FR 2724730 A1 19960322 FR 9411035 A 19940915 SYSTEME SIMPLIFIE D'INTRODUCTION DE GAZ DANS UN APPAREIL D'ANALYSE A BASSE PRESSION Un nouveau système d'introduction de gaz récemment proposé est basé sur une méthode de transfert de volumes bien définis; elle n'utiiise que des conductances larges et assure ainsi des temps de réponse et de relaxation très courts, avec un contrôle rigoureux de la quantité de gaz introduit. La nouvelle invention conserve l'essentiel de ces avantages, avec une construction très simplifiée, au pTix d'un léger allongement du temps de relaxation. Le gaz est introduit à une pression connue P (le plus souvent la pression atmosphérique) dans une cavité de volume v. très petit. Cette cavité est alors isolée de l'introduction et mise en communication avec une chambre de détente de volume V beaucoup plus grand. La pression est ainsi réduite à la valeur P0 v ce qui permet d'écouler le gaz v dans l'analyseur à travers un simple diaphragme (d) de diamètre relativement large sans trop augmenter la remontée de pression. Le temps de réponse reste très court. Le temps de relaxation correspond au temps nécessaire pour le vidage de V à travers le diaphragme par la pompe associée à l'analyseur et n'excède pas quelques dizaines de secondes. (Ce temps est proportionnel à V). II faut remarquer que le rôle du diaphragme est simplement d'amortir dans le temps la remontée de pression dans l'analyseur. II ne contrôle pas la quantité de gaz introduite, rigoureusement définie par v Un mode de réalisation simple est décrit ci-dessous. Le système est constitué (Fig 1) par deux compartiments (a) et (b) reliés par une cavité cylindrique (c). Le compartiment (a) est connecté à la source de gaz et le compartiment (b) est connecté au diaphragme (d) d'écoulement dans l'analyseur. La cavité (c) est obturée par un piston mobile (p) solidaire à ses extrémités des cylindres de fer doux (P1 ) et (p Pour l'introduction (m) est tiré d'abord vers la droite ; I'action de l'aimant (mX ) est prépondérante et attire le piston (p) vers la gauche : le gaz peut remplir le volume de tolérance (v ). Le cylindre (m) est alors ramené vers la gauche ; le piston (p ) est alors tiré vers la droite par l'aimant (m2) et libère le gaz qui se détend dans (b) puis s'écoule dans l'analyseur à travers le diaphragme (d). Précisons qu'il est facile d'opérer avec différentes valeurs du volume de détente V et donc de la pression d'introduction et du temps de relaxation. II suffit par exemple de prévoir une connection de (b) avec des cavités auxiiiaires de volumes différents. Enfin, le mouvement de m peut être obtenu manuellement ou par l'action par exemple d'un solénoïde. Dans ce cas, l'opération peut être répétée avec une fréquence ajustable. REVENDICATIONS 1 - Système d'introduction de gaz dans un analyseur fonctionnant à basse pression, caractérisé par le fait que le gaz est introduit à une pression P , (le plus souvent égale à la pression atmosphérique) dans une cavité de petit volume v, que cette cavité est alors isolée de l'introduction et mise en communication avec une chambre de détente de volume V beaucoup plus grand . Le gaz s'écoule ensuite, à partir d'une pression réduite à la valeur PV, dans l'analyseur à travers un simple ov diaphragme et est évacué par le système de pompage associé. 2 - Système d'introduction de gaz suivant la revendicationlcaractérisé par le fait que le système est constitué par deux compartiments (a) et (b) reliés par une cavité cylindrique (c). Le compartiment (a) est connecté à la source de gaz et le compartiment (b) est connecté au diaphragme (d) d'écoulement dans l'analyseur. La cavité (c) est obturée par un piston mobile (p) solidaire à ses extrémités des cylindres de fer doux (p, ) et (p,) ) faisant office de soupapes. Le volume v est constitué par le volume de tolérance entre (p) et (c). Enfin, un cylindre extérieur (m) muni de deux aimants permanents (mfl ) et (m ) peut coulisser sur l'ensemble. Pour l'introduction, le cylindre (m) est tiré d'abord vers la droite; I'action de l'aimant (m ) ) est prépondérante et attire le piston (p) vers la gauche : le gaz peut remplir le volume de tolérance (v). Le cylindre (m) est alors ramené vers la gauche ; le piston (p) est alors tiré vers la droite par l'aimant (mL ) et libère le gaz qui se détend dans (b) puis s'écoule dans l'analyseur à travers le diaphragme (d). 3 - Système d'introduction de gaz suivant la revendication 1, caractérisé par le fait que le volume de détente V peut être mis en communication avec des cavités auxiiiaires de volume 4 - Système d'introduction de gaz suivant la revendication 2, caractérisé par le fait que le mouvement du cylindre m est piloté par un solénolde, avec une fréquence ajustable.