FR 2731611 A1 19960920 FR 9502905 A 19950314 Crochet dentaire métallo-céramique pour squelette et plaque métal et son procédé de fabrication. Il s'agit d'un crochet dentaire métallo-céramique de la teinte de la dent qui le supporte. Les anciens crochets, jusqu'à présent, étaient entiérement en métal, Chrome-Colbat et ne pouvaient être recouverts de céramique, car coulés directement avec la plaque, et impossible de mettre la plaque métal complète dans un four à céramique ce qui enlèverait toutes les propriétés du métal. De plus, le crochet pouvait être resserré à volonté alors que la céramique ne peut pas suivre son mouvement et casserait au premier serrage. L'invention vise à pallier tous ces inconvénients, elle propose un crochet conçu dans un alliage Chrome-Colbat exempt de Béryllium et de Nickel alors que de nombreux métaux à céramique en sont pourvus. La conception de ce crochet est spécialement étudiée pour toutes les plaques en métal et squelette, sa surface recouverte de céramique ne subissant aucune contrainte physique, évite tous risques de cassure. Le bras du crochet peut varier entre 10 millimètres et 15 millimétres dans sa longueur et de 0,8 millimètre et 0,10 millimètre dans son épaisseur. Si l'on désire un serrage plus ou moins ferme, suivant le type de dent, (incisive ou molaire) cette structure de crochet peut également être disposée dans un simple appareil résine. Le serrage et l'activation du bras sont nécessairement obtenus par l'aménagement d'un espace dans la résine de part et d'autre de celui-ci de: 0,5 millimètre, ce qui lui permet son libre mouvement. La présente invention sera mieux comprise par la description détaillée d'un mode de réalisation en référence aux dessins annexes La figure 1 représente le crochet et son bras vu de face vestibulaire, la partie hachurée étant recouverte de céramique, le ressort et l'axe de rétention. La figure 2 représente le crochet vu de dessus face occlusale, son bras, son axe et sa partie recouverte de céramique la vis d'activation et le ressort de force de serrage. La figure 3 représente le crochet vu de côté face distale de la dent, avec sa vis, son axe de rétention et le début de la couche de céramique et le ressort. En référence au dessin, le crochet, selon l'invention, est constitué d'un crochet proprement dit 2 prolongé par un bras 7, ce dernier étant relié avec de la résine auto-polymérisante, son pivot 3 lui servant de rétention. Son activation de serrage plus ferme peut être obtenue par un ressort 8. Une vis de réglage 6 est prévue sur le bras 7 pour l'activation de serrage plus ou moins ferme permettant à la partie 2 de passer le bombé vestibulaire de la dent et de se retrouver sous le bombé sans aucune contrainte. Son support de céramique 2, visible en bouche, est esthétiquement idéal. Pour une telle structure nouvelle, on utilise un Chrome-Colbat exempt de Nickel et de Béryllium. Selon un mode de réalisation spécifique: après avoir effectué la dépouille de la dent support crochet au paralléliseur, une cire préformée de crochet suffisamment long est appliquée à la forme de la face 2 vestibulaire. Il est nécessaire de rajouter de la cire perdue de part et d'autre pour obtenir une structure plus large destinée à recevoir la céramique. Le bras 7, le crochet et son axe étant posés en un même temps. L'axe 3 de rétention, de 1 millimètre de chaque côté du bras de crochet, sera placé juste à l'emplacement de l'un des logements de la grille métallique, cette dernière étant destinée à recevoir la résine et les dents prothétiques. Le crochet étant sculpté, deux tiges de coulée en cire sont nécessaires, d'un diamètre de 0,3 millimètre en cire ronde : I'une sera disposée sur la face vestibulaire et l'autre dans la moitié du bras. Les deux tiges étant reliées entre elles, de manière à éviter les déformations. On effectue ensuite la mise en revêtement avec un matériau prévu pour le Chrome-Colbat, déshydratation du revêtement. La montée en température doit être progressive jusqu'à 1000" pendant 20 minutes. Le cylindre et son crochet sont donc prêts à la coulée. Le cylindre étant le tube métallique servant de coffrage pour le revêtement qui enrobe le crochet. Après refroidissement complet du cylindre, démoulage et sablage de notre crochet. Nous coupons les tiges de coulées. Le bras, le crochet et son axe sont alors ajustés à sa dent support à l'aide de meulettes diamantées. Le bras de crochet est dégrossi et diminué vers son extrémité côté vis et ressort, pour obtenir une partie plus large que le bras. Ce qui lui permettra, par sa surface plus étendue et son axe, de se désolidariser de la résine, de retrouver son emplacement sans sortir de son logement pour obtenir ainsi son auto-activation. Après avoir réalisé la partie métallique, un nouveau sablage est nécessaire, puis un nettoyage à la vapeur de la partie destinée à recevoir la céramique. Le premier traitement du métal consiste à passer une couche liant au pinceau puis d'effectuer sa cuisson à 970" La deuxième opération consiste à passer une couche de base opaque et cuisson à 9500 Nous passons à la troisième opération qui consiste à passer une couche d'opaque à 950" sous vide. La