FR 2739774 A1 19970418 FR 9511943 A 19951011 INCINERATEUR D'AIGUILLES DENTAIRES ET MEDICALES. DE LAMES DE SCALPEL ET D'INSTRUMENTS D'ENDODONTIE. La présente invention concerne un dispositif compact et portable, destiné à détruire par fusion les aiguilles de seringues médicales, les aiguilles de seringues dentaires, les lames de scalpels et les Instruments d'endodontie tels que broches, limes et t re-nerf s )'epuis dix ans, I I'augmentation dramatique du nombre de maladies virales graves - H.I.V. et Hépatites B et C - est due, entre autre, à la contamination sanguine conséquente aux blessures ou piqûres accidentelles par des instruments piquants et souillés. Pour réduire les risques de contamination accidentelle, les administrations locales, et notamment municipales, obligent de plus en plus les professionnels de santé à prendre leurs responsabilités vis à vis des instruments souillés après utilisation. Ces instruments doivent être soit stérilisés si réutilisables, soit éliminés, mais de façon à ce que personne ne puisse être contaminés dans, ou en dehors du cabinet médical, dentaire ou autre. Une prise de conscience commence à se faire et certains praticiens s'équipent de containers de stockage, mais ceux-ci n'empêchent pas, les risques de blessures du personnel médical lors du recapuchonnage des aigu îles après utilisation, et ne sont pas toujours incinérer, comme cela devrai t être le cas la présence de dizaines d'aiguilles souillées dans ces containers est comme une bombe à retardement. Qans le secteur dentaire. par exemple. les aiguilles utilisées par les praticiens sont traditionnellement recapuchonnées après emploi - d'ou risque de piqûre accidentel le du personnel soignant - et Jetées dans une poubelle classique - d'ou risque de contamination du public pouvant entrer en contact involontaire avec ces instruments souillés ( personnel du service de nettoiement , enfants etc Pour répondre à ces nouvelles données. certains dispositifs. comme ceux décrits dans le brevet H 26865 i 6 . permettent par une technique analogue (fusion) de détruire les aiguilles médicales. mais ne peuvent. par la conception de l'orifice d'entrée. permettre l'incinération des lames de scalpels ou de la partie postérieure des aiguilles dentaires. Son emploi est donc limité uniquement aux aiguilles utilisées dans le secteur médical Un autre dispositif. déposé sous le N 2621 825 détruit les aiguilles médicales uniquement par meulage. Mis à part son emploi restrictif (secteur médical).le problème posé par la contamination bactérienne reste entier car les bactéries ne sont pas toutes éliminées par ce procédé certaines résistent à des températures bien supérieures à celle engendrée par le dispositif. La présent invention permet de palier aux inconvénients. innérents aux dipositifs décrits ci-dessus. par le fait que l'orifice d'entrée. destiné aux algol îles est spécialement conçu pour pouvoir non seulement détru@@e les aiguilles médicales et la partie anténeure des aiguilles dentaires mai S aussi la partie postérieure des aiguilles dentaires. ainsi que les instrumentS d'endodontie tels que limes. broches et tire-nerfs. Du fait que le principe de destruction retenu et décrit est la fusion réel le des instruments précités. la prolifération bactérienne est réduite à néant à ce niveau Le moyen de destruction du dispositif décrit ici est caractérisé par un arc électrique la fusion de l'instrument métallique inséré est alors complète. L'aiguille. ou tout autre instrument précité. est insérée entre deux plaques de cuivre servant d'electrodes . quand l'instrument touche en même temps les deux plaques de cuivre. le circuit est alors fermé. Le courant circulant provient d'une batterie rechargeable couplé à un circuit imprimé permettant d'obtenir un courant de faible voltage et de très haut ampérage provoquant donc un arc électrique d'une température supérieure à 1 200'C. Le dispositif contient trois éléments principaux une batterie rechargeable, un bloc mécanique ou ce fait l'incinération. et