FR 2686411 A1 19930723 FR 9200467 A 19920117 GYROMETRE OPTIQUE A EFFET SAGNAC EN STRUCTURE COMPLETEMENT INTEGREE La présente invention a pour objet un gyromètre optique à effet Sagnac, appareil dont le principe physique repose sur un effet relativiste découvert en 1913 par le physicien Sagnac. Les gyromètres optiques sont maintenant bien connus et on en trouvera par exemple une description aux pages 91 et suivantes du Journal of Light Wave Technology, Vol. Lt. 2, nO 2, Avril 1984. On rappellera la théorie connue et les principales évolutions de ce genre d'appareil en se référant aux figures la et 2a ci-jointes. La sonde proprement dite d'un gyromètre optique à effet Sagnac comporte un anneau ou spire 1 parcouru par de la lumière et dont les deux extrémités ont un tronçon commun 2 qui les relie respectivement à une source lumineuse 3 et à un détecteur d'interférences 4. Cette disposition géométrique permet, lorsque de la lumière en provenance de la source 3 est injectée au travers du trajet commun 2 dans l'anneau 1, de réaliser une division de celle-ci qui se sépare en deux ondes lumineuses distinctes dont la première, Kali, parcourt l'anneau 1 dans le sens d'une aiguille d'une montre et la deuxième, "b", parcourt ce même anneau dans le sens inverse, ces deux ondes étant par définition en phase puisqu'elles proviennent de la même source 3.A la sortie du système, le détecteur 4 permet d'observer d'éventuelles franges d'interférences qui résultent de la combinaison des onde s "a" et des ondes "b" précédentes. Par construction et en l'absence de toute autre action, les interférences entre les ondes "a" et les ondes "b" sont parfaitement constructives et correspondent à un déphasage strictement nul a= O. Si en revanche, le dispositif est en rotation avec une vitesse angulaire Q par rapport à un repère inertiel, l'onde qui parcourt l'anneau dans le sens de la rotation acquiert une avance de phase Af au cours de son parcours, alors que l'autre acquiert au contraire un retard de phase-at . Il en résulte donc à La sortie un déphasage total d'ampleur 2 ## qui modifie la figure d'interférence lue par le détecteur 4.Comme la théorie de l'appareil montre que la valeur du déphasage Ay est proportionnelle au produit vectoriel A At dans lequel est un vecteur dont le module est proportionnel à la surface de L'anneau et dont la direction est perpendiculaire au plan de ce même anneau et Q est le vecteur de la rotation angulaire que l'on souhaite mesurer, on conçoit que la mesure du déphasage total a'p effectué par l'étude de la modification de la figure d'interférence précédente permet d'obtenir la valeur de la rotation Q recherchée. Des appareils de mesure d'une rotation absolue construits sur ce principe se sont évidemment développés tout particulièrement depuis l'apparition d'une part des sources lumineuses laser et d'autre part des fibres optiques de conduction de la lumière. La sensibilité d'un gyromètre optique de Sagnac étant proportionnelle à la longueur du parcours de l'onde lumineuse, on a tout naturellement cherché à rallonger ce parcours ce qui était spécialement facile avec les fibres optiques et on a réalisé ainsi des gyromètres dont la sonde détectrice était composée d'une bobine de fibres optiques de plusieurs tours. Plus récemment on a également envisagé une réalisation des gyromètres optiques en faisant appel à l'optique intégrée et pour augmenter artificiellement la longueur de la spire unique constituée d'un microguide de lumière, on a utilisé le gyromètre résonnant dont un exemple est représenté schématiquement sur la figure 2a. Sur cette figure 2a se trouve l'anneau résonnant 1 constitué d'un microguide optique qui est alimenté tangentiellement par deux guides de lumière 5 et 6 comportant chacun une face d'entrée 7 et une face de sortie 8, les guides de lumière 5 et 6 étant couplés à l'anneau résonnant 1 à l'aide de deux coup leurs optiques 9 et 10. Le principe de cet appareil connu consiste à augmenter le trajet des deux ondes lumineuses en permettant à la lumière de parcourir plusieurs fois l'anneau et en examinant les interférences résultant de L'état des deux ondes après plusieurs parcours de cette nature. Les performances d'un tel dispositif dépendent par conséquent du nombre de tours qui peuvent être parcourus par les ondes lumineuses sans que l'affaiblissement de celles-ci consécutif aux pertes de propagation soit trop important.Les inconvénients de cet appareil résident dans la nécessité d'utiliser comme source lumineuse un laser ayant une grande longueur de cohérence, ce qui implique d'utiliser un laser monomode longitudinal capable d'émettre de La Lumière sous cette forme, et ce dans une grande gamme de températures pour certaines applications particulières du dispositif. Ceci est déjà d'une réalisation délicate. De plus, le principe de L'appareil nécessite de pouvoir surveiller avec précision la Longueur d'onde X, de la lumière qui correspond à la résonnance dans l'anneau et ceci n'est pas non plus facile à réaliser à l'aide de traitements éLectroniques simples, car la Longueur d'onde A0 précédente peut évoluer en fonction de différents paramètres. On peut donc dire que si les gyromètres optiques à fibres sont parvenus à une sensibilité satisfaisante, l'encombrement de la bobine est prohibitif pour de nombreuses applications ; quant aux gyromètres en optique intégrée, la nécessité de les faire fonctionner selon un mode résonnant est génératrice de difficultés très réelles dans leur mise en oeuvre pratique. Pour la bonne compréhension de la suite du présent texte, il est également nécessaire que soient développées quelques considérations sur un accessoire utile et connu depuis 1980 qui permet) dans les gyromètres optiques, de se placer dans des conditions d'exploitation correspondant au point de leur sensibilité maximale. En effet, les gyromètres optiques sont le plus souvent d'une structure complètement symétrique en ce qui concerne l'anneau parcouru par la lumière. C'est le cas de toute façon des gyromètres à circuit intégré et il en résulte qu'en l'absence de toute composante rotative, le déphasage entre Les ondes rotatives et contre rotatives est nul. Ces appareils sont par conséquent des interféromètres à deux ondes et l'intensité lumineuse I recueillie à La sortie du parcours dans l'anneau optique est de la forme I = Iocos2A/2 où as est le déphasage entre les deux ondes. Si