FR 2715856 A1 19950811 FR 9401332 A 19940207 ApPareil de sécurité fonctionnelle autour de l'acte d'iniection dentaire Indications du domaine technique L'appareil est constitué de deux éléments Un "system block" qui retient le capuchon d'origine des aiguilles d'injections vissées sur les seringues et qui permet en conséquence de décapuchonner et recapuchonner cette même aiguille d'une seule main. Un système basé sur l'effet joule qui permet la fusion des deux parties métallique qui constituent la particularité de l'aiguille dentaire. Etat de la technique Le procédé a été développé pour éliminier les risques liés au cours des différentes manipulations autour de l'acte d'injection. Ces risques sont encourus à cause de la particularité de l'aiguille dentaire, de sa protection, et du mode d'injection: 1 - Particularité de l'aiguille dentaire: L'aiguille dentaire est constituée de deux parties métalliques opposées piquantes. Une partie métallique qui sert à la pénétration dans les tissus humains, I'autre partie métallique qui sert à pénétrer une carpule (dose médicamenteuse prédosée dans un tube de verre cellé et stérile) qui contient le produit à diffuser et qui est préalablement placé dans la seringue. L'aiguille dentaire se fixe sur la seringue qui supporte la carpule par vissage L'aiguille dentaire possède à l'origine deux capuchons de protection qui protègent les deux parties métalliques piquantes. 2 - Particularité du mode d'iniection et de protection de l'aiguille: La plupart du temps une injection dans le domaine dentaire se pratique en plusieurs étapes avec des phases d'attente. Pour éviter le risque de blessure lors de cette phase d'attente le praticien ou le personnel soignant recapuchonnent l'aiguille avec leurs mains avec comme seul moyen de sécurité leur vigilance qui n'empêche pas certaines fois l'accident. Quoi qu'il en soit, dans l'acte qui suit la procédure d'injection ont doit obligatoirement dans un premier temps recapuchonner l'aiguille pour la désolidariser de la seringue en la dévissant puis dans un deuxième temps de procéder au capuchonnage de l'autre extrémité, il est à noter que chaque manipulation représente un risque pour l'exécutant. A ce jour, aucun système n'a apporté une solution au problème du recapuchonnage de l'aiguille dentaire entre deux injections. En ce qui concerne le traitement de l'aiguille après injection, un certain nombre d'invention concerne des boites de stockage d'aiguilles qui fonctionnent par désolidarisation de l'aiguille. Ces systèmes sont strictement réservés aux aiguilles qui sont maintenues sur le seringue sans vissage. D'autres systèmes d'incinération d'aiguilles agissent par électro-fusion permettant de détruire l'aiguille, et de la désolidariser et d'en stocker la partie résiduelle dans un réceptacle interne à -l'appareil (Brevet n" EP 0136392). Ces différents systèmes ne prennent pas en compte les aiguilles vissées, les aiguilles à deux extrémités piquantes, la protection autour de l'acte spécifique d'injection dentaire. L'invention L'invention repose sur un appareil de sécurité fonctionnelle autour de l'acte d'injection dentaire constitué de deux éléments: le "System Block" qui permet par sa forme conique, son élasticité et son positionnement vertical dans un support stable d'assurer le bloquage du capuchon d'aiguille de différents diamètres. De décapuchonner ou de recapuchonner l'aiguille vissée sur la seringue et ceci d'une seule main Un système autonome de fusion par effet joule composé d'électrodes traitées et durcit qui permet la fusion des aiguilles aux deux extrémités. Ce système de fusion qui fonctionne sur batterie rechargeable autorise une totale mobilité de l'appareil au cours de son utilisation. L'ensemble "System Block" associé au système de fùsion est un ensemble homogène pour la sécurité fonctionnelle autour de l'acte d'injection. ExDosé détaillé L'appareil se compose: D'un boitier n"l suffisamment stable