FR 2664800 A1 19920124 FR 9009476 A 19900723 DESCRIPTION "POSTE DE COCHER DE FIACRE" L'invention concerne un siège réglable en hauteur associé à un repose-pieds simulant la position de fonction qu'avait autrefois les cochers de fiacre, qui favorise une physiologie diaphragmatique optimale donc une très bonne respiration pour un patient déficient à ce niveau. Dans le "programme" de rééducation respiratoire, il est fortement préconisé au patient de prendre une position dite en "cocher de fiacre", c' est-à-dire, assis les avants-bras en appui sur les cuisses légèrement écartées. Le patient s'exécute alors, soit assis sur une chaise, soit sur le bord de son lit, mais d'une part, la hauteur n'est pas forcément adaptée à sa morphologie, d'autre part, les pieds restent à plat sur le sol, et peuvent même être en légère flexion plantaire (c'est-à-dire pointes de pieds vers le bas) s'il a conservé ses chaussures. Le "poste de cocher de fiacre" par sa hauteur réglable permet de positionner le patient assis, le dessus des cuisses parfaitement horizontal, (ceci est à réaliser impérativement avec l'aide d'un"niveau"), les jambes, sont verticales, et les pieds sont en appuis sur un repose-pieds, relevé en avant, suivant un angle de 9 degrés. Cette position doit être rigoureusement adoptée pour que le "déblocage" diaphragmatique s'opère, et s'amplifie au cours d'une pratique régulière. Le patient doit donc se déchausser, afin que ses chevilles aient réellement une flexion dorsale (c'est-à-dire pieds "relevés") de 9 degrés rigoureusement. La figure 1 représente le "Poste de cocher de fiacre" dans son ensemble. La figure 2 shématise de profil, le "Poste de cocher de fiacre" en fonction, avec un patient assis dessus. Le modèle du siège et du repose-pieds sont donnés à titre d'exemple, seule, l'inclinaison du repose-pieds doit être rigoureusement respectée, ainsi que le principe d'utilisation, précédemment cité. Figure 1 : Le "Poste de cocher de fiacre" comporte un siège réglable en hauteur (1), muni de deux accoudoirs (2) bas, et d'un petit dossier très bas (3), simulant la "banquette" d'un poste de cocher de fiacre d'autrefois. La hauteur est réglable d'environ 25 cm à 47 cm de la partie la plus basse du repose-pieds (4). L'inclinaison tt) du repose-pieds (4), relevé vers l'avant, est de 9 degrés. La tige (5) permet d'avancer ou de reculer le repose-pieds (4) selon la morphologie du patient afin qu'il ait toujours, ,les jambes verticales. Le verrouillage de la tige (5) se fait par la vis (6). En (7) socle du siège Exemple de réglage en hauteur du siège par une manivelle (8) entraînant une tige filtée (9). Figure 2 : Le patient est assis sur le siège (1) du "Poste de cocher de fiacre" Le dessus de ses cuisses est parfaitement horizontal (grâce au règlage en hauteur de la tige filtée (9)), vérifié impérativement avec le "niveau" (10), que le patient pose sur le dessus de ses cuisses, avant de prendre la position du "cocher" c'est-à-dire les avant-bras (11) en appui sur les cuisses (12). Les jambes (13) sont verticales, et les pieds déchaussés (14), sont en appuis sur le repose-pieds (4), relevés selon l'angle ( ). Cette position favorise donc l'amplitude maximum du "jeu diaphragmatique" : diaphragme schématisé en (15), sa "montée" schématisée en (16), sa descente schématisée en (17). Le "Poste de cocher de fiacre" selon l'invention trouve son application, pour l'aide respiratoire de toute personne souffrant d'insuffisance respiratoire, notamment en kinésithérapie soit en cabinet ou en service de rééducation, soit utilisé également à demeure, au domicile du patient. REVENDICATIONS 1/ Siège en "Poste de cocher de fiacre" pour la rééducation respiratoire, caractérisé en ce qu'il comporte un siège (1) réglable en hauteur, associé à un repose-pieds (4) relevé vers l'avant selon une inclination de 9 degrés (angle ( D) / Siège selon la revendication 1 caractérisé en ce que le patient règle sa position assise, de façon à avoir le dessus des cuisses parfaitement horizontal, vérifié impérativement avec le "niveau" (10), les jambes (13) sont verticales grâce au réglage de l'avance (5) du repose-pieds (4) 3/ Application du "Poste de cocher de fiacre", selon les revendications précédentes, notamment en kinésithérapie respiratoire, et quotidiennement au domicile du patient chronique.