FR 2682291 A1 19930416 FR 9112848 A 19911011 Un lit médical fluidisé comporte un réceptacle empli de constituants granulaires et recouvert par un drap sur lequel repose un patient. Des déchets finissent, en service, par se mélanger aux constituants granulaires initiaux, de sorte qu'il faut périodiquement soit totalement changer les constituants granulaires, soit les séparer desdits déchets. L'invention a pour but de proposer un nouveau lit médical fluidisé, qui permet de manière aisée le nettoyage périodique des constituants granulaires et qui, à cet effet, comprend : un réceptacle de constituants granulaires, délimité par un fond et comportant une ouverture supérieure de réceptacle ; un dispositif de fixation d'un drap sur le pourtour de l'ouverture ; un tamis dont les mailles permettent le passage desdits constituants granulaires, et qui est susceptible de reposer sur le fond du réceptacle et d'être relevé par rapport à ce fond ; et, une couverture, tel qu'un drap spécial, susceptible d'être assujettie sur le pourtour de l'ouverture du réceptacle, de manière à réaliser une enceinte fermée contenant lesdits constituants granulaires et munie d'au moins deux manchons borgnes comportant chacun une ouverture externe à ladite enceinte, d'introduction de la main d'un opérateur et une extrémité disposée à proximité du tamis, de sorte que le tamis peut être saisi par l'intermédiaire desdits manchons, être relevé pendant une opération de tamisage des constituants granulaires, au cours de laquelle il retient les déchets de dimensions supérieures à celles des constituants granulaires, sans risque de dissémination hors de ladite enceinte fermée des particules contenues à l'intérieur de cette enceinte, et qu'après ledit tamisage, la dépose de ladite couverture rende accessible ledit tamis et permette de le vider des déchets retenus. De manière avantageuse, le tamis comporte des poignées de manipulation à proximité desquelles sont disposées les extrémités des manchons, lorsque le tamis repose sur le fond du réceptacle. L'avantage principal de la disposition nouvelle préconisée réside dans la possibilité de nettoyer périodiquement les constituants granulaires pour les séparer des déchets de traitement, de manière simple et efficace, en évitant notamment toute dissémination indésirable de ces constituants granulaires hors du réceptacle du lit fluidisé. L'invention sera mieux comprise, et des caractéristiques secondaires et leurs avantages apparaîtront au cours de la description d'une réalisation donnée ci-dessous à titre d'exemple. I1 est entendu que la description et les dessins ne sont donnés qu'à titre indicatif et non limitatif. I1 sera fait référence aux dessins annexés, dans lesquels - la figure 1 est une coupe longitudinale d'un lit médical fluidisé conforme à l'invention, dans une première configuration d'utilisation ; - la figure 2 est une coupe transversale suivant II-II de la figure 1 - les figures 3 et 4 sont des coupes transversales, analogues à celles de la figure 2, du même lit, mais dans des deuxième et troisième configurations d'utilisation, respectivement ; et - la figure 5 est une coupe d'un détail de réalisation du lit des figures 1 à 4. Le lit médical fluidisé représenté sur les figures comprend - un bâti 1, monté sur des roulettes 2 - un réceptacle 3, creux, contenu dans le bâti 1, délimité par une ouverture supérieure de réceptacle 4, comportant une paroi inférieure 5, formée d'ondes multiples, par exemple, et, un fond inférieur 6 poreux à un gaz de fluidification, qui repose sur les sommets des ondes de la paroi inférieure 5 - un tamis 7, dont les mailles sont calibrées de manière à laisser passer des constituants granulaires 8 tels que des microbilles ayant un diamètre compris entre 80 et 150 microns, et à retenir des déchets de traitements médicaux et/ou chirurgicaux de dimensions supérieures - un volume de constituants granulaires 8, qui initialement (figures 1 et 2) emplissent en grande partie le réceptacle 3 et sont en permanence fluidifiés par injection sous le fond inférieur 6 d'un gaz comprimé traité, tel que de l'air réchauffé et traité. De manière connue par ailleurs, la partie inférieure du bâti 1 reçoit le dispositif de traitement du gaz comprimé refoulé dans un conduit 9 raccordé à la partie inférieure de la paroi inférieure 5. Le fond inférieur 6, poreux au gaz, retient par contre les constituants granulaires 8. Les particularités suivantes doivent être notées - des poignées de préhension 10 sont disposées aux quatre coins du tamis et en permettent la préhension - une couverture 11 peut recouvrir le réceptacle 3 et, à cet effet, a sa périphérie munie d'un jonc élastique 12 apte à être introduit dans une rainure 13 ménagée dans une rigole 14, qui délimite elle-même l'ouverture 4, et à être maintenu assujetti au bac 3 par introduction de profilés de couvrement 15 dans la rigole 14 - cette couverture 11 est avec avantage constituée par un drap spécial, étanche vis-à-vis des constituants granulaires 8, fixé de manière étanche sur le réceptacle 3 dans les configurations des figures 1, 2, 3 et 5, et, par