un circuit imprimé , celui-ci est spécialement muni d'un connecteur central offrant l'avantage de pouvoir entre monté ou démonté rapidement et facilement par un non spécialiste. L'appareil fonctionne sur secteur et batterie rechargeable celle-ci autorise la destrucrion d'environ 200 à 300 aiguilles (suivant leurs diamètres. on en détruit plus ou moins) avant d'être déchargée. En fin un élément pare étincelles, qui peut entre amouible. se clips sur le pourtour extérieur des orifices d'entre des instruments Pour mieux faire comprendre l'invention. on défi ni t ci-après un exemple de réalisation. non limitatif Illustré par des figures ci-annexées dont la figure 1 représente. à titre d'exemple l'incinérateur en vue frontale et en perspective. L'appareil comporte un boitier ( 1 ) présentant sur sa face frontale un pan incliné (2) permettant un meilleur angle de vision pour l'opérateur, généralement situé au dessus de l'appareil lors de la manipulation ; en effet. sur le pan incliné (2) sont situés un orifice (3). en forme de trou de serrure. destiné à recevoir les aiguilles médicales. les deux extrémités des aiguilles dentaires et les instruments d'endodontie ( limes. broches. tire-nerfs ) et un orifice (4) en forme de fente. destiné à recevoir les lames de scalpels. Sur la face supérieure de l'appareil, outre une poignée ergonomique (5). permettant de transporter facilement l'incinérateur. on peut voir un interrupteur (6) dit "fugitif", c'est-à-dire qu'il doit toujours être maintenu avec un doigt en position "MARCHE". sinon il revient de lui-mème à la position "ARRET" il est placé le plus loin possible des orifices d'entrée (3) et (4) des instruments, ceci pour répondre aux normes de sécurité Internationales afin d'éviter toutes piqures accidentelles lors de la manipulation. Pour des raisons de visibilité. sur la meme face sont disposées trois diodes electroluminescentes une verte (7). indiquant la mise en marche de l'appareil. une @aune (8) indiquant la mise en charge de l'appareil - au moyen d'un cordon électrique branché sur le secteur - et et une rouge (9) Indiquant la nécessité de recharger la batterie Sur une des faces latérales un tiroir (1 0) est destiné à récupérer les résidus métalliques. provenant de l'incinération des instruments. La figure 2 représente une vue postérieure en perspective de l'appareil et sur cette face arrière est située la prise secteur mâle (11). muni de son fusible de sécurité, et permettant de recharger la batterie. sur le Secteur. Les figures 3A à 3C. représentent en coupe. la partie mécanique ou se fait l'incinération. La figur 3A représente cette partie mécanique "au repos" avant introduction de l'élément à incinérer, ici une aiguille est représentée. à titre d'exemple. La partie mécanique comporte deux plaques de cuivre. I'une extérieure (12). munie des deux orifices d'entrée (3) et (4). et l'autre plaque (1 3). parallèle à la première et montée sur un socle (14). à l'intérieur de l'appareil. La plaque de cuivre extérieure ( 1 2) est recouverte. sur sa face externe d'une plaque de protection ( 1 5) en plastique. piexiglass ou tOut autre matériau similaire qui laisse evidemment libre les orifices d'entrée (12) et ( 1 3).La plaque de cuivre extérieure (1 2) est solidarisée à la plaque de cuivre intérieure ( 1 3) par le biais de colonnes (16) munies de ressorts (1 7) Les figures 3B et 3C représente ce qu'il se passe lors de la destruction d'une aiguille. par exemple On insère donc. avec une main l'aiguille à détruire dans l'oritice (3) en forme de trou de serrure. prevu à cet effet. jusqu'à la mise en butée sur la plaque de cuivre intérieure ( 1 3) on s'arrange pour que l'instrument - Ici une aiguille soit bien au bord Inférieur de l'orifice (3). pour que le contact entre les deux plaques (1 2) et (13) soit établi dans le même temps. et avec l'autre main on maintient l'interrupteur (6) fugitif en position "MARCHE" Les deux mains sont donc occupées. Le circuit étant fermé. le courant circule et produit. au niveau de