FR 2746299 A1 19970926 FR 9603569 A 19960320 APPAREIL DE MEDICALISATION D'UNE LITERIE EXISTANTE Il s'agit de médicaliser une literie existante, soit à partir d'un sommier seul équipé oenonde relève-buste et de relève-jambes, soit en prenant en considération l'ensemble d'un lit avec sa tête, ses longs pans et son pied, ceci indépendamment de sa dimension ; cet appareil étant réglable, il pourra s'étendre à toute largeur de literie La présente invention a pour objet un appareil roulant, destiné à lever un lit et à recevoir tous les accessoires médicaux nécessaires à la médicalisation à domicile : 2 barrières de sécurité, potences, porte-sérum, porte-bassin, porteredan. Il allie les qualités d'un encombrement minime à l'état baissé pour-se glisser sous un lit existant à celles d'une facilité de manoeuvre et d'une grande stabilité à l'état fonctionnel. Il répcnd aux critères de capacité de levage, d'encombrement, de fonctionnement et de hauteur de barrières définies dans la norme AFNOR 90312. Le système de levage peut être exécuté, soit à l'aide de vérin électrique, soit à l'aide de vérin hydraulique. La position et la conception des 2 barrières amovibles fonctionnelles, pliantes, de très faible encombrement, ne constituent aucune gêne, ni pour l'usager, ni pour les personnes soignantes. Cet appareil peut également recevoir un décor environnant : une tête de lit, 2 longs pans, un pied de lit. Par extension, il peut recevoir un coffrage dissimulant les roues. Par extension, il peut bénéficier de l'apport de roues escamotables définies dans un précédent brevet NO 94 14059. On connait déjà des chariots roulants réglables, destinés à lever des lits, comprenant un chassis inférieur équipé de 4 roues, un croisillon en forme de X formé par 2 cadres articulés en un point, soit central, soit décentré. Un vérin, fixé sur le chassis, pousse un de ces cadres en poussée horizontale de façon à déformer le croisillon. Ce principe a pour conséquerce d'avcir une puissance de poussée irrégulière en position pliée, il perd la majorité e sa puissance et ne prend sa pleine puisance que déplié. Ce même vérin peut également pousser d'une façon oblique vers le haut l'autre cadre. On a également prcposé des systèmes de levage actionnant 2 balanciers reliés l'un à l'autre par une traverse, transformant ainsi une poussée horizontale en une poussée verticale avec une puissance constante. Actuellement, ce type d'appareil existant n'a pas été conçu pour recevoir les accessoires de médicalisation. De même, ils ne s'adaptent pas sous n'importe quel type de literie. Jusqu'à présent, la seule alternative, pour la médicalisation à domicile, consiste à se procurer un lit complet médicalisé, inesthétique et traumatisant. L'arrivée d'un tel lit tend à déstabiliser la personne âgée ou malade, attachée à son environnement familier. On est attaché à sa literie : les personnes âgées sont très sensibles, inquiètes. L'angoisse, le stress, sont sujets à créer des traumatismes, aggraver les problèmes d'incontinence ; la perte d'un bon moral peut abréger leurs jours. Les personnes agées préfèrent généralement rester chez elles, n'ont gère envie d'aller en maison de retraite ou en hôpital Notre appareil roulant de médicalisation s'introduit discrètement dans l;envi- ronnement existant, et apporte une médicalisation efficace conforme à la norme AFNOR 90312 - NFX 35-105 et 106 - CEI 601, tout en conservant le décor environnant. A défaut, il peut recevoir des décors s'alliant à celui déjà en place. - La figure 1 est une vue en plan par-dessus de l'appareil levé (position hau te), la barrière (11) (12) levée, la barrière opposée (11) (12) pliée, - La figure (2) est une vue en perspective par-dessus de l'appareil