céramique est prête à être apposée en une couche bien uniforme, en prenant bien soin de ne pas déborder. La dernière opération concernant la couche de céramique étant terminée, le glaçage à la teinte demandée est effectué. Polissage de la partie du bras de crochet pour sa pose sur la plaque métal. Il est nécessaire de couler de la résine. Auto-polymérisable dans la partie sous le bras du crochet qui forme toute sa longueur. Aplanir à la meulette au raz de la grille de la plaque puis effectuer le polissage de la résine. Mettre le crochet dans sa position : I'axe dans le logement de la grille puis le solidariser à la résine auto-polymérisable. Sortir délicatement la plaque métal avec le crochet en place, il est à ce moment non activé. Enfin, pour obtenir son auto-activation de serrage, il est nécessaire de dégager la résine qui se trame partie 4 derrière le bras, pousser plus ou moins selon que l'on désire un serrage ferme ou modéré. Le crochet ayant reculé sans sortir de son axe. Vous pouvez le solidariser définitivement, la vis de réglage permettra d'assouplir sa force de serrage par son angle refermé de 0,03 m., obligatoirement l'ensemble du crochet se trouve plaqué contre la dent. Ces opérations terminées pour permettre son battement, nous aménageons un espace nécessaire pour son activation de chaque côté du bras de crochet juste à la hauteur de son épaisseur, par de la cire. Poser le ressort si vous désirez un serrage plus important. Le crochet définitivement en place, vous pouvez terminer le montage des dents de la plaque métal. Pour enlever la cire autour du bras de crochet qui se trouve maintenant dans la résine, il suffira d'évacuer cette cire à l'aide d'un pistolet à vapeur. Pour éviter que le logement du bras du crochet ne se charge d'aliments ou d'impuretés, la cire sera remplacée par un silicone de la teinte de la résine, ce qui a pour effet de donner encore plus de souplesse au crochet. Les résultats et avantages obtenus selon l'invention sont Le crochet dentaire en Chrome-Colbat sans Nickel ni Béryllium est conçu pour toutes les plaques métal et squelettes. Sa surface plus importante mais son épaisseur moindre, lui permet de recevoir sur la partie prévue à cet effet, une couche de céramique de la teinte de la dent qui le supporte. Très souple et activable à la demande grâce à son bras muni d'un axe situé en son extrémité qui est prévu pour son repositionnement à la pose. Il s'active ou s'auto-active pour un serrage à la demande. Réglable dans sa force de serrage par une vis située derrière la partie du bras de crochet, pratiquement face au ressort, son bras étant de très faible encombrement. Principalement, très esthétique puisque sa partie visible en bouche est recouverte de céramique de la teinte de la dent du patient. Le crochet dentaire métallo-céramique pour plaque métal et squelette est caractérisé par le fait qu'il est recouvert de céramique et auto-activable. Pour la souplesse de son bras et la présence du ressort qui le plaque d'avantage contre la dent. Le métal Chrome-Cobalt utilisé est très ferme, en comparaison à d'autres métaux couramment utilisés pour les couronnes céramo-métalliques, ce qui permet de donner une plus grande rigidité au bras de crochet. REVENDICATIONS 1 Crochet dentaire métallo-céramique pour squelette et plaque métal, Caractérise en ce que sa partie crochet (5), comporte sur la face vestibulaire (2) une couche de céramique de la teinte de la dent (1). 2 Crochet selon la revendication (1) caractérisé en ce qu'il est activable et auto-activable grâce à son bras (7) bloqué en son extrémité par un axe (3) de rétention dépassant de chaque côté dudit bras et venant se placer dans un logement de la grille du stellite. 3 Crochet selon la revendication (1), caractérisé en ce qu'il comporte un ressort (8) disposé sur le bras (7) pour un serrage plus ferme contre la face vestibulaire (2) de la dent (1). 4 Crochet selon la revendication (1), caractérisé en ce qu'il comprend une vis (6) de réglage prévue sur le bras (7) pour l'activation du serrage permettant à la partie (2) de passer le bombé vestibulaire de la dent (1). 5 Procédé de fabrication du crochet métallo-céramique selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes ci-après : a) Préparation du logement de la grille du squelette ou plaque métal, prévu pour I'axei3), le squelette devant être terminé. b) Adaptation d'un crochet en cire préformée avec un bras suffisamment long raccourssiçable à la demande. c) Coulée de la cire perdue de part et d'autre de la partie vestibulaire de la partie crochet (2) pour former une surface plus importante destinée à recevoir la céramique. d) Pose de l'axe (3), puis de deux tiges de coulée une au niveau du bras (7), L'autre au niveau du crochet (5) pour éviter toutes déformations. e) Coulée du crochet, muni de son bras et de son axe, finition, ajustage, traitement du métal et apposition de la céramique. f) Après un glaçage, polissage et finition, le crochet est prêt à sa pose. 6 Application du crochet selon l'une quelconque des revendications 1 à 4 ou fabriqué selon la revendication 5 à tout type d'appareils : plaque métallique, squelette ou appareil résine simple.