par suite d'une rotation imposée à l'appareil que l'on cherche précisément à mesurer, l'expression ## varie de 5f on peut écrire dI = 2 IocosA/2 sin A/2 ## = I0sin (##)## Ceci montre que lorsque le déphasage entre les deux ondes At est nul, il en est de même de dI et également de la sensibilité dI/dy. En revanche, dI/dF est maximum sif=wJ2. Or, dl/dr représente précisément la sensibilité de l'appareil puisque c'est le taux de variation de l'intensité de sortie rapporté au taux de variation du déphasage. De tout ce qui précède, on tire donc la certitude qu'il est idéalement souhaitable pour obtenir ta meilleure sensibilité de l'appareil, de retarder l'une des ondes de rr/2 par rapport à l'autre. Pour résoudre ce problème, on utilise de façon classique le fait que la lumière n'a pas une vitesse infinie et met un temps r pour parcourir L'anneau optique. En plaçant par conséquent un modulateur de phase en position dissymétrique sur l'anneau, il est possible d'agir de manière différente sur les deux ondes qui le parcourent en sens opposé et de retarder l'une de Lp par rapport à l'autre. Il suffit à cet effet de placer le modulateur à L'entrée pour une onde ce qui correspond à la sortie pour l'autre. Si la fréquence du modulateur est bien calculée, c'est-à-dire si elle est f = 2/2, on démontre que l'on peut parfaitement engendrer un effet non réciproque dans le conduit de lumière, ce qui conduit aux deux avantages suivants 10) Les lectures sont faites en se plaçant au point de sensibilité maximale de l'appareil pour une valeur de l'amplitude de modulation la plus faible possible ; 20) La réponse du système comporte un terme à la fréquence de modulation f proportionnelle à sin Sd , ? étant la variation de phase introduite par la rotation). Il suffit donc de recourir à une détection synchrone du signal à la fréquence f pour obtenir une lecture de L'appareil dans d'excellentes conditions de rapport signal/bruit. Les considérations précédentes concernant et qu'il était utile de rappeler ici avant la suite de l'exposé sont bien connues et on en trouvera notamment la confirmation dans le Journal of Lightwave Technology, Vol. LT, nO 2, d'avril 1984 cité précédemment, ainsi que dans l'article "All-single-mode fiber-optic gyroscope with long-term stability" publié page 502 et suivantes de la revue Optics Letters, vol. 6, nO 10 d'Octobre 1981. De tels modulateurs, réalisés éventuellement en optique intégrée avec un matériau électro-optique ont été décrits dans l'article "An ove rvi ew of fiber-optic gyroscopes", Journal Ligot Wave Technology, vol. LT2, n 2, Avril 1984, p. 91 à 107. On a également réalisé la fonction précédente de déphasage de l'une des ondes "rotative" par rapport à l'autre qualifiée alors de "contrarotative" non plus à l'aide d'un modulateur situé sur la spirale, mais d'un tricoupleur disposé à l'entrée de cette même spirale et beaucoup plus simple à réaliser qu'un modulateur. De telles réalisations ont toutefois été limitées à des gyromètres à fibres pour lesquels la miniaturisation poussée est impossible. Si l'on veut réaliser un gyromètre miniaturisé solide, fiable, et qui plus est d'un prix réduit grâce à une fabrication en série, la solution de l'intégration optique s'impose comme la seule envisageable actuellement. C'est la voie vers laquelle s'oriente le document japonais JP-A-62 247 209 publié le 28 Octobre 1987 qui décrit effectivement une sonde gyrométrique optique dont le guide d'ondes est une spirale intégrée selon un trajet en hélice sur un substrat. A l'entrée de cette spirale se trouvent disposés une diode laser servant de source de lumière et un polariseur et, à la sortie, un détecteur. Un modulateur est situé sur la spirale au voisinage d'une extrémité. Dans cette réalisation toutefois, seul le guide d'ondes proprement dit constituant la spirale est intégré sur le substrat, ce qui limite singulièrement les possibilités de miniaturisation de l'appareil et de fabrication en série. La présente invention a précisément pour objet un gyromètre optique, complètement intégré, qui résout d'une manière simple les inconvénients préalablement rappelés des appareils de l'art antérieur. Ce gyromètre optique à effet Sagnac comportant une sonde constituée d'une boucle optique en forme de spirale plane réalisée à l'aide de circuits optiques intégrés sur un substrat, comportant des guides de lumière pour la progression de deux ondes lumineuses en provenance d'une source de lumière et parcourant la spirale en sens inverse l'une de l'autre, les deux extrémités des guides de la spirale étant en liaison avec des moyens d'introduction des deux ondes lumineuses dans la spirale et de détection de chacune d'elles à leur sortie de la spirale, se caractérise en ce que la liaison des extrémités des guides de lumière avec la source de lumière et les moyens de détection sont réalisés par un tricoupleur à trois guides rectilignes parallèles intégré sur le même substrat que la spirale, dont le guide central est relié à la source de lumière et dont les deux guides latéraux sont reliés chacun à un détecteur, les caractéristiques du tricoupleur étant choisies de façon à produire entre les deux ondes lumineuses qui parcourent la boucle optique, l'équivatent d'un déphasage au repos aussi voisin que possible de ru/2. En effet, les deux signaux lumineux sortant des guides latéiliu dii tricouoleur sont de la forme : I1=A+Bcosy+Csintet I3=A/Bcosg-Csinf et leur différence (I1-I3=2 Csiny) proportionnelle à sinf est l'équivalent d'un déphasage induit par la rotation du système. Comme on le voit, la caractéristique essentielle de la présente invention réside dans le fait que l'on réalise le gyromètre en structure optique intégrée et que la fonction de déphasage de l'onde rotative par rapport à l'onde contrarotative est effectuée non plus par un modulateur, mais par un tricoupleur qui, situé à l'entrée des deux extrémités des guides de la spirale, sert à la fois à réaliser la fonction de déphasage et l'introduction de la lumière dans le système. De plus, conformément à l'invention, la spirale du guide de lumière et le tricoupleur sont intégrés ensemble sur un même substrat ce qui permet une miniaturisation complète de l'appareil et une fabrication de celui-ci en série. Cet appareil cumule donc les avantages propres à l'utilisation d'une sonde à grand nombre de tours et d'un modulateur permettant de travailler à la