l'aiguille un arc électrique qui fait fondre l'aiguille : on pousse alors régulièrement l'aiguille jusqu'à ce que sa partie centrale 2 1 ) arrive en contact avec la plaque de cuivre extérieure (1 2). on continue de pousser. enfoncant la plaque de cuivre (1 2) vers l'intérieur elle est guidée dans son mouvement par les colonnes (1 6). qui la maintiennent parallèle à la plaque intérieure (1 3) le mouvement est stoppé quand la plaque de cuivre extérieure ( 1 2) arrive à environ t 5 à 2 mm de la plaque de cuivre intérieure ( 1 3) .Ceci permet de détruire l'aiguille au ras de sa base on retire alors l'aiguille, ou ce qu'il en reste et la plaque de cuivre extérieure ( 1 2) reprend sa position initiale grâce aux ressorts (17) montés sur les colonnes (16) La figure 3B nous montre la position des deux plaques ( 1 2) et (13). pratiquement à la fin de l'opération de destruction de l'aiguille les ressorts (1 7) sont comprimés et les plaques (1 2) et (1 3) sont très proches l'une de l'autre. La figure 3C nous montre la plaque de cuivre extérieure (1 2) reprenant sa place. grâce aux ressorts (17) la base de l'aiguille incinérée ne présente plus qu'une petite boule de métal fondu (18). au ras du corps central de l'aiguille (21 ) plus de danger de piqûre accidentelle ou de contamination ( le canal de l'aiguille est Obturé Les figures 4A à 4C représentent en particulier une aiguille dentaire en coupe et la façon d'incinérer la partie postérieure (20) de celle-ci en effet. sur la figure 4A. l'aiguille dentaire est intacte avec sa partie antérieure (1 9). la plus longue qui sert à pénétrer dans la muqueuse buccale et sa partie postérieure (20) la plus courte qui sert à pénétrer dans la carpule d'anesthésie , entre les deux le corps central de l'aiguille (21).Nous voyons sur la figure 4B comment. une fois la partie antérieure de l'aiguille ( 1 9) réduite à l'etat d'une petite boule de métal (1 8). et recouverte de son capuchon en plastique (22) -vol r description figure 3- on détruit la partie postérieure de l'aiguille (20). aidé en ceci par le fraisage spécial usiné sur le pourtour de l'orifice d'entrée pour aiguille (3). situé sur la plaque de cuivre extérieure ( 1 2) ce fraisage circulaire, est pratiqué autour de l'orifice (3) en forme de trou de serrure, sur une profondeur de 1 mm à 2mm. suivant l'épaisseur de la plaque de cuivre ( 1 2) et centré autour du bord inférieur de l'orifice (3) et d'un diamètre légèrement plus grand que le diamètre de la partie postérieure du corps cent rai en plastique ( 2 1 ) de l'aiguille on dévisse l'aiguille recapuchonnée. de la seringue et on Insère la partie postérieure de l'aiguille (20) dans X orifice en forme de trou de serrure (3) prévu à cet effet son fraisage partitculier permet a la plaque de cuivre (12 d'épouser parfaltement les contours postérieurs du corps central ( 2 1 ) de l'aiguille et donc le dispositif peut détruire le maximum de la partie posterieure de l'aiguille (20) la figure 4C nous montre qu'il ne reste plus qu'une petite sporule de métal fondu (23). non traumatisante. Obturant la lumiére du canal de l'aiguille Ici aussi. Dans cet exemple particulier. même les aiguilles dentaires sont décontaminées et non traumatisantes des deux cotés Un pare-étincelles non représenté termine cette description : il consiste en un cadre sur lequei est tendu une feuille de caoutchouc ou un matériau équivaient. Dans un deuxième exemple de réalisation, deux cadres emprisonnent la feuille de caoutchouc ou de matériau équivalent. Quelque soit l'exemple de réalisation choisi. la feuille est percée. en regard de l'orifice pour les aiguilles (3). de deux fentes formant une croix. et en regard de l'orifice pour lames des scalpels (4). d'une fente simple horizontale. Une fois mis en place. ce dispositif permet d'eviter la dispersion de quelques étincelles que les aiguilles de gros diamètre et les lames de scalpels peuvent parfois produire dans la phase initiale d'incinération. c'est-à-dire pendant 4/ t Oe à 5/1 0e de seconde les instruments