FR 2735576 A1 19961220 FR 9507318 A 19950614 VA@@SE AUTONOME DE PRÉLÉVEMENT DE GAZ La p@esente invention do@cerne un dispositir de prélevement de gaz dans des@sac enanches à l'aide @ une valise autoneme. L'@nalyse des gaz@d'envtronnement s'ettectue génécalement sa@ place à l'aide de materiel sophistique et conteux (analyseurs de gaz), ce matériel place dans un véhicule ne permet pas d'approcher toutes les zones contaminees ou polluées pour remédier à ces inconvénients nous proposons une valise autonome rechargeable permettant de stocker les gaz incrimines dans des saes qui après reperage pourront étre analysé en laboratoire. La valise est constituee de deux compartiments @) Compartiment de prélèvement Le compartiment de prélèvement comprendra: a) Une @om@e de prélèvement de gaz et de vidange des saes b) Deux électrovannes permettant soit la vidange soit le remplissage des sacs @) Un Un filtre d'entre pour eviter l'encrassement de La pompe d) Une temporisation du temps de prélèvement pour éviter l'éclatement des sacs e) Un pressostat pour le contrôle de l'étanchéité es sacs. :) Un raccord rapide et etancle cour le branchement et l'échange rapide des sacs. g)Une alimentation autonome rechargeable pour le fonctionnement de la valise 2) Compartiment de stockage. Le compartiment de stockage comprendra Le sac de récupération des gaz placé a l'intérieur de la valise cour eviter toute déchirure et relié a elle ci par le raccord rapide et tanche permettant ainsi le remplacement rapide de dernier et l'intégralité des composants des gaz préleves. FOUCTIONNEMENT DH LA VRL@SE @chémas 1/3 2/3 3/3) Avant de prélever les gaz à analyser @l est @ecessaire de s'assurer que le sac de prélèvement soit vide et étanche,nous effectuérons pour cela un controle d'étanchéité du sac avant prélèvement. Controle de l'étanchéité du sac. (Schéma 1/3) Four effectuer le contrôle d'étanchéité il faut mettre en marche la valise pour cela on ferme l'interrupteur général (Il) la lampe temoin (L1) de fonctionnement s'allume,on place alors l'intérrupteur (@2) sur la çosition (vidange) ce faisant on met en marche la pompe directement et on enclenche les electovannes trois voies (EV1 et EV2) ,la pompe tournera tant que Le sac ne sera pas vide lorsque le sac sera vide un témoin de vidange (L2) s'allumera commandé par le pressostat (P) et arrétera la pompe,si la lampe témoin (L2) reste allumée après l'arrèt de lapompe celà signifie que le sac est étanche et que ncus pouvons commencer le prélèvement des gaz. Prélèvement des gaz. Schema 2/3) Pour prélever les gaz il suffit de placer l'interrupteur (12) sur la position remplissage å ce moment on met en -narche uniquement la pompe en passant par une temporisation (T) de prélèvement le remplissage du sac s'ettectuera durant le temps de temporisation programmé vitant ainsi l'eclatement du sac des crue le sac est rempli nous ouvrons la valise et nous remplaçons le sac le gaz stocké dans le sac de prélèvement est préservé par le raccord étanche et peut être ainsi dirigé sur un laboratoire d'analyse. REVENDICATIONS 1) Uispositir de prélevement de gaz caractérisé en ce qu-'iL comporte une valise autonome dans laquelle sont intallés un dispositif de@vidange et de remplissage de sac ainsi qu'un sac de prélèvement raccordé à la valise par un raccord rapide et étanche. 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérise en ce qu'une Cemporisation de remplissage limite le temps de prélèvement evitant l'éclatement du sac. 3) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le sac est amovible placé à l'intérieur de la valise et connecté à celle par un raccord rapide et étanche. 4) Dispositif selon la revendication l caractérisé en ce que l'alimentation de la valise soit autonome et rechargeable.