FR 2689016 A1 19931001 FR 9203780 A 19920324 DESCRIPTION La présente invention concerne un dispositif pour permettre aux utilisateurs médicaux et paramédicaux de régler le débit des perfusions, microperfusions ou bien des transfusions, de façon réglementaire et fiable; dont la particularité est d'étre, une fois regler, amovible. L'appareil a été conçu selon le critère des débits à savoir 60 gouttes/ml pour un microperfuseur, 20 gouttes/ml pour un perfuseur et 15 gouttes/ml pour un transfuseur. Jusqu'à ce jour, le réglage des perfusions ainsi que des transfusions se faisaient par un procédé de comptage par l'utilisateur, a l'aide de sa montre; demain cet appareil assurera la mise au point du debit a la goutte prés, grace a son microprocesseur, minimisant les risques encourus par le patient. En effet, nous minimiserons ainsi, aussi bien les risques de l'Oedème Aigu du Poumons que ceus de l'Hyporéhydratation dans les cas extrêmes; d'ou une prescription médicale mieux suivie, et donc, mieux adaptée. L'obtention de cette dite mise au point est visualisée par l'éclairage des deux diodes Led triangulaires. En effet, aprés avoir mis n place le capteur sur le filtre, en matière souple ou dure, et aprée avoir programmer le volume en cm3 de la quantité a passer et le temps donné ( ex : 250 cm3 en l heure) , l'utilisateur du produit n'aura plus qu'à appuyer a nouveau sur le bouton puossoir ( 5 ), pour déclancher le processus du débit recherché. Il suffira d'ouvrir ou bien de fermer la tubulure l'aide de la molette, jusqu'à ce que les deux diodes s'allument ensemble; preuve du débit recherche. Pour empècher le patient d'avoir facilement accès au réglage de sa tubulure, nous préviendrons le geste en adaptant, soit un bouchon (13) ou autre, en matière actuelle ou nouvelle et a venir, transparent ou opaque, ou un clip, de meme nature, bloquant la molette, permettant ainsi la fiabilité du débit rechercher. TECHNICITE Le dit appareil électronique est composé @ - D'un boitier en matière plastique (ABS, PVC, Polyester, ou toute matière nouvelle et a venir, ...etc) ou métalique de forme parallélipipède rectangle ; la forme et les dimentions pouvant être sujet modifications suivant l'évolution du produit. La face avant du boîtier du produit est contituée 2 - D'un afficheur cristaux liquide ou LCD a 4 Digits ou plus. - D'un curseur linéaire a trois positions - M pour microperfusions. - P pour perfusions. - 7 pour transfusions, 4 - De deux diodes Led triangulaire ou non, dont une verte, sine flèche vers le haut, pour signifier l'ouverture de la molette; une rouge signe flèche vers le bas, pour signifier la fermeture de la molette. 5 - D'un bouton poussoir de sélection de programme C temps, volume, mise en route des recherches...). 6 - D'un bouton poussoir pour le réglage des données ( temps x, volume y... ). Sur le coté droit ou gauche du boitier, nous trouvons 7 - Un interrupteur linéaire Marche-Arrêt. 8 - L'emplacement d'une prise femelle pour le raccordement de la sonde. L'appareil comporte aussi un dispositif de prise en compte du nombre de gouttes débitées par le système de perfusion ou de transfusion ; nous nommerons cette partie du dispositif, La Sonde. g - D'un cordon multi-filaire d'une longueur approximative de l 2 mètre lineaire muni a une extrémité d'une fiche mâle, ( Jack, Din, ...) C 10 ) et de l'autre relié ( Il ( permettant ainsi la transmission des informations au boîtier de commande. ll - D'un système d'enclipage en matière plastique, C ABS , PVC, ...) ou métallique comprenant un capteur visuel, ( cellule phote-électrique, ...) ou sonore (micro, ...), (15). Sur la face arrière du boitier,se se situe C 12 l'emplacement des piles, par exemple, des piles 1,5 volts type baton ou autre. 1 - Mettre en place la sonde en posant le capteur C 15 sur le filtre. Relier ensuite au boîtier par l'intermédiaire du cordon C 9 ) et de la fiche C 10 ) inserrer dans la prise femelle C 8 ?. 2 - Mettre en marche l'appareil en poussant le bouton C 7 sur la position marche 3 - Pr Programmer le volume en appuyant sur le poussoir C 5 ) et indiquer la quantite désirée, en cm3, à l'aide du poussoir C 6 4 - Programmer le temps en appuyant sur le poussoir ( 5 ) et indiquer les heures, minutes a l'aide du poussoir C 6 5 - Appuyer de nouveau sur le poussoir C 5 ) pour déclancher le systeme de recherche du debît. Si la fleche verte clignotte, ouvrir un peu le molette. Si la fleche rouge clignotte, fermer un peu la molette. L'allumage des deus diodes emsemble, indique la vitesse recherchée. Attendre la synchronisation des deux diodes, preuve du debit recherche, pour adapter le système de blocage de la molette. REVENDICATIONS 1) Dispositif pour permettre le réglage du débit des perfusions, transfusions, microperfusions comportant un boitier ( 1 ) contenant, une carte électronique et un microprocesseur permettant l'utilisation du produit. 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le microprocesseur assurera i réglage des donées ( 5 ) et C 6 ) > du descriptif , visualisé par l'afficheur C 2 > au choix de la position du curseur ( 3 ) ainsi que la mise en route des recherches. si Dispositif selon l'une des quelconques revendications précédentes caractérisé en ce que l'obtention du résultat se fait par la synchronisation des 2 diodes leds C 4 ) dépendantes aussi de la partie électronique de l'appareil 4) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé par la dépendance du produit a sa sonde ( 8 ) permettant le comptage des gouttes de façons électronique. 5) Dispositif selon l'une des quelconques des revendications précédentes caractérisé par le clipage d' un cache au niveau de la molette bloquant ainsi le débit déterminé et empéchant la manipulation au niveau du patient.