sont introduits dans l'appareil à travers la feuille de caoutchouc ou autre. et on procède comme décrit précédemment. Parce qu'il peut. par exemple. être amovible, le cadre peut se changer rapidement en cas de déterioration de la feuille de caoutchouc Bien entendu. l'invention n'est pas limitée à la forme de réalisation décrite précédemment A titre d'exemple, les diodes electroluminescentes (7)(8)(9) peuvent être étanches afin d'éviter l'infiltration de liquide. notamment lors du nettoyage de l'appareil. REVENDICATIONS 1 Dispositif dest@@é à détruire par fusion les aiguilles. les lames de schalpels et les instruments d'endodontie. caractérisé par deux plaques de cuivre (12)(13) parallèles. servant d'electrodes. reliées par des colonnes (16). montées sur ressorts (17). situées sur la face frontale de l'appareil et permettant de détruire en particulier la partie postérieure (20) des aiguilles dentaire. 2. Dispositif selon la revendication 1 . caractérise en ce que la plaque ce cuivre extérieeure (12) est mobile elle peut s'enfoncer en restant parallèle à la plaque de cuivre intérieure (13). en s'en rapprochant jusqu'à une distance de 1 5 mm à 2 mm. guidée dans son mouvement par les colonnes (16) et ramenée à sa position initiale grâce aux ressorts (17) montés sur les colonnes (16) 3.Dispositif selon la revendication 1. caracterisé par deux orifices (3)(4) distincts. si tués sur la face frontale de l'appareil et permettant l'insertion des instruments à détruire 4 Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'orifice d'ett ree des aiguilles (3) à une forme en trou de serrure. dont la partie inférieure. plus étroite permet d'avoir toujours l'aiguille en contact avec le bord de l'orifice (3). et donc de fermer le circuit à coups sur 5 dispositif selon la revendication 3. caractérisé en ce qu'autour de l'orifice en tion de se@ture pour aiguille (3). on a pratique un tra@@age circulaire de 1mm a 2 mm de profondeur. centré sur l'extrémite infer@eure de l'o@ifice en trou de serture (3) et d'un d'amétre légérement plus grand que le diamètre de la partie postérieure du corps central de l'aiguille dentaire ( 2 i j . ent rainant une épaisseur minimum de la plaque de cuivre extérieure ( 1 2 ) à ce niveau. et donc une destruction maximum de la part le postérieure de l'aiguille dentaire (20) 6.Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes. caractérisé par un Interrupteur fugitif (6). disposé sur la face supérieure de l'appareil permettant la mise fonction du dispositif. devant être maintenu en position "MARCHE" et placé le plus loin possible des orifices (3)(4) d'entrée des instruments. afin d'éviter les piqûres accidentelles lors de la manipulation. 7 Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes. caractérisé par un tiroir à cendres ( 1 0) et résidus métalliques. situé au dessous des orifices (3)(4) et récupérant les déchets stériles. 8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes. caractérisé en ce que les trois éléments principaux ( batterie, circuit imprimé, bloc mécanique ) du dispositif. sont disposés et conçus ( ex connecteur cent rai sur le circuit Imprimé ) de tel façon à être montés et démontés sans outils speciaux @@ connaissances particulières 9.Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé par une feuil e de caoutchouc ou matériau similaire enserrée entre deux cadres. formant un pare@ét@ncelles. fixé autou@ des orifices d'entrée (3)(4) des instrments et pourvue d'une ouverture en forme de croix en regard de l'orifice pour aiguilles (3). et une fente horizontate en regard de l'orifice pour les lames de scalpels (4). afin de laisser passer les instruments à détruire. 1 0 Dispositif selon la revendication précédente. caractérisé en ce que le cadre est amovible. grace à un clipsage. 11 Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les diodes eiect roluminescentes (7)(8)(9). situées sur la face supérieure de l'appareil sont étanches afin d'éviter toute infiltration de liquide lors du nettoyage de l'appareil.