levé (posi- tion haute), la barrière (10 (11) (12) levée, la barrière opposée (10) (11) (12) pliée, - La figure 3 est une vue en perspective par-dessous de l'appareil levé (posi tion haute), la barrière (10) (11) (12) levée, la barrière opposée (10) (11) (12) pliée, - La figure 4 est une vue en élévation par côté de l'appareil levé (position haute), la barrière opposée (10) (11) (12) levée, la barrière opposée (10) (11) (12) baissée, - La figure 5 est une vue en élévation de face de l'appareil levé (position haute), la barrière (10 (11) (12) levée, la barrière opposée 10-11-12 pliée, - La figure 6 est une vue de face de l'appareil baissé (position basse), la bar rière (10) (11) (12) levée, la barrière opposée 10 - 11 - 12 pliée, - La figure 7 est une vue de côté de l'appareil baissé (position basse), la barrière (10) (11) (12) levée, la barrière opposée 10 - 11 - 12 baissée, - La figure 8 est une vue en perspective par le dessus de l'appareil baissé (position basse), la barrière (10) (11) (12) levée, la barrière opposée 10 11 - 12baissée. - La figure 9 est une vue en perspective par le dessous de l'appareil baissé (position basse), la barrière (10) (11) (12) levée, la barrière opposée (10) (11) (12) baissée. - La figure 10 représente la cinématique d'articulation de la hauteur variable des balanciers (6). Notre appareil de médicalisation se décompose comme suit - 1 mécanisme de hauteur variable, sur 4 roues (2) pivotantes dont 2 peuvent être équipées de freins. Ce mécanisme est composé de 1 chassis tubulaire (1). Il reçoit en (20) 2 balanciers (6) solidaires l'un de l'autre, reliés en (5) par 2 traverses (23). Il reçoit en (11) un vérin (3), soit électrique avec télécommande à fil ou à distance, soit hydraulique à pédale, qui actionne les 2 balanciers (6) en (5)., - 1 chassis tubulaire (8). Ce chassis (8) est relié en (21) au mécanisme de hauteur variable précédemment défini par 4 tubes de liaison (7). Ce chassis (8) est destiné à recevoir en (211) d'une façon coulissante et réglable 2 longerons tubulaires (9). Ces 2 longerons (9) peuvent être verrouillés par 4 volants de serrage (19), et peuvent recevoir par boulonnage en (30) un long pan décoratif. Ce chassis reçoit en (25), par un principe de boulonnage, 1 cadre tubulaire (22). - 2 longerons tubulaires (9) coulissant en (24) dans le chassis précédemment décrit (8). Ces 2 longerons réglables sont destinés à recevoir un sommier quelconque, équipé ou non de relève-buste et relève-jambes ou un lit complet qu'il prendra sous -les longs pans. Le sommier ou le lit sont simplement posés sur les parties coulissantes (26). D'autres principes de support peuvent être envisagés selon les différents soi miers ou lits rencontrés : il ne suffit que de fixer sur ces longerons un support à un endroit différent dans la longueur du longeron. On peut également élever ce longeron par des tubes de liaison soudés sur les parties coulissantes (26). Ces 2 longerons (9) reçoivent chacun une barrière pliante en (18), boulonnée sur le longeron par dessous. Ces longerons peuvent recevoir un système de verrouillage des barrières par un système de crémone verrouillant les 2 points d'ancrage de barrière d'une seule manipulation. Ces 2 longerons pourront recevoir 2 longs pans en décor, par boulonnage en (30). - 2 barrières (10) (11) (12). Ces barrières sont pliantes. Elles peuvent s'articuler vers la tête ou le pied. On peut donc les interchanger de gauche à droite, inversant ainsi le sens d'articulation. Ces barrières sont emboitées en (18) sur les longerons (9). Elles sont verrouillables sur les longerons (9), soit par simple boulonnage, soit par un système de crémone qui verrouille les pieds de fixation (28) en une seule opération. Chaque