contre séparé du réceptacle dans la configuration de la figure 4 - la couverture 11 est donc apte à réaliser avec le réceptacle 3 une enceinte fermée 16, et d'isoler cette enceinte 16 de l'environnement 17 extérieur du lit - la couverture 14 est munie de manchons borgnes 18, ici au nombre de quatre, disposés de manière à correspondre aux emplacements des poignées de préhension 10 du tamis 7, chaque manchon 18 ayant une extrémité externe, constituant une ouverture 19 d'introduction de la main d'un opérateur, et une extrémité interne 20 disposée, dans les configurations des figures 1, 2 et 3 à proximité d'une poignée de préhension 10 du tamis de manière à rendre possible la préhension et la manipulation du tamis par un ou deux opérateurs, au moyen desdits manchons. Le mode d'utilisation du lit médical qui vient d'être décrit est exposé ci-après. Ce lit médical est d'abord un lit du type fluidisé. Pour recevoir un patient, la face supérieure du volume de constituants granulaires 8 est recouverte par un drap, sur lequel repose le patient. Le gaz comprimé injecté au moyen du conduit 9 réchauffe les constituants granulaires 8, les désinfecte, et donne la fluidité d'un liquide à la masse de ces constituants granulaires, procurant ainsi le confort recherché pour supporter le patient. Ce qui est plus particulièrement original dans la conception de ce lit médical fluidisé, réside dans l'adaptation prévue de la couverture 11 et la disposition correspondante du tamis 7. Périodiquement, il est nécessaire de nettoyer le volume des constituants granulaires 8 et-de le débarrasser des déchets de traitement. Pour ce faire, après avoir transféré le patient dans un autre lit, et avoir enlevé le drap sur lequel il reposait, l'opérateur fixe la couverture 11 sur le réceptacle 3, de manière étanche et durable au moyen, d'une part, du jonc élastique 12 et de la rainure 13, d'autre part, des profilés 15 et de la rigole 14 (figure 2). Il suffit alors à un ou deux opérateurs d'introduire leurs mains dans les manchons 18, de saisir, avec interposition desdits manchons, les poignées 10 du tamis 7, et de tamiser le contenu du réceptacle 3 (figure 3). Les constituants granulaires 8 traversent les mailles du tamis et retombent sur le fond 6 du réceptacle, cependant que les déchets 21, beaucoup plus gros, sont retenus par le tamis 6, jusqu'à ce que celui-ci soit disposé au-dessus du volume filtré des constituants granulaires 8. L'ensemble de cette opération a été réalisé sans émanation de poussière malgré l'extrême finesse des constituants granulaires 8, sans aucune dissémination de tels constituants, ni dans le local, généralement une chambre de traitement, où est situé le lit, ni dans les instruments médicaux, tels que des aérateurs, contenus dans ledit local. Ce tamisage étant réalisé, il suffit d'enlever la couverture 11 pour avoir accès au tamis 7 (figure 4) et de jeter les déchets 21, qui ont été retenus. Ensuite le tamis 7 est reposé sur le volume des constituants granulaires 8 et descend dans le réceptacle 3 par simple gravité. La mise en place d'un nouveau drap au-dessus du volume des constituants granulaires 8 permet de replacer le patient dans le lit médical fluidisé. L'invention n'est pas limitée à la réalisation décrite, mais en couvre au contraire toutes les variantes qui pourraient lui être apportées sans sortir de son cadre, ni de son esprit. REVENDICATIONS 1. Lit médical fluidisé, caractérisé en ce qu'il comprend - un réceptacle (3) de constituants granulaires (8), délimité par un fond (6) et comportant une ouverture supérieure de réceptacle (4) - un dispositif (14-15) de fixation d'un drap sur le pourtour de l'ouverture ; - un tamis(7) dont les mailles permettent le passage desdits constituants granulaires (8), et qui est susceptible de reposer sur le fond (6) du réceptacle et d'être relevé par rapport à ce fond ; et, - une couverture (11), tel qu'un drap spécial, susceptible d'être assujettie (12-13) sur le pourtour de l'ouverture (4) du réceptacle, de manière à réaliser une enceinte fermée (16) contenant lesdits constituants granulaires (8) et munie d'au moins deux manchons borgnes(18) comportant chacun une ouverture (19) externe à ladite enceinte, d'introduction de la main d'un opérateur et une extrémité (20) disposée à proximité du tamis (7), de sorte que le tamis peut être saisi par l'intermédiaire desdits manchons (18), être relevé pendant une opération de tamisage des constituants granulaires (8), au cours de laquelle il retient les déchets (21) de dimensions supérieures à celles des constituants granulaires,sans risque de dissémination hors de ladite enceinte fermée (16) des particules contenues à l'intérieur de cette enceinte, et qu'après ledit tamisage, la dépose de ladite couverture (11) rende accessible ledit tamis (7) et permette de le vider des déchets retenus (21). 2. Lit médical selon la revendication 1, caractérisé en ce que le tamis(7) comporte des poignées de manipulation(10) à proximité desquelles sont disposées les extrémités (20) des manchons (18), lorsque le tamis (7) repose sur le fond (6) du réceptacle.