FR 2763489 A1 19981127 FR 9706262 A 19970522 Pour des raisons d'hygiène, les hôpitaux ont commencé à s'équiper de sommiers en matière plastique moulée. Ceux-ci peuvent être moulés par différents procédés injection, thermoformage, moulage par compression L'intérêt d'utiliser des sommiers en matières plastiques pour le milieu hospitalier est multiple. Ce sont des sommiers qui se nettoient facilement, qui ne rouillent pas, qui sont légers à transporter. Le principe des sommiers thermoformés est le suivant : sur un cadre rigide généralement en métal, vient se poser une ou plusieurs plaques thermoformées constituant l'effet ressort du sommier. Ces plaques peuvent être pleines ou évidées, simplement posées, encliquetées ou vissées sur le cadre rigide. Pour les sommiers thermofonnés, la matière utilisée tut l'ABS autoextinguible (Acrylonitrile - Butadiène - Styrène). Les normes éditées par le ministère de l'intérieur exigent des produits résistant au feu pour tout le mobilier des chambres, le choix s'est porté sur un ABS autoextinguible classé VO selon la norme UL 94. Cette matière se thermoforme facilement mais présente de nombreux inconvénients pour l'usage qui en est fait. Premièrement, c'est une matière qui possède une résistance moyenne aux chocs. Deuxièmement, c'est une matière qui est très sensible aux produits de nettoyage et de désinfection (chlore, formaldéhyde, tensioactifs), ceux-ci vont endommager la matière très rapidement en cassant les chaînes moléculaires. Ce qui va provoquer deux effets : une diminution des caractéristiques mécaniques (le sommier devient cassant) et une augmentation de la vitesse de vieillissement du matériau par oxydation (Le sommier devient doublement cassant) La durée de vie de ce type de sommier est alors très limitée dans le temps. Un autre point capital concernant l'ABS autoextinguible est sa toxicité au feu. Il dégage en brûlant des fumées et des gaz très toxiques. Or, on sait déjà qu'un grand nombre de déces en cas d'incendie dans les hôpitaux est dû aux asphyxies par les produits toxiques. Notre invention repose sur la combinaison d'un sommier thermoformé et d'une matière correspondant au mieux au cahier des charges : la famille des polyesters thermoplastiques saturés par exemple le PET (polyéthylène téréphtalate), I'APET (polyéthylène téréphtalate amorphe), le CPET (polyéthylène téréphtalate cristallin), le PBT (polybutylène téréphtalate). Dans cette famille, les PET sont les seuls matériaux thermoformables disponibles sur le marché, capables aujourd'hui de répondre au cahier des charges. Ils sont thermoformables, ils sont résistants aux chocs, ils possèdent un module de flexion important (supérieur à 2400 N/mm2), ils sont donc plus rigides que l'ABS autoextinguible à épaisseur égale (le module de flexion de l'ABS est de 1700N/mm2). Ils sont surtout inertes aux produits chimiques (tensioactifs, formaldéhydes, chlore, aux produits de désinfection). Parmi ceuxci, L'PET présente une bonne résistance à l'oxydation donc au vieillissement. D'autre part, il est classé au feu M2 et F1 donc dégage des fumées faibles non toxiques. Sa résistance au feu est donc meilleure que l'ABS et de plus l'opacité et la toxicité des fumées sont nulles. De plus cette matière va se trouver prochainement en grande quantité sur le marché par récupération des bouteilles de boisson vides. Cette matière non réutilisable pour l'alimentaire sans traitement idoine, peut être utilement régénérée pour l'utilisation en milieu hospitalier et plus particulièrement pour les sommiers des lits. REVENDICATIONS 1 - Sommier de lit hospitalier caractérisé en ce qu'il est thermoformé et composé d'une matière plastique appartenant à la famille des polyesters thermoplastiques saturés, par exemple le PET, I'APET, le CPET, le PBT, cette matière étant résistante aux chocs, comportant un module de flexion important, étant inerte aux produits chimiques (tensioactifs, formaldéhydes, chlore, aux produits de désinfection), présentant une bonne résistance à l'oxydation donc au vieillissement, étant classé au feu M2 et Fldégageant donc des fumées faibles non toxiques, et pouvant être issue du recyclage des bouteilles d'eau minérale. 2 - Sommier selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est composé d'au moins une plaque thermoformée constituant l'effet ressort du sommier. 3 - Sommier selon la revendication 2, caractérisé en ce que les plaques thermoformées sont pleines. 4 - Sommier selon la revendication 2, caractérisé en ce que les plaques thermoformées sont évidées. 5 - Sommier selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que les plaques thermoformées se posent sur un cadre rigide. 6 - Sommier selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que les plaques thermoformées s'encliquettent sur un cadre rigide. 7 - Sommier selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que les plaques thermoformées se vissent sur un cadre rigide.