barrière est composée d'une traverse supérieure (12), articulée en (11)), d'une traverse (11) articulée en (15) et (16) sur 2 colonnes (10) ; un fourreau (17) vient verrouiller la barrière par simple coulissement sur la colonne (10). Ce fourreau verrouille la colonne (10) sur le pied de fixation (28) de la barrière au longeron (9) Ces barrières pliées se rabattent sur le longeron (9) sans le dépasser. - Un cadre tubulaire (22) boulonné en (25) sur le chassis précédemment décrit (8). Ce cadre (22) reçoit en (27) soit une potence, qui aidera la personne alitée à entrer et sortir de son lit, soit un porte-sérum. Les 2 points d'ancrage sont identiques, de sorte qu'il n'y a ni droite, ni gauche. Ce cadre pourra recevoir des boiseries tête de lit en décor fixés sur un panneau qui pourra se visser sur 2 trous (29). Réalisation effectuée à partir de tube acier soudé qualité 102, les tubes étant tronçonnés, ébavurés, poinçonnés, percés, les assemblages exécutés en système de soudures semi-automatique. Les platines pourront être cisaillées ou découpées au laser. L'utilisation de fer plat, de profil serrurier en U" ou cornière du commerce, tronçonnés, poinçonnés et mécano-soudés semi-automatique sera également requise. Les tubes ronds de barrières, de qualité 103, seront cintrés sur galets, écrasés à la presse et poinçonnés. Ils recevront un traitement classique de chromage. les colonnes et fourreau seront des pièces usinées au tour, percées et taraudées. L'ensemble des chassis recevra un traitement de poudrage époxy après phosphatation. REVENDICATIONS 1) Appareil mobile de médicalisation d'une literie existante ou d'un somnier traditionnel équipé ou non équipé de relève-buste et relève-jambes, caractérisé par un mécanisme de hauteur variable sur roues, actionnant un chassis tubulaire (8) qui lui-même reçoit tout d'abord 2 longerons (9) coulissants, réglables, pour supporter le sommier ou le lit, et recevoir en même temps une paire de barrières (10) 2) Appareil mobile de médicalisation selon la revendication 1, caractérisé en ce que le mécanisme de hauteur variable sur roues comprend un chassis (1) recevant 2 balanciers (6) reliés par 2 traverses (23), les 2 balanciers étant actionnes par un vérin (3) soit électrique avec téléoommande à fil ou à distance, sOit hydraulique à pédale. 3) Appareil mobile de médicalisation selon la revendication 1, caractérisé en ce que le chassis tubulaire (8) est relié et articulé sur le mécanisme de hauteur variable par des tubes (7). 4) Appareil mobile de médicalisation selon la revendication 1, caractérisé en oe que les 2 longerons (9) coulissent dans le chassis tubulaire (8), et en ce que l'ensemble constitué avec le chassis (8) crée la possibilité de recevoir un soc mier quelconque équipé ou non de relève-buste et de relève-jambes ou un lit plet , puis 2 barrières amovibles et pliantes (10) (1l) (12) et éventuellement un décor de 2 longs pans. 5) Appareil mobile de médicalisation selon la revendication 1, caractérisé en ce que les 2 barrières (10) (11) (12) sont chacune verrouillables sur les longerons (9) par vissage ou par crémone, et stabilisées en position ouverte haute par un fourreau coulissant (17), composées d'une traverse haute (12), d'une traverse de milieu (11), les 2 traverses étant articulées en (14) (15) (16) sur 2 colonnes (10) elles-nêmes articulées sur 2 embases (28), un fourreau (17) coulissant sur une colonne venant verrouiller I'embase (28). 6) Appareil mobile de médicalisation selon la revendication 1, caractérisé en ce que le cadre tubulaire (22) est boulonné sur le chassis tubulaire (8), équipé de façon à recevoir une potence et un porte-sérum, 2 trous (29) permettant de recevoir un panneau décor tête de lit.