FR 2713092 A1 19950609 FR 9414500 A 19941130 Cette invention a pour objet des améliorations dans les dispositifs d'injection en phlébologie et mésothérapie . Elle est en rapport avec un dispositif qui permet de réaliser des injections veineuses en phlébologie, pour faire de la sclérothérapie et aussi pour faire de la mésothérapie I1 commence à fonctionner manuellement et le débit comme la pression d'injection se règlent automatiquement I1 existe des antécédents de dispositifs pour permettre d'injecter des médicaments en solution à doses faibles et régulières, constitués avec des moteurs électriques et des transmissions à très forte démultiplication . Ces mécanismes d'entrainement sont toutefois coûteux, lourds et encombrants On connait des seringues dont le piston est agencé de façon à être entraîné par un mécanisme autonome à ressort métallique : elles sont relativement compliquées . I1 existe aussi des mécanismes ésotériques Nous trouvons aussi le "mésoperfuseur" de Pistor, médecin français qui a pouf arisé so utilisation . En phlébologie on a essayé d'utiliser le même système et tous ont été éliminés, étant donné que pour cette utilisation on a besoin d'un débit qui ait un début rapide et un arrêt aussi rapide, cette condition étant necessaire en phlébologie pour éviter les nécroses ou des tâches dans la peau, de difficile correction ensuite I1 est facile de ccmprendre qu'un appareil conventionnel comme celui qui est connu jusqu'à ce moment, a un début d'injection trop lent et son arrêt présente une inertie qui rend impossible l'arrêt instantané de l'injection La nouveauté de cette invention est que c'est un système fermé d'un côté nous trouvons le moyen moteur(gravitation, électrique, élastique ou pneumatique ou électronique ) en rapport avec le pis-ton de la seringue et à la sortie un cathéter flexible fongiforme qui en avant de l'aiguille de ponction est pressé par une pince, cette pince étant munie d'un bras d'actionnement qui permet l'ouverture au momeht précis de l'injection Ce dispositif comprend ainsi trois parties solidaires : 1) un conduitlongiforme (21), type cathéter, qui conduit le liquide d'injection, fixé d'un côté à l'extrémité de la seringue (10) et de l'autre côté à vae aiguille d'injection hypodermique (18) située dans un manche de commande (22) 2) Un manche de commande (22) servant de support ffi une pince dont les deux mâchoires (14) obturent le cathéter à son extrémité distale (16) et qui est actionnée par une commande manuelle (17) permettant son ouverture et le passage du liquide d'injection dans l'aeiguille hypodermique (18) 3) Un support guide (4) (tube cylindrique) permettant de fixer le corps de la seringue (10) de façon coaxiale à une pièce commandante ( cylindre pleinssqui exerce la pression requise sur le piston de la seringue situé dans le même axe longitudinal du support guide et de la pièce commandante La pièce commandante peut se déplacer dans le support guide (4) par l'intermédiaire d'un moteur dont la fermeture de l'électrocircuit est déclenchée par un détecteur de pression hydrostatique de la colonne liquide de la seringue et du cathéter La pièce commandante peut se déplacer par action gravitatoire dans le support guide dont l'axe longitudinal est alors positionné de façon verticale au dessus de la seringue et de son piston A Le support guide (4) est fixé sur un bati portatif (2) par un axe(3 ce qui lui permet une rotation de 1800 avec celui-ci et ainsi de retourner la position supérieure de la pièce commandante en la disposant au dessous de la seringue (10) La pression dans la colonne liquide est prédéterminée et sa régulationreùtomatique, ce qui permet un débit d'application rapide sur la veine et un arrêt instantané au moment même où on cessede faire pression sur le bras d'actionnement, étant donné que cet appareil a un manche joint à l'aiguille de ponction qui lui sert de support et permet de travailler sans autre dispositif de démarrage . I1 n'y a aucune perte de substance par inertie finale, et cela fait la différence avec tout ce qui est connu jusqu'à ce jour Le mécanisme agit de la fo6 suivante d'abord on met la pression avec laquelle nous voulons travailler dans la colonne liquide en mettant en marche le système moteur.Vu que c'est un système fermé, il s'arrête quand on arrive à la pression désirée : Dans une seconde étape, on produit l'ouverture manuelle de la pince, la pression tombe dans la colonne liquide et de nouveau le système moteur commence à presser le piston de la seringue, ce qui produit l'injection dans la veine avec un jet constant . A la troisième étape on ferme la pince et au moment d'arriver à la pression préfixée dans le système liquide, le système moteur stabilise la pression contre le piston Le système d'autorégulation de la pression peut varier en fonction de l'élément moteur que nous utilisons : si celui-ci est électromécanique, pneumatique, électronique etc..., la pression se reglera à l'intérieur du système liquide par un sensor qui de manière indirecte mesure la pression sur la colonne liquide stérile, et au moment d'arriver à la valeur désirée coupe le circuit Dans le cas où le système moteur est donné par un poids placé audessus de la seringue, cette pression va se règler automatiquement selon le poids que nous aurons placé sur le piston de la seringue et au diamètre de ce piston étant donné que P=F/S . Cette pression va être constante tout le long de l'application du contenu liquide de la seringue et au moment de fermer la pince, le liquide va rester soumis encore à la pression prédéterminée.Si on fait une rotation de 1800, le poids se placera au-dessous de la seringue et nous