lesté par la batterie n" 2, pesant de l'ordre de 500 grammes afin d'être assez lourd pour être stable et suffsament léger pour tenir sur un plateau dentaire. Le "System Block" est composé d'un tube n" 3 de diamètre 10 mm et de 60 mm de longueur, étranglé en son centre par un clip de serrage n" 4 créant une structure conique de 10 à 20 d'angle. Le tube conique permet un serrage par friction sans blocage pour les différents diamètres de capuchons n 6 et nO 8 existants sur le marché (de 4 à 10 mm) pouvant se visser sur la seringue n" 7. Le diamètre au niveau de l'étranglement étant de 4 mm. Un système de fusion qui se compose de 2 électrodes traitées au nickel et paladium ou or fin permet d'assurer le contact électrique des aiguilles dentaires qui provoquent un champ électrique de haute intensité qui nécessite des électrodes spécifiques, traitées et résistant à 12000 avec un courant de pointe de 200 ampères. L'utilisation d'électrodes non traitées pour des aiguilles dentaires rend rapidement l'appareil innopérent par un dépôt de calamine sur l'électrode d'où la nécessité d'électrodes spécifiques traitées. Les électrodes n" 5 sont reliées à un système de batteries spécifiques au plomb, seules capables de générer des courants de l'ordre de 200 ampères en pointe et d'assurer une autonomie de l'appareil. Le système de fusion de l'appareil utilise le principe à effet joule largement utilisé dans le domaine de la fusion de métaux conducteurs. C'est à partir de ce principe que la partie métallique de l'aiguille placée entre les deux électrodes subit un échauffement jusqu'à fusion. ADDlications industrielles L'appareil concerne l'ensemble de la profession dentaire et para-dentaire utilisant des aiguilles qui se vissent et plus généralement l'ensemble des professions médicales qui réalisent des injections en plusieurs étapes où il subsiste un risque permanent de contamination par piqûres au cours des diverses manipulations de protection et d'élimination de ce type d'aiguilles. Descrivtion des dessins Dessin 1 Montre le "System Block" composé du tube n" 3 associé au clip de serrage nO 4 Dessin 2 Montre l'ensemble d'un appareil composé du "System Block" associé à un système de fusion par batterie et électrodes. Dessin 3 Phases opératoires: . Phase 1: introduction de l'aiguille vissée capuchonnée dans le system block .Phase 2 : maintien de la seringue avec l'aiguille capuchonnée dans le system block . Phase 3 : extraction de la seringue avec l'aiguille en vue d'une injection . Phase 4: repositionnement de la seringue avec son aiguille d'une seule main entre deux injections . Phase 5 : incinération d'une extrémité de l'aiguille Phase 6 : incinération de l'autre extrémité de l'aiguille (milieu dentaire) REVENDICATIONS 10) Appareil de sécurité fonctionnel autour de l'acte d'injection dentaire caractérisé en ce qu'il est constitué par un système block en matériaux souple de forme conique (3), avec un clip de serrage maintenant le capuchon d'une aiguille, pendant le décapuchonnage et recapuchonnage de l'aiguille. 2") Appareil de sécurité fonctionnel autour de l'acte d'injection dentaire selon la revendication 1, caractérisé en ce que le système block (3) (4) est inserré dans un boitier (1), assurant la stabilité et la portabilité de l'ensemble. 30) Appareil de sécurité fonctionnel autour de l'acte d'injection dentaire selon la revendication (2), caractérisé en ce qu'au système block (3)-(4) inserré dans un boitier (1) est associé dans le meme boitier un sytème de fusion par effet joule, composé d'électrodes (5) traitées et durcies, reliées à une batterie (2) qui permet la fusion des aiguilles aux deux extrémités. 40) Appareil de sécurité fonctionnel autour de l'acte dentaire, selon la revendication (3), caractérisé en ce que les électrodes disposent d'un traitement au nickel et palladium ou or, permettant de résiter au champs et courant électrique provoqués par la finesse des aiguilles dentaire.