FR 2831448 A1 20030502 FR 0113929 A 20011029 Description du type 3 : seringue à aiguille retractable dans le corps de la serinsue L'idée de disposer de seringues à aiguilles rétractables est ancienne et son besoin s'est développer dès lors que le risque de piqûre accidentelle peut dans le cas de maladies transmissibles comme le sida faire courir des risques considérables aux agents manipulateurs. Les modèles mis sur le marché utilisent des assortiments de ressorts pour ramener l'aiguille à l'intérieur de la seringue. Outre les montages délicats, la difficulté d'étalonner le ressort, dont la pression décroit rapidement avec son allongement, n'a pas permis la vulgarisation de ce type de fonctionnement. Par ailleurs le coût de fabrication est prohibitif. Il fallait trouver autre chose. Cet autre chose est possible, il est tiré de la seringue sans aiguille. Il suffit de placer l'élément détonnant en tête de seringue et de faire en sorte que son action soit inversée, c'est à dire pousse le support de l'aiguille vers l'intérieur. Concrètement ce type de seringue 2 pièces comporte en partant de la tête de seringue Le corps de seringue Une couronne contenant l'élément détonnant Une aiguille qui traverse cette couronne et vient se fixer sur une rondelle butée Une couronne butée fixant la rondelle butée de l'aiguille. La capsule de sérum pré remplie (ce sérum peut aussi être aspiré selon nécessité) Le piston dont la course est fonction de la quantité de sérum à injecter Fonctionnement : Le piston est poussé vers la tête de seringue en vue d'expulser le sérum selon le mode classique. Arrivé en fin de course ce piston agit sur le déclencheur qui équipé d'une temporisation va activer l'élément détonnant. La temporisation a pour objet de ne déclencher le processus de rentrée de l'aiguille, qui piqûre terminée, aiguille retirée du corps du patient. Cette mini explosion va pousser la rondelle butée portant l'aiguille à l'intérieur du piston. Ce dernier reste en position poussée et reçoit l'aiguille. La rondelle butée comporte une zone circulaire de rupture de manière à avoir en pénétration le même diamètre. L'aiguille ainsi ramenée à l'intérieur ne peut être extraite, en serait elle qui tout le système support s'étant détruit, rien n'est réutilisable. Contenu Technique de l'Invention L'idée maîtresse est de combiner pour une même seringue les possibilités suivantes : 1. Seringue traditionnelle à aiguille (seringue jetable) 2. Seringue sans aiguille intra musculaire 3. Seringue avec aiguille rétractable dans le corps de la seringue, cette action est légèrement temporisée. Cette seringue sera du type 2 corps : * Corps de seringue * Piston Ces seringues seront identiques et donc fabriquées sur les mêmes chaînes. Le premier type est connu et ne sera pas détaillé dans cette description. Les types 2 et 3 seront équipés d'une capsule détonnante agissant pour le type 2 en expulseur du produit à injecter et pour le type 3 en rétracteur de l'aiguille. Description du type 2 Le sérum à injecter est contenu dans un cylindre qui vient se fixer par cliquetage dans la tête de la seringue. La capsule détonnante est elle aussi contenue dans un cylindre. La mise en place se fait comme une bourre de fusil à poudre noire. Pour des raisons d'hygiène et de sécurité ce montage se fait sur la chaîne de fabrication. L'amorçage de la capsule détonnante est produit par le contact du piston. La mini explosion qui en résulte propulse le segment de piston évacuateur du sérum. Ce dernier n'est donc pas au contact du gaz résultant de l'explosion. La pression d'expulsion est réglée à 125 bars environ compte tenu des pertes liées aux dilatations et aux frottements, la pression efficace de pénétration s'établiera aux environs de 100 bars. Ces valeurs sont réglables. Aucune contamination n'est à craindre avec ce type de seringues d'injection intra musculaire. Pour des raisons évidentes, ces seringues seront livrées pré équipées. Le piston mobile qui provoque l'amorçage a été maintenu pour rester dans les habitudes mais rien n'interdit de prévoir une seringue tenue à plein corps amorçable par pression latérale. La tête de contact sera percée de micro trous de manière à ce que le produit à injecter se fasse sur la plus grande surface possible et à grande vitesse de pénétration. Cette seringue pourra dans tous les cas ou une injection intra musculaire est requise être utilisée directement par l'interessé. Elle inhibe la crainte de l'aiguille. REVENDICATION Dispositif permettant de fabriquer des seringues en TRONC COMMUN en ce sens que corps, piston, assemblage, sérigraphie, emballage, stérilisation comporte un circuit commun. Dispositif selon la revendication 1 en ce sens que cette homogénéité dans la confection de base autorise une standardisation des éléments d'ajout pour les seringues sans aiguille et pour les seringues à aiguilles rétractables. Dispositifs selon la revendication 1 et 2 caractérisé par le fait que ces types de seringues écarte tout risque de contamination. Dispositifs selon la revendication 2 et 3 caractérise par le fait qu'après utilisation ces seringues peuvent être manipulées sans risque et absolument interdites de réutilisation même partielles. * Dispositifs selon la revendication 3 qui fait apparaître que la seringue sans aiguille, intra musculaire est utilisable sans danger et sans formation par le destinataire de l'inoculation.