obtiendrons une pression négative qui nous permettra d'aspirer Le fait est que la pince qui se trouve placée dans le manche de commande (22) rend possible la mise en fonctionnement de l'appareil, sans besoin de pédales ou d'interrupteurs, ce qui fait la différence avec tout ce que nous connaissons Ayant détaillé l'invention, ses fonctions, ses avantages et sa simpIicité-par-råpport'à-celleslconnues?actuellemenb on peut noter la différence qui est illustrée dans la description numérique et un exemple de celle-ci . Bien entendu la description et les dessins ne sont donnés qu'à titre d'exemple indicatif et non limitatif Sur les illustrations ci-jointes aux numérations égales correspondent des parts égales La figure 1 montre un appareil avec son moyen moteur constitué par action gravitatoire La figure 2 montre le manche avec sa pince . On voit un appareil conforme à l'invention comprenant un bati portatif constitué par une base (1) d'où sortent en angle droit deux structures rectangulaires (2) qui ont sur l'extrémité supérieure,de chaque côté 2 axes filetés où est monté le support guide, constitué par un tube cylindrique (4) qui sert de guide à la pièce commandante constituée par un cylindre massif (5) qui a sur sa partie inférieure un dispositif (6) pour fixer le piston (12) de la seringue(l0) . Le tube cylindrique (support guide k) a un couvercle dans sa partie supérieure et dans sa partie inférieure un autre couvercle perforé (8) doté d'un guide cylindrique (9), cette structure ayant une coupure antérieure qui permet d'introduire la seringue (10) dans cet orifice, tandis que sa face supérieure est munie d'un dispositif (11) qui permet de fixer le corps de la seringue (10) dans une position verticale, et coaxiale par rapport à l'axe géométrique du support guide (4) Sur la figure 2 > on voit le manche de commande (22) qui est cd'stitué par une pièce cylindrique (22), qui a une coupure longitudinale qui permet d'introduire dans sa loge (20), un cathéter flexible (21) . te manche est muni d'une pince (13), qui a une paire de petites mâchoires (14), qui se trouvent sous l'influence des moyens élastiques, constitués par un ressort (15) de rappels qui les mettent en position d'étranglement total du conduit flexible lequel passe dåns-lAespace entre les mâchoires (16) . Cette pince a un bras pour aotiver l'ouverture du conduit et démarrer l'injection (17) par l'aiguille de ponction (18) montée sur la portion finale du manche de commande (19) REVENDICATIONS 1) Perfectionnement aux dispositifs d'injection pour phlébologie et autres utilisations de ce type comprenant : d'une part un conduit longiforme et flexible (21) conduisant le liquide d'injec tion, qui est fixé d'un côté à l'extrémité de la seringue (10) dont le piston est rapport avec des moyens moteurs et de l'autre côté passe à travers un manche de commande (22) pour finir par une aiguille hypodermique (18) D'autre part, dans une zone comprise entre la seringue (10) et l'anguille de ponction (18) à proximité de la fin du conduit flexible (21) et précédant l'accouplement de celui-ci avec l'aiguille, un dispositif d'obturation de ce tuyau flexible, constitué d'une pince (13) montée sur le manche (22), avec des moyens de commande manuelle de l'ouverture (17), ce qui permet la formation dans cette zone d'une colonne liquide continue sous pression, qui naît dans la chambre de la seringue (10) dont le piston (12), comme pièce commandée, est actionné par une pièce commandante (5) mise en mouvement par des moyens moteurs 2)Perfectionnement selon la revendication n01, caractérisé en ce que les moyens de mise en action de cette seringue (10) sont constitués par une pièce commandante (5), laquelle se déplace sur un support guide (4) par action gravitatoire 3)Perfectionnement selon la revendication n01, caractérisé en ce que les moyens de mise en action sont constitués par un moteur, qui en réponse à la fermeture de son électrocircuit produite par un détecteur de pression hydrostatique de la colonne liquide, active la pièce commandante du piston (12) de la seringue (10) 4)Perfectionnement selon la revendication nO, caractérisé en ce que les moyens de mise en action sont élastiques 5) Perfectionnement selon la revendication n l,caractérisé en ce que les moyens de mise en action sont pneumatiques 6) Perfectionnement selon la revendication n01, caractérisé en ce que les moyens de mise en action sont électroniques 7) Perfectionnement selon la révendicaion n01, caractérisé en ce que la pince (13) -a une paire de petites machoires (14) articulées, qui forment une tenaille étranglant totalement sous l'influence. d'un moyen élastique le conduit felxible . Cette pince a un bras d.'actznnement manuel placé dans une zone proximale au manche qui permet l'ouverture du conduit (17) 8) Perfectionnement selon la revendication n 3, caractérisé en ce l'axe longitudinal virtuel du support guide(4) se place coaxialement par rapport à l'axe géométrique longitudinal de la seringue 9) Perfectionnement selon la revendication n03, caractérisé en ce que le support-guide (4) de la pièce commandante (5) est un corps allongé constituant le guide de conduite longitudinale selon un axevertical, la seringue étant montée sur ce même support-guide et selon le même axe vertical 10) Perfectionnement selon la revendication n09, caractérisé en ce que le support-guide (4) est monté sur un axe (3) qui est en relation de rotation avec le bâti portatif (2) ce qui permet au support guide une amplitude de rotation d'au moins 1800 de telle façon que celui-ci puisse retourner la position supérieure de la pièce commandante (5), la disposant au dessous de la seringue (10).