sensibilité maximale, et ceci dans une réalisation d'optique intégrée. Toutefois, si la solution qui consiste à réaliser la sonde lumineuse du gyromètre à l'aide d'un conduit de lumière en spirale apporte des avantages tout à fait remarquables, elle comporte néanmoins une difficulté de principe qui réside dans le fait que l'un des conduits d'extrémité de la spirale (entrée ou sortie) doit impérativement franchir l'ensemble des spires de la boucle pour rejoindre l'autre conduit de lumière sur leur partie commune. Le problème technique posé par ce franchissement est, en structure intégrée, un réel problème, que l'invention résout selon deux procédés différents. Dans un premier mode de mise en oeuvre de l'invention, Le franchissement des spires de la boucle par l'extrémité d'entrée (ou de sortie) de croisement direct des guides de lumière dans le plan de la boucle elle-même, les angles de croisement des différents guides étant, de préférence, supérieurs à 100. Dans ce mode de mise en oeuvre, on prend par conséquent le risque qu'une partie de la lumière soit mal aiguillée au niveau de chaque croisement et constitue par conséquent des signaux parasites, dont on limite néanmoins très fortement l'intensité en choisissant des angles de croisement supérieurs à 100. Dans un mode de réalisation de ce genre, les guides d'ondes lumineuses sont très couramment réalisés en niobate de lithium de formule LiNbO3. Dans un second mode de mise en oeuvre du gyromètre objet de l'invention, le franchissement des spires de la boucle par le conduit d'entrée (ou de sortie) de la spirale est réalisé sous forme d'un passage supérieur (ou inférieur) à la façon d'un pont, par superposition de deux structures guidantes croisées dont la structure inférieure, constituée par la spirale elle-même, est couplée optiquement à la structure supérieure de franchissement par deux coupleurs situés sur l'extrémité d'entrée (ou de sortie), respectivement de part et d'autre des guides d'ondes de la spirale. Dans ce deuxième mode de mise en oeuvre, le franchissement de l'ensemble des spires de la spirale par l'un des guides de lumière est réalisé par un passage supérieur ou inférieur à la façon d'un pont, qui reçoit et transmet l'énergie lumineuse par l'intermédiaire de deux coupleurs optiques. Lorsque les deux structures guidantes sont identiques, les deux coupleurs utilisés sont des coupleurs simples fonctionnant par juxtaposition de deux guides optiques ; lorsque les structures guidantes sont différentes, ce qui conduit à des vitesses de propagation dans ces deux structures également différentes, il est avantageux sinon indispensable de recourir à des coupleurs associés à des réseaux pour réaliser l'accord de vitesse des ondes. De toute façon l'invention sera mieux comprise en se référant à la lecture qui suit de la description de plusieurs exemples de mise en oeuvre d'un gyromètre optique sous forme intégrée, comportant ces structures de franchissement des spires de la spirale par l'un des conducteurs et un tricoupleur d'entrée.Les exemples qui suivent sont donnés bien entendu à titre illustratif et non limitatif en se référant aux figures 1 à 18 sur lesquelles - La figure 1 représente, en vue de dessus schématique, le gyromètre optique, objet de l'invention ; - la figure 2 représente une variante du gyromètre de la figure 1 - la figure 3 représente, en coupe un mode de réalisation du tricoupleur du gyromètre - la figure 4 représente, en coupe, un autre mode de réalisation du tricoupleur du gyromètre ; - la figure 5 et la figure 6 montrent des schémas de croisements possibles coplanaires entre les microguides du conduit d'entrée et ceux de la spirale - la figure 7 montre un exemple de réalisation possible du franchissement des spires du guide constituant la spirale par le conducteur d'entrée ;; - les figures 7a à 79 montrent les différentes étapes de réalisation de cette structure de franchissement représentées en coupe sur les figures 7a, 7c, 7e et 79 et en vue de dessus représentées en correspondance sur les figures 7b, 7d et 7f ; - la figure 8 montre une autre structure possible de ce même franchissement des spires par le conducteur d'entrée et les figures 8a à 8f montrent les étapes de réalisation de la structure de la figure 8 représentées en coupe pour les figures 8a et 8e et vues de dessus pour les figures 8b, 8d et 8f - les figures 9, 10 et 11 montrent plusieurs réalisations d'absorbeur de deux types différents selon deux structures intégrées distinctes ;; - les figures 13, 14, 15 et 16 montrent plusieurs absorbeurs de deux types différents, selon deux structures intégrées distinctes, mais réalisés en même temps ; - la figure 17 montre un détail de réalisation perfectionnée de la zone milieu de la spirale - la figure 18 montre un détail de réalisation perfectionnée des zones d'extrémité des conduits de la spirale. Sur la figure 1 on a représenté une description schématique de l'architecture générale d'un gyromètre à optique intégrée selon l'invention. Pour l'essentiel, ce gyromètre comprend une spirale 2 de guides de lumière intégrée sur un substrat et possédant deux extrémités 4 et 6 de jonction avec l'extérieur. Conformément à la caractéristique essentielle de l'invention, cette jonction avec l'extérieur est réalisée par le tricoupleur 8 constitué de trois guides linéaires et parallèles sur la longueur d'interaction nécessaire Li. Pour permettre l'échange d'énergie correct entre ces trois guides référencés respectivement 10 et 12 pour les guides extérieurs et 14 pour le guide central, on prévoit entre eux, un espacement d'une distance inférieure à 10 micromètres et le plus souvent comprise entre 1 et 5 micromètres.En ce qui concerne la distance d'interaction optimale Li, elLe est calculée de façon à optimiser le coefficient de couplage C entre les trois guides rectilignes et parallèles 10, 12 et 14 et par conséquent l'amplitude du signal détecté. Comme on le voit sur la figure 1, qui représente une vue de dessus de l'appareil, les deux guides externes 10 et 12 du coupleur 8, sont reliés respectivement à l'entrée 4 et à l'entrée 6 de la spirale 2. Les guides 10 et 12 sont également reliés à deux détecteurs de lumière 16 et 18. Quant à la branche centrale 14 du tricoupleur, elle est alimentée en lumière par une source lumineuse 20 dotée d'une faible cohérence. Cette source lumineuse peut être quelconque dès lors qu'elle