 2, des câbles de branchements Doc 3, une prise de connexion en acier, un support de maintien en plastique de la prise de connexion, ainsi que d'un boîtier à piles dans lequel se trouve deux piles doc 4. 2) Dispositif selon la revendication Doc 2 caractérisé une pointe de test n 1 un support de maintien de la pointe de test et de la lampe en plastique n 2, d'une lampe d'éclairage n 9, d'un câble de 0 3 mm transmetteur d'information de mesure n 4, deux câbles de 0 1 mm de transmetteur, d'une source de tension pour le fonctionnement n 5 et n 7, d'appui doigts n 3, d'un support de maintien en plastique n 8 dans lequel sera intégré un interrupteur de fonction n 6, et d'un talon de sortie de câble n 10. 3) Le dispositif selon les revendications Doc 3 caractérise les câbles de liaison entre le support de test Doc 2 et la prise de connexion Doc 4, ces câbles sont composés de 3 câbles, un câble de transmetteur d'information de mesure n 1, de deux câbles transmetteur de source de tension pour le fonctionnement de la lampe n 2 et n 3 et d'une gaine de regroupement n 4. 4) Le dispositif selon les revendications Doc 4 caractérise un boîtier piles n 1 et n 5 dans lequel se trouve des accessoires de contact entres piles et le transmetteur de tension n 2 et n 4 et de deux piles n 3, d'un câble positif n 6, un câble négatif n 7, d'un support de maintien supérieur en plastique n 8 sur lequel le boîtier piles est installé, et d'un support de maintien inférieur n 9 dans lequel la prise de connexion au multimètre est intégré n 11, la sécurité de prises de connexion sera également intégré dans le support de maintien n 12, et le talon de sortie des câbles de liaisons n 14.