FR 2754443 A1 19980417 FR 9612666 A 19961011 La présente invention concerne un dispositif destiné à pallier aux invonvénients causés par l'incontinence urinaire.Elle consiste à obturer le conduit urinaire pendant une durée limitée et de redonner à la vessie, pendant ce temps, son rôle de rétention. Exeptée une solution chirurgicale, les personnes soufrant d'incontinence urinaire ne disposent actuellement que de serviettes absorbantes.Ces protections sont souvent de volume important ou obligent à une toilette fréquente. Elles peuvent aussi contraindre l'utilisateur à renoncer à certaines activités sportives ou sociales. Le dispositif, selon l'invention, permet de remédier à ces inconvénients en se substituant aux serviettes usuelles. I1 comporte en effet, selon une première caractéristique, un applicateur formé d'une canule et d'un corps spatulé et évidé, l'ensemble enserrant un ballonnet rempli en partie de sérum physiologique. Le ballonnet a la particularité de renfermer une valvule séparant, avant utilisation, une moitié vide de ce ballonnet repliée dans la canule, d'une autre moitié remplie de sérum physiologique et formant une sphère dans le corps évidé de l'applicateur. Cette valvule empêchera le liquide de refluer, une fois le dispositif mis en place. L'utilisateur introduiera la canule dans son urètre en tenant le dispositif par la partie spatulée de l'applicateur. Par une légère pression sur le ballonnet, il provoquera le déplacement du sérum physiologique à travers la valvule.Celui ci sortira de la partie du ballonnet se trouvant à l'extérieur de l'urètre pour en venir gonfler la partie se trouvant à l'intérieur de l'urètre, réalisant ainsi l'obturation souhaitée.La valvule empêchera le liquide de refluer et de diminuer l'efficacité du dispositif. Au besoin de miction ressenti, il suffira à l'utilisateur d'exercer une légère traction sur la partie spatulée de l'applicateur pour que la partie interne du ballonnet obturant l'urètre s'allonge et que son diamètre se rétrecisse, facilitant ainsi le retrait. Une fois retiré, le dispositif ne pourra pas être réutilisé et devra être remplacé par un neuf. Son évacuation dans les eaux usées ne posera pas de difficulté, le liquide contenu l'empêchant de flotter. Le dispositif pourra être conditionné dans un blister stérile et contenant un gel lubrifiant. I1 pourra être distribué par boîtes de plusieurs dizaines, car il devra être renouvellé en moyenne six à dix fois par jour. Certains utilisateurs hésitants pourront recevoir une éducation prothétique. Selon des modes particuliers de réalisation: -Les matériaux seront à sélectionner pour une parfaite annallergie -Le diamètre, la longueur, la forme de la canule devront s'adapter aux différentes morphologies -le sérum physiologique, préconisé par l'inventeur, pourra être remplacé par un autre liquide ou par un gaz. -La valvule dessinéé pourra prendre différentes formes, être remplacée par un clapet ou par des moyens mécaniques internes ou externes au dispositif selon des variantes non illustrées. -Le volume du ballonnet ainsi que celui de son contenu pourront varier afin d'obtenir une efficacité et un temps de port maximums. -La paroi du ballonnet pourra être affinée pour qu'au retrait elle se déchire et que le dispositif se retire plus facilement. -Une variante de l'applicateur pourra permettre de le retirer, ou de pouvoir le replier, juste après la pose, afin de supprimer toute gêne extérieure eventuelle. -La partie spatulée dessinée arrondie pourra être de forme différente. -En épaississant la paroi de la partie médiane du ballonnet, on peut lui donner une rigidité suffisante pour que rapplicateur ne soit plus nécessaire. Les dessins annexés illustrent l'invention: La figure 1 représente le dispositif avant mise en place,et une section suivant l'axe aa. La figure 2 représente ce dispositif une fois placé,et une section suivant l'axe bb. En référence à la figure 1, le dispositif comporte un applicateur(l) composé d'une canule(2) et d'une partie spatulée et évidée(3). Cet applicateur enserre un ballonnet(4) contenant du sérum physiologique(5) et forme une sphère dans la partie évidée(3)de l'applicateur(1) . Le ballonnet(4) contient une valvule(6) qui sépare le sérum physiologique(5) du reste du ballonnet(4) vide et replié dans la canule(2). En référence à la figure 2, nous retrouvons les mêmes éléments avec, cette fois ci, le sérum physiologique(5) gonflant le ballonnet(4) à l'intérieur de l'urètre. En référence à la section aa de la figure 1, le ballonnet(4) forme une sphère à l'intérieur de la partie évidée(3) de Tapplicateur(l). En référence à la section bb de la figure 2, le ballonnet s'est vidé de son contenu. A titre d'exemple non limitatif, l'applicateur aura une longueur de 3.5cm,1a canule en faisant les 2/ 3 environ. Le volume du sérum physiologique sera de Tordre du centimètrecube. Le disposititselon rinvention,est particulièrement destiné à stopper récoulement incontrolé d'urine. REVENDICATIONS 1)Dispositif destiné à pallier aux écoulements incontrolés divine, caractérisé en ce qu'il comprend un applicateur (1) permettant une mise en place sans gêne dans l'urètre de l'utilisateur et un ballonnet (4) dilatable suffisamment pour réaliser l'obturation de l'urètre, la vessie reprenant alors son rôle de rétention. 2)Dispositif, selon la revendication 1 , caractérisé en ce que l'applicateur est constitué d'une canule(2) servant à l'introduction, et d'une partie spatulée et évidée(3) servant à la manipulation. 3)Dispositif, selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que le ballonnet(4) est rempli de sérum physiologique (5) et en ce qu'il présente, avant utilisation du dispositif une forme de sphère dans la partie évidée(3), le sérum physiologique occupant cette sphère, et après mise en place du dispositif un renflement rempli de sérum physiologique (5) situé à la sortie de l'applicateur (1) et dans l'urètre pour obturer celle ci, la partie spatulée (3) étant alors vide de sérum physiologique. 4)Dispositif, selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte une valvule (6) séparant les deux parties du ballonnet(4) et qui empêche le sérum physiologique(5) de refluer, après mise en place. 5)Dispositif, selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est à usage unique, qu'il est amovible et jetable.