satisfait la condition précédente, mais il est particulièrement avantageux de la réaliser à l'aide d'une diode superradiante. Les éléments précédemment décrits sont nécessaires et suffisants au fonctionnement du gyromètre objet de l'invention. Ils sont néanmoins avantageusement complétés à l'entrée par un filtre spatial 22 et un polariseur 24 destiné à obtenir une polarisation de la lumière ainsi que par un absorbeur 26 qui en détectant le flux lumineux restant après le couplage entre les trois guides 10, 12 et 14, permet de contrôler et d'absorber l'énergie lumineuse subsistant éventuellement à l'extrémité du guide de lumière 14 du tricoupleur 8. La figure 2 montre un mode de réalisation particulier du gyromètre, objet de l'invention, dans lequel le tricoupleur 8 et les accessoires qui lui sont reliés sont situés à l'intérieur de la spirale 2 elle-meme, autorisant ainsi, dans certains cas, une miniaturisation plus grande de l'appareil. Sur cette figure 2, les éléments constitutifs du gyromètre portent les mêmes nombres de référence que sur la figure 1 et ne sont pas décrits à nouveau en détail. Le filtre spatial placé à l'entrée du gyromètre permet de filtrer le mode guidé en évitant de transporter des modes parasites consécutifs à une mauvaise injection de la lumière dans le guide. il est d'un type connu et peut notamment être réalisé selon les enseignements de la demande FR-A-O 073 049 du 13 Juin 1990. Conformément à l'invention, les guides de lumière constituant la spirale 2 du gyromètre peuvent être avantageusement protégés par des structures absorbantes, interdisant toute communication et échange d'énergie lumineuse entre les différents guides de la spirale. Ces structures absorbantes peuvent être constitués d'une couche métallique recouverte ou non de diélectrique dans les structures du type Si/SiO2/Si3N4/SiO2. L'épaisseur du métal n'est pas critique et est de l'ordre de 50 à 500 nanomètres. Dans le cas d'une telle structure, le métal est directement déposé sur la couche de haut indice constituant le coeur et de part et d'autre du coeur du microguide. Dans les structures du type SitSiO2/Si02 dopée à haut indice/SiO2, la couche métallique est le plus souvent déposée directement sur la couche SiO2 à haut indice de part et d'autre du coeur du microguide. La forme géométrique désirée pour la couche métallique est obtenue par gravure du métal ou par la technique bien connue de lift-off. L'épaisseur du métal peut être faible et de façon avantageuse de l'ordre de 5 à 20 nanomètres suivant le métal utilisé. L'absorbeur ainsi réalisé peut être avantageusement recouvert dtune couche de Si02 ou d'un diélectrique. En se référant maintenant aux figures 3 et 4, on va montrer schématiquement un exemple de réalisation, selon deux structures d'intégration optique différentes, du tricoupleur 8, objet de l'invention, représenté en coupe élévation selon le plan vertical AA des figures 1 et 2. La figure 3 montre une réalisation possible de ce tricoupleur 8 dans la structure connue Si/Si02/Si3N4/Sio2- On trouve donc successivement sur cette figure un substrat 30 surmonté d'une couche de silice 32 puis une couche 34 de nitrure de silicium Si3N4 constituant le coeur de la structure guidante. Cette structure 34 a une épaisseur h. Elle est surmontée, conformément à l'invention, du tricoupleur 8 proprement dit comportant les trois guides externes 10 et 12 et interne 14 en silice SiO2. Dans ce mode de réalisation, les guides 10, 12 et 14 sont formés par la seule gravure de la couche supérieure de silice SiO2 sans que l'on touche au coeur 34 proprement dit en nitrure de silicium. L'ensemble peut être recouvert facultativement d'une couche 36 de diélectrique d'indice de réfraction n tel que n soit plus petit que nS02. La couche 34 du coeur du guide peut être recouverte éventuellement dans la partie planaire d'une épaisseur 37 d'une hauteur h' de silice SiO2. Celle-ci peut toutefois être nulle, c'est-à-dire inexistante. Selon l'invention, le tricoupleur 8 devant être symétrique, les deux guides extrêmes 10 et 12 ont une largeur W' égale et le guide central W peut avoir éventuellement une largeur différente. Dans la pratique, il est plus simple de fixer W=W' et de réaliser les trois guides 8, 12 et 14 avec une largeur unique. Suivant l'épaisseur h de nitrure Si3N4 qui varie de 0,04 à 0,2 micromètre (condition de monomodalité suivant la direction x), la hauteur p des guides proprement dits est telle que 0,3 Quant à la valeur de h', elle permet une liberté de choix plus grande sur les largeurs W et W', sans pour autant quitter le fonctionnement en monomode transverse (suivant y). En particulier, si h' = O et hSi3N4 = 0,16 micromètre, il faut que W,W' 0 4 h' Le recouvrement par un diélectrique 36 d'indice n Mais comme l'indide n est plus faible que nSiO2, il assure le confinement dans tous les cas. En pratique, et pour raison de reproductibilité, on choisit son épaisseur WD infinie, c'est-à-dire ici supérieure à l'épaisseur de pénétration des ondes évanescentes (de l'ordre de 1 à 6 micromètres). En se référant maintenant à la figure 4, on va décrire un mode de réalisation du tricoupleur 8 dans une structure intégrée du type Si/SiO2/SiO2 dopée/SiO2. On retrouve sur cette figure 4 les éléments correspondants de la figure 3 précédente, à savoir le substrat de base 30 en silicium, la couche 32 en silice SiO2 et les trois guides 10, 12 et 14 du tricoupleur. La différence par rapport à la structure de la figure 3 réside dans le fait que les trois guides 10, 12, 14 précédents sont formés directement par gravure de la couche 38 en silice à haut indice obtenu par dopage à l'aide d'échange d'ions. Dans cette structure, la hauteur h des guides est telle que 1,5 Dans cette structure, l'ensemble est recouvert d'une couche de Si02 dopée ou non dopée 40, à condition que l'indice du coeur du guide soit le plus grand. Pour qu'un tel tricoupleur fonctionne de façon optimale, on doit définir la longueur d'interaction optimale Li entre les guides pour que les échanges lumineux de l'un à l'autre interviennent correctement. Cette longueur d'interaction dépend à la fois des paramètres S (distance entre deux guides voisins) W et W' (largeur des guides 10, 12 et 14) et des indices de réfraction des composants de la structure. La relation générale qui définit cette longueur d'interaction optimale est complexe et l'on choisit la solution de façon à