FR 2730304 A1 19960809 FR 9501533 A 19950207 DESCRIPTION -La présente invention concerne un appareil mécanique de métrologie destiné à être utilisé plus particulièrement dans l'industrie et notamment pour le contrôle de mesures précises d'alésages et de secteurs d'alésages cylindriques ou côniques de grande dimention. -II permet également (par calcul) de connaître la valeur en degrés d'alésages coniques. -Actuellement, les appareils de contrôle mécaniques utilisés (jauges ou tubes micromè- triques) ne permettent pas d'effectuer des mesures d'alésages de plus de 6 mètres du fait de leur trop grande flexibilité ni de mesurer la valeur d'alésages côniques de mêmes proportions, ils ne peuvent pas non plus réaliser des mesures de secteurs d'alésages sans avoir recours à l'invention. -II existe d'autres appareils de mesures non mécaniques utilisant comme resource le LASER. Ces outils sont d'un emploi assez compliqué (et ne pouvant être utililisés par de simples opérateurs machine), de plus, le temps d'installation pour effectuer les prises de mesures est très long. Ces outillages sont par surcroit très onéreux. -Le dispositif selon l'invention permet de remèdier à ces inconvénients tout en se limitant principalement pour le contrôle de mesures d'alésages. - II est constitué du bras ( 1 ) sur lequel est fixée une bille(4) autour de laquelle vient en contact l'élément(22) maintenu par un mécanisme composé des éléments (11-13-14-1517-24-27) insérés dans le corps(8). L'utilisateur après avoir ajouté une jauge(29) à l'appareil et exerçant un mouvement circulaire B accompagné d'une occillation suivant C mesurera la valeur des rayons opposés qui, une fois ajoutés déterminerons le diamètre. - Pour les mesures d'alésages ou de secteurs côniques les mesures (A-B-C-D) correspondant à une diagonale, un calcul sera necessaire pour obtenir les valeurs de diamètres et de pentes. - Les dessins annexés illustrent des modes particuliers de réalisation de l'invention. -En référence à ces dessins, le dispositif se compose d'un bras (1), étant le point fixe de l'appareil, à une de ses extrémités selon l'axe (A) est pratiqué un trou taraudé (2) dans lequel vient s'introduire la vis (9). -La bille (4) est insérée dans le corps (8) et, au moyen des flasques (6 et 7) sera ajustée rigoureusement à l'intersection des axes (A et B). -Cette bille (4) est percée en son centre (5) afin de permettre le passage de la vis (9) qui assurera son blocage sur le bras (1). DESCRIPTION -Le corps (8) comporte selon l'axe (A) un taraudage (3) dans lequel vient se visser les deux flasques (6 et 7). -Le corps(8) comporte selon l'axe(B) un alésage(10) prévu pour y introduire le pis ton(11). Il comporte également un trou(25) afin de permettre le passage de l'élément(22), et un orifice (26) prévu pour l'étalonnage de l'appareil. -Le piston (11) est taraudé en son centre (12) selon l'axe (B) afin d'y recevoir l'embout de la jauge ou tube micromètrique (17) un ergot (13) vissé sur le diamètre extérieur du piston (11) I'empêchera de tourner pendant l'introduction de l'embout de jauge (17). -Le ressort (14) est placé dans l'alésage (10) du corps (8), entre le piston (11) et la bride (15), et dont le rôle principal est d'assurer la liaison constante et équilibrée entre l'embout de jauge (17) et le diamètre extérieur de la bille (4); la force exercée par le ressort (14) se mesure au moyen du vernier (16) par le biais de l'ergot (13). -La lumière (28) pratiquée dans le corps (8) permet à l'ergot (13) de se déplacer selon l'axe B en fonction de l'effort demandé au ressort. -La bride (15) filetée extérieurement vient se visser dans la partie (18) du corps (8) afin de maintenir l'ensemble des pièces (11 et 14), cette bride (15) est alésée en son centre à un diamètre identique à celui de l'embout de jauge (17). -La figure 3 représente l'appareil fixé à la tourelle du tour (21). -Selon la figure 4 le bras (1) peut être fixé au moyen d'un support (20) assez rigide et fixé lui même de façon à lui assurer une parfaite stabilité. -La vis (9) comporte à une de ses extrémités une partie arrondie (19) qui intervient pour l'opération de contrôle sur tour, d'alésages et de secteurs coniques -Selon la figure 5, les différentes positions (1-2-3-4) sont necessaires pour effectuer les mesures d'alésages côniques. D'après la figure 6, les dépicements Z et H seront pris en compte ainsi que (A et B) et (C et D) pour effectuer le calcul de la valeur de la pente et de diamètre du cône. -Selon la figure 7, le dispositif permet par une rotation de 1/2 tour (de plateau du tour) sur lequel est fixée la pièce à contrôler, de relever des mesures de secteurs cylindriques ou coniques. -L'embout de jauge(17) se compose de l'élément(22)assurant la liaison entre la bille(4)et l'extrémité de la jauge micro(29). L'élément(22) est maintenu dans l'embout de jauge(17) par la vis(27)appuyant sur le ressort(24). Le ressort(24) comporte une partie resserrée prévue pour se loger dans la saillie(23). L'embout de jauge(17) vient se visser dans la partie(12) du piston(11). -Selon une variante non illustrée, l'embout de jauge (17) peut varier en fonction des types de jauges micromètriques utilisées. REVENDICATIONS I -Dispositif de mesure d'alésages cylindriques ou coniques de grande dimention caractérisé en ce qu'il comporte un bras(1) sur lequel est fixée une bille(4) contituant la partie centrale .La pièce(22) assurant la liaison entre la bille(4) et la jauge(29),est maintenue en contact sur la bille(4) par un mécanisme(ii-13.14.is.i7-24-27) inséré dans le corps(8); l'utilisateur après y avoir adjoint une jauge micromètrique existante (29) sera en mesure en exerçant un mouvement circulaire B accompagné d'une occillation suivant C, de mesurer la valeur des rayons opposés qui, une fois ajoutés déterminerons le diamètre. 2-Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que la bille (4) forme l'articulation du corps (8) par l'intermédiaire des flasques (6 et 7). 3 -Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le ressort (14) assure une pression constante afin que la pièce (22) de l'embout de jauge (17) soit maintenu en contact sur le diamètre extérieur de la bille (4). 4-Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que le corps (8) comporte un orifice (26) permettant l'étalonnage de l'appareil.