rendre maximale l'énergie lumineuse sur les guides extrêmes 10 et 12 après un aller-retour de la lumière au travers de la spirale. A titre d'exemple, on peut donner les grandeurs suivantes. Dans une structure conforme à celle de la figure 4 et avec les paramètres suivants h = 2 om, h' = 0,8 Am, An(nsio2dopée-nsio2)=1o W = W' = 6 ftm, S = 2 Tm, la valeur de la longueur Li est Li = 2700 om. Si avec les mêmes valeurs précédentes, on choisit W = W' = 6 micromètres et S = 3 micromètres, cette longueur optique optimale n'est plus que de 5200 micromètres. Il est cependant intéressant de noter que cette longueur de couplage Li n'est pas un paramètre trop critique, et que des fluctuations de l'ordre de 10% autour des valeurs théoriques ne sont pratiquement pas préjudiciables au bon fonctionnement du gyromètre. Selon l'invention, les guides de la spirale 2 sont réalisés en optique intégrée selon tous les types possibles de guides d'ondes connus tels que par exemple les structures SiO2/Si3N4/Si02, Si/SiO2/SiO2 dopée/Si02, verre dopé par échange d'ions, LiNb03, etc. En d'autres termes, le choix d'un type particulier de guide d'ondes pour réaliser le gyromètre des figures 1 et 2 ne fait pas partie, à proprement parler de l'invention, et l'homme de l'art choisit, dans chaque cas particulier en fonction de la connaissance qu'il a des matériaux, le type de guide d'ondes le plus approprié. Sur la figure 1 comme sur la figure 2, on a représenté en 25, la zone de franchissement des spires de la spirale 2 par l'un des guides (entrée ou sortie) de lumière du système. C'est la réalisation de cette zone 25 qui sera maintenant décrite. Les figures 5 et 6 représentent des structures planes de franchissement des spires de la boucle 2 de la spirale par le guide d'entrée ou de sortie par croisement direct et coplanaire des guides de lumière dans le plan de la boucle elle-même. L'angle e de croisement du conducteur d'entrée avec les spires de la spirale 2 est choisi de préférence supérieur à 100 pour éviter la lumière parasite qui, lorsque l'angle est très faible, peut s'égarer dans une direction qui n'est pas celle souhaitée et provoquer ainsi des parasites éventuellement gênants pour l'exploitation des résultats par les détecteurs 16, 18. La configuration de croisement coplanaire de la figure 6 comportant un plot de guide de lumière 13 à chaque carrefour entre deux guides permet d'atténuer l'effet précédent. D'autre part, comme le dispositif des figures 1 et 2 utilise une source 20 ayant une faible longueur de cohérence, par exemple de l'ordre de 50 micromètres, la lumière parasite ne peut pas interférer avec le signal. Il en résulte seulement un niveau de bruit constant.Ceci est vrai d'ailleurs de façon générale dès que la longueur de cohérance est inférieure à la différence de marche entre l'onde incidente et les ondes parasites. Comme on l'a déjà expliqué précédemment, l'intérêt de la structure en spirale 2 de la sonde du gyromètre des figures 1 et 2 réside dans le fait que l'on parvient, en structure intégrée, à augmenter la sensibilité de façon importante en fonction du nombre de spires sans être obligé d'utiliser, un fonctionnement en mode résonnant qui imposait des contraintes d'exploitation souvent difficiles à respecter. Les figures 7 et 8 suivantes vont permettre de décrire des modes de réalisation possibles du passage difficile 25 des figures 1 et 2. Dans ces figures 7 et 8, les passages décrits sont des franchissements supérieurs à la manière de ponts, mais il doit être bien entendu que ceci n'est pas limitatif et que des solutions qui consisteraient à utiliser des passages inférieurs seraient tout aussi bien performantes. Dans le cas de la figure 7, on superpose dans la zone de passage difficile 25 deux structures guidantes identiques l'une au-dessus de l'autre pour réaliser le pont de franchissement souhaité. La structure guidante utilisée dans cet exemple décrit est une structure du type Si/SiO2/SiO2 dopée/SiO2, mais pourrait tout aussi bien être une structure différente. Dans le cas de la figure 7, la structure de base comporte la couche de silicium 30 surmontée d'une couche de silice 32 et de différents guides en silice SiO2 dopée. Parmi ceux-ci on trouve les guides 19 de la spirale 2 proprement dite et les deux pavés inférieurs 21 et 22 des coup leurs 29 et 31 de cette première structure avec la structure supérieure qui la surmonte. Cette structure supérieure comporte une couche en silice 33, un guide de lumière proprement dit en silice dopée 35 ; quant à la couche 37, commune aux deux structures, elle est réalisée en silice. On voit sur cette figure 7 le coup leur 29 constitué par le pavé 21 et la partie immédiatement au-dessus 27 du microguide 35 et Le coupleur 31 situé sur l'autre bord de la spirale et constitué du pavé 22 et de la partie surbaissée 23 du microguide 35. Les flèches en traits continus symbolisent la façon dont la lumière passe dans le coup leur 31 du pavé 22 au guide 35 et dans le coupleur 29 du guide 35 dans le pavé 21. Ce mode de mise en oeuvre permet ainsi le franchissement de la zone difficile 25 sans qu'il en résulte aucune gêne pour la propagation de la lumière dans les guides de la spirale 2. Sur les figures 7a à 79 on a représenté à titre explicatif les principales étapes du procédé de préparation du pont de franchissement de la figure 7. Sur un substrat de silicium revêtu de silice, on commence par déposer, comme visible sur la figure 7a, les pavés 21 et 22 des coup leurs futurs ainsi que les guides en spirale 19 de la spirale 2. Le système à ce stade a l'allure représentée vu de dessus sur la figure 7b. L'étape suivante consiste à déposer par dépôt chimique en phase vapeur assisté par un plasma, suivi d'une gravure chimique, la couche intermédiaire 37 de Si lice. Cette couche comporte au-dessus des pavés 21 et 22 des échancrures dans lesquelles viendra se loger ultérieurement le conduit de lumière 35 lui-même. La vue de dessus du gyromètre correspondant à l'état de cette figure 7c est représentée sur la figure 7d. La phase suivante (fig. 7e) consiste à déposer sur la structure précédente le coeur de la structure guide 35 et à graver ce coeur au travers d'un masque. La matière du coeur 35 est la silice dopée. La vue de dessus du même dispositif dans cet état est représentée par la figure 7f. L'étape suivante consiste dans le dépôt de la couche finale ou superstrat 39 comme on le voit sur la figure 79. Ce dépôt qui est fait en silice SiO2 peut être également réalisé par dépôt chimique en phase vapeur assisté par un plasma. Comme l'homme de métier le sait, les épaisseurs données aux différentes couches dépendent des indices effectifs désirés pour chacune de celles-ci et de la nécessité d'obtenir un passage correct de l'onde évanescente au niveau des coupleurs 29 et 31. En se référant maintenant à la figure 8, on va décrire un autre mode de réalisation de la zone de franchissement 14 dans le cas où celle-ci est obtenue à l'aide de deux structures superposées non identiques. Dans un cas de ce genre, le couplage entre la structure inférieure et la structure supérieure est en général très faible puisque les vitesses des ondes lumineuses guidées dans chaque structure sont différentes. Pour que le passage de lumière ait néanmoins lieu entre ces deux structures, il faut constituer les coupleurs d'un réseau de pas p tel que et et 2 étant les constantes de propagation des modes des structures des deux guides supérieur et inférieur, p le pas du réseau, m l'ordre de di fraction, et n1 et n2 les indices effectifs des coeurs 19 et 41 des guides supérieur et inférieur.Si l'on tient compte des conditions précédentes, le couplage entre les structures supérieur et inférieur est excellent et permet la réalisation du franchissement de la zone 25. Dans l'exemple de la figure 8, la structure inférieure est du type Si/SiO2/SiO2 dopée/SiO2 et celle du guide supérieur est du type Si/Si02/Si3N4 (ou SiOxNy)/SiO2. c'est ce que l'on voit sur la figure 8 où le substrat inférieur 43 est en silicium et surmonté d'une première couche en silice 45. A la surface de cette couche 45 sont situés les guides de lumière 19 de la spirale 2 en silice dopée ainsi que les plots 21 et 22, également en silice dopée, de support des réseaux 47 et 49. La couche de silice 51 qui surmonte les guides 19 et les plots 21 et 22 des coupleurs 29 et 31 est commune à la structure inférieure et à la structure supérieure Cette dernière comprend le guide de lumière proprement dit 41 en nitrure de silicium Si3N4 ou en un composé du type SiOXNy et est surmontée de la couche de silice 53. Les réseaux 47 et 49 assurent le couplage lumineux entre les deux structures précédentes par l'intermédiaire de la couche guidante 41. La structure de la figure 8 est technologiquement viable si l'on respecte, pour les constantes #1 et 15 2 les conditions précédemment énoncées, c'est-à-dire, en particulier, si les épaisseurs et les indices des différents guides sont convenables et cohérents avec le pas p des réseaux 47 et 49. Bien que l'homme de métier sache réaliser les structures guidantes de la figure 8, on a représenté schématiquement sur les figures 8a à 8f les principales étapes de réalisation de cette structure. Sur la figure 8a, on a représenté le substrat 43 en silicium surmonté de la couche de silice 45 sur laquelle on vient graver les guides 19, et les réseaux 47 et 49 de façon connue. La structure parvenue à ce stade est représentée en vue de dessus sur la figure 8b. L'étape suivante consiste en la réalisation des réseaux 47 et 49 par gravure sèche à travers un masque suivi de dépôts en phase vapeur ou par pulvérisation cathodique. La figure 8d représente l'état de cette même structure vue de dessus avec les réseaux 47, 49 situés de part et d'autre des conduits de la spirale 2. La figure 8e montre le dépôt par voie chimique en phase vapeur de la couche intermédiaire de silice 51 commune aux deux structures. L'état du dispositif est alors visible de dessus sur la figure 8f ; il suffit de le compléter par le dépôt du coeur 41 des guides 19 suivi d'une gravure et d'un dépôt du superstrat de silice SiO2. Comme dans l'exemple de la figure 7, les épaisseurs de chacun des dépôts sont choisies par l'homme de métier en fonction des indices effectifs désirés pour chaque couche. Les figures 1 et 2 comportent sur leur guide central 14 un polariseur 24 dont on a déjà dit qu'il n'était pas strictement nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil mais qu'il apportait néanmoins une amélioration intéressante. Les considérations qui suivent permettront à l'homme de métier de le réaliser facilement. Ce polariseur 24 est avantageux pour sélectionner une polarisation unique de la lumière car la source lumineuse 20 utilisée, par exemple une diode superradiante, n'émet pas toujours une lumière suffisamment polarisée. Cette polarisation est obtenue en recouvrant le guide de lumière 14 des figures 3 et 4 d'une couche de diélectrique. L'effet de polarisation de la lumière ainsi obtenu repose sur la différence de pénétration I des ondes évanescentes transverses électriques (TE) ou de polarisation orthogonale (TM). En effet, on sait que 1TE Il suffit donc de recouvrir le guide de lumière d'une couche diélectrique d'épaisseur I telle que 1TE Par exemple dans le cas de la structure du tricoupleur représenté sur la figure 1, si l'on choisit WSi3N4 = 0,165 micromètre, 1Si02 est de l'ordre de 0,25 à 0,40 micromètre dans le cas le plus favorable où l'absorption différentielle ( TM - iTE) est maximisée (suivant le métal utilisé Al, Au, Cr ou Ti). On décrira maintenant en référence aux figures 9 à 16 divers modes de réalisation des absorbeurs qui sont utilisés dans le gyromètre, objet de l'invention, à deux endroits différents où ils correspondent chacun à un type de réalisation particulier : I'absorbeur qui protège les guides de lumières de la spirale 2 et que l'on appellera par commodité dans la suite, "absorbeur de type 1" et I'absorbeur 26 situé à l'extrémité du conduit 14 du tricoupleur 8 que l'on dénommera dans la suite du texte "absorbeur du type 2". Ces deux types d'absorbeurs peuvent être réalisés conformément à l'invention dans toute structure intégrée connue et notamment les structures les plus souvent utilisées qui sont les structures Si/SiO2/Si3N4/SiO2 d'une part et Si/SiO2/SiO2 dopée/SiO2 d'autre part.Les deux structures précédentes seront désignées dans la suite du texte respectivement par structure 1 et structure 2 pour faciliter l'exposé. D'une manière générale, les absorbeurs de type 1 et de type 2 peuvent être réalisés aussi bien à l'aide de la structure 1 que de la structure 2. L'homme de métier saura choisir dans chaque cas particulier, la solution appropriée. On rappellera également que les absorbeurs, qu'ils soient de type 1 ou de type 2, ne sont que des auxiliaires, certes très avantageux de l'invention, mais l'on pourrait néanmoins concevoir un gyromètre qui ne les utiliserait pas. En ce qui concerne d'abord les absorbeurs de type 1, ils sont placés autour des conduits de lumière de la spirale 2 pour éviter l'échange d'énergie entre les différentes spires ainsi que le piègeage de lumière parasite éventuellement engendrée par des défauts des guides (coupure, défaut du masque de fabrication, rugosité des bords etc) ou par les composants eux-mêmes en particulier par les passages 25 de croisement de l'une des extrémités du guide par la spirale 2. Dans la structure intégrée de type 1, ils sont constitués d'une couche métallique recouverte ou non de diélectrique. L'épaisseur du métal constituant cette couche est peu critique et elle est généralement de l'ordre de 50 à 500 nanomètres. Le métal est directement déposé sur la couche de silice à haut indice constituant le coeur de part et d'autre de ce coeur. Dans les structures intégrées de type 2, la couche métallique est le plus souvent déposée directement sur la couche de silice SiO2 à haut indice et de part et d'autre du coeur du microguide. La forme désirée est obtenue par gravure du métal ou par la technique bien connue de lift-off. L'épaisseur du métal doit être faible et favorablement de 5 à 20 nanomètres suivant le métal utilisé. Un recouvrement par une couche de SiO2 ou d'un matériau diélectrique est favorable, notamment pour les absorbeurs de type 1. Les absorbeurs de type 2 sont rendus nécessaires par le fait que la longueur d'interaction optimale des trois guides 10, 12 et t4 du tricoupleur 8 ne conduit pas à une intensité de lumière nulle à l'extrémité du guide central 14. Dans ces conditions, l'absorbeur 26 est utilisé soit pour contrôler la puissance injectée sous forme lumineuse dans la spirale 2, soit au contraire pour éliminer l'intensité lumineuse restante à l'extrémité du conduit 14. Les absorbeurs de type 2 sont différents des absorbeurs de type 1 car leur rôle est d'absorber une lumière guidée en sortie du microguide et non une lumière parasite proprement dite.Pour cette raison, il est judicieux de placer la couche métallique constituant l'absorbeur de type 2 directement sur le coeur du guide ou mieux encore sur la couche de recouvrement, mais à une distance du coeur de ce guide qui permet encore une interaction entre la couche métallique et la lumière. Il faut bien noter que la couche de recouvrement ayant le plus souvent une épaisseur suffisante pour assurer une protection totale du guide devra être gravée avant le dépôt métallique pour former les absorbeurs de type 2. Sur les figures 9 à 16 qui suivent, les structures d'absorbeurs représentées ont des couches représentées qui portent les mêmes nombres de référence que sur les figures précédentes et dont on ne décrira pas à chaque fois le détail. La couche métallique qui réalise de façon pratique la fonction d'absorption est référencée 60 sur ces différentes figures. La figure 9 représente, dans une structure 1 un absorbeur du type 2, l'ensemble étant vu en coupe suivant l'axe du microguide 34. La couche métallique 60 a une épaisseur de 50 à 500 nanomètres, la couche 34 étant en nitrure de silicium Si3N4 ou d'une façons plus générale SiOxN4 avec : une largeur W pour le nitrure de silicium = 165 nanomètres, une hauteur h'SiO2 de l'ordre de 1,2 micromètres et une hauteur h de l'ordre de 10 à 40 nanomètres. Dans cet exemple, la longueur d'onde utilisée est 0,8 micromètre. La figure 10 représente également un absorbeur de type 2, mais dans la structure 2. C'est avec ce type de structure que l'absorbeur de type 2 est plus utile, car La discontinuité est plus forte du fait de la forte pénétration de la lumière guidée dans la couche de recouvrement. La figure 10 est également une vue en coupe suivant l'axe du microguide. Dans cette réalisation, la couche métallique 60 a une épaisseur de 5 à 20 nanomètres. Quant à l'épaisseur h, elle est inférieure à la profondeur de pénétration de l'onde évanescente du mode guidé. Dans tous les cas, les absorbeurs de type 2 recouvrent le guide de lumière proprement dit alors que pour les absorbeurs de type 1, qui ne doivent pas perturber la propagation dans le guide, on place ces mêmes absorbeurs de part et d'autre du guide. C'est ce que représentent les figures 11 et 12 qui montrent des structures de type 2 et cette fois en coupe perpendiculaire à l'axe du guide, avec un absorbeur de type 1 sur la figure 11 et un absorbeur de type 2 sur la figure 12. L'invention a égaLement pour but, en ce qui concerne des absorbeurs précédents d'un gyromètre en optique intégrée, un mode de réalisation qui permet de réaliser en même temps les absorbeurs de type 1 et de type 2 par le même procédé technologique. Ceci est assez intéressant car il faut autrement un grand nombre d'étapes technologiques pour réaliser séparément les deux types d'absorbeurs. Ce résultat est obtenu, comme on le voit sur les figures 13 à 16 en recouvrant les parois latérales du microguide par la couche de métal 60. On voit ainsi sur la figure 13 un absorbeur de type 1 dans La structure 2, puis, sur la figure 14 un absorbeur de type 2 dans cette même structure 2 ; les figures 15 et 16 au contraire, sont relatives à la structure 1 pour la réalisation d'un absorbeur de type 1 (figure 15) et de type 2 (figure 16). La figure 17 montre maintenant un perfectionnement secondaire mais néanmoins important de La présente invention. On voit sur cette figure 17 un certain nombre de guides de lumière 62, 64 et 66 appartenant à la spirale 2. Ces guides sont représentés au voisinage du point milieu M de cette spirale, c'est-à-dire du point atteint en même temps par les ondes rotatives et contrarotatives qui parcourent les spires du gyromètre quand celui-ci est au repos. Compte tenu de la longueur de cohérence Lc de La lumière émise par les diodes superradiantes, qui est de l'ordre de 30 à 100 micromètres, il faut éviter à tout prix d'engendrer de part et d'autre du point milieu M des lumières parasites et ce sur une longueur de l'ordre de la longueur de cohérence Lc. Dans cette zone, des guides de lumière 62, 64 66, etc doivent être par conséquent les plus parfaits possibles. C'est pourquoi en particulier, conformément à L'invention, il est très utile de les réaliser à cet endroit sous forme de trajet rectiligne, tel que 68, qui présente moins de défauts que les sections courbes. Enfin, en se référant à la figure 18, on décrit un autre mode de mise en oeuvre perfectionné du gyromètre selon l'invention. Dans ce mode de mise en oeuvre, les deux extrémités des conduits de lumière 10 et 12 du tricoupleur 8 sont munies à leur entrée dans la spirale de deux zones élargies en forme d'entonnoir 70 et 72 (en terminologie anglo-saxonne "tapers"). Ces élargissements en début et en fin de spirale 2 permettent de réaliser un virage plus serré du guide optique sans qu'il y ait pour autant addition de pertes de propagation corrélative. En pratique, les microguides du tricoupleur 6 sont monomodes. La présence de zones d'élargissement 70 et 72 permet d'utiliser des guides multimodes après l'entrée dans la spirale 2 avec des largeurs de l'ordre de 6 à 15 micromètres, alors que les largeurs courantes au niveau du tricoupleur 6 pour les guides 10, 12 et 14, sont de l'ordre de 3 à 6 micromètres. Le fait que les microguides soient multimodes dans la spirale, n'est pas gênant car la courbure de ces derniers joue Le rôle de filtre de mode ; de plus, si l'entrée et la sortie de chaque élargissement 70 et 72 est suffisamment progressive quant aux courbures utilisées (ceci est réalisé par exemple par une longueur d'élargissement de l'ordre de 20 à 1200 micromètres) il y a très peu de conversion du mode principal vers les modes d'ordre supérieur. REVENDICATIONS 1. Gyromètre optique à effet Sagnac comportant une sonde constituée d'une boucle optique en forme de spirale plane (2) réalisée à l'aide de circuits optiques intégrés sur un substrat, comportant des guides de lumière pour la progression de deux ondes lumineuses en provenance d'une source de lumière (20) et parcourant la spirale en sens inverse l'une de l'autre, les deux extrémités (10, 12) des guides de la spirale étant en liaison avec des moyens d'introduction (14) des deux ondes lumineuses dans la spirale et de détection (16, 18) de chacune d'elles à leur sortie de la spirale, (2) caractérisé en ce que la liaison des extrémités (10, 12) des guides de lumière avec la source de lumière (20) et les moyens de détection (16, 18) sont réalisés par un tricoupleur (8) à trois guides rectilignes parallèles intégré sur le même substrat que la spirale, dont le guide central (14) est relié à La source de lumière (20) et dont les deux guides (10, 12) latéraux sont reliés chacun à un détecteur (16, 18), les caractéristiques du tricoupleur (8) étant choisies de façon à produire entre les deux ondes lumineuses qui parcourent la boucle optique l'équivalent d'un déphasage au repos aussi voisin que possible de T/2. 2. Gyromètre selon la revendication 1, caractérisé en ce que le franchissement (25) des spires de la boucle par l'une des deux extrémités des guides de la spirale (2) est réalisé, en optique intégrée, par croisement direct des guides de lumières dans le plan de la boucle elle-même, les angles de croisement des différents guides étant, de préférence, supérieurs à 100. 3. Gyromètre selon la revendication 2, caractérisé en ce que les guides d'ondes lumineuses ont une couche guidante réalisée en niobate de lithium LiNbO3, éventuellement dopé avec du titane ou ayant subi un échange protonique. 4. Gyromètre selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les guides d'ondes lumineuses ont une couche guidante en verre dont l'indice a été modifié échange d'ions. 5. Gyromètre selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que la structure guidante appartient à l'une des structures Si/SiO2/Si3N4/SiO2, dans laquelle Si3N4 peut être remplacé par SiON ou AI203, et Si/SiO2/SiO2 dopée/Si02. 6. Gyromètre selon la revendication 1, caractérisé en ce que le franchissement des spires de La boucle (2) par l'une des deux extrémités des guides de la spirale est réalisé sous forme d'un passage supérieur (ou inférieur) à la façon d'un pont, par superposition de deux structures guidantes croisées dont la structure inférieure, constituée par la spirale elle-même, est couplée optiquement à La structure supérieure de franchissement par L'intermédiaire de deux coupleurs situés sur l'extrémité d'entrée (ou de sortie) respectivement de part et d'autre des guides d'ondes de la spirale. 7. Gyromètre selon la revendication 6, caractérisé en ce que les deux structures guidantes sont identiques et les deux coupleurs (29, 31) sont des coupleurs simples. 8. Gyromètre selon la revendication 6, caractérisé en ce que les deux structures guidantes sont différentes et les deux coupleurs (29, 31) comportent des réseaux (47, 49) .1 9. Gyromètre selon la revendication 1, caractérisé en ce que les guides de lumière de la spirale (2) sont rendus optiquement indépendants les uns des autres par une structure absorbante située soit entre les guides de la spirale et de part et d'autre de celle-ci, soit sur l'ensemble de la spirale. 10. Gyromètre selon la revendication 1, caractérisé en ce que le guide central (14) du tricoupleur (8) est muni, à son extrémité opposée à la source de lumière, d'une structure absorbante (26) pour contrôler et/ou éliminer la lumière guidée résiduelle à la sortie de ce guide central. 11. Gyromètre selon l'une quelconque des revendications 1 à 10 précédentes, caractérisé en ce que la source de lumière (20) est une source à faible longueur de cohérence. .2. Gyromètre selon la revendication 11, caractérisé en ce que la source de lumière (20) est une diode superradiante. 13. Gyromètre selon l'une quelconque des revendications 1 à 12 précédentes, caractérisé en ce que le guide central du tricoupleur (14) comporte, après la source de lumière (20), l'un au moins des deux moyens compris dans le groupe comprenant un polariseur (24) et un filtre spatial (22) pour sélectionner un mode guidé. 14. Gyromètre selon l'une quelconque des revendications 1 à 13 précédentes, caractérisé en ce que la partie des guides de lumière de la spirale (2) comportant le point milieu M de celle-ci et éventuellement tout ou partie des guides de lumière situés de part et d'autre du point milieu sont réalisées par des portions (68) de guides rectilignes. 15. Gyromètre selon l'une des revendications 1 à 14 précédentes, caractérisé en ce que les guides comportent, aux extrémités de la spirale (10, 12), et après la sortie du tricoupleur (8), un élargissement (72) en forme d'entonnoir pour augmenter la largeur des guides de la spirale.