FR 2662795 A1 19911206 FR 9007062 A 19900605 Dispositif de relevé à distance de tous compteurs mécaniques selon l'invention. La plupart des compteurs,particulièrement ceux quantifiant la consommation électriqueJsont situés à l'intérieur des locaux de l'abonné pour des raisons évidentes de responsabilité. Ce qui ne manque pas d'occasionner une gene lors des relevés qui ne peuvent se-faire en l'absence des occupants: Des dispositifs de relevé à distance,donc de l'extérieur, des compteurs ont été proposés.Un de leurs inconve-nients peut être le cosst,paramètre trés important pour un article destiné à un usage grand public,et/ou la compléxité,avec ses problèmes de maintenance,ou la nécessité de modifications notables au niveau du compteur pré-existant. Le dispositif selon l'invention concerne tous les compteurs mécaniques sans exception.Il est 'd'une simplicité extrême,donc trés économique et sans problèmes de maintenance.Il peut être installé sur les compteurs pré-éxistants au prix d'une modification minime qui n'interesse que les molettes portant les chiffres. Le dispositif selon l'invention est tel qu'il permet de reconnaître à distance chaque chiffre affiché par chaque molette en mesurant la valeur d'une resistance qui lui correspond.Les résistances sont réparties sur le pourtour de chaque molette.Ces résistances sont en position transversale.Leurs pôles aboutissent dans des sillons circonférentiels latéraux.Dans chaque sillon court une tige métallique destinée à établir le contact électrique. chaque résistance est mise en circuit avec l'extérieur lorsque le chiffre auquel elle correspond.est affiché.Cette correspondance est fonctionnelle et non xpatialeiLa mesure se fat par un ohmmètre mis en circuit successivement avec chaque molette grâce à un cdntacteur.A une valeur de résistance donnée correspond un chiffre affiché donné.L'utilisation d'un microprocesseur et d'un affichage digital de tous les chiffres en même temps optimisent l'opération. Chaque molette,en bakélite trés légère,est incrustée dans sa partie périphérique de dix résistances de valeurs différentes régulièrement réparties tous les 360,Ces résistances sont convenablement miniaturisées.Leurs valeurs s'etalent de xO à x9 ohms.Les valeurs de ces résistances étant suffisamment différentes pour être différenciées facilement par un appareil de mesure standart.Les pôles de chaque resistance aboutissent,de chaque côté,un peu au-dessus du fond d'un sillon circonférentiel courant autour de la molette.Chacune des dix résistances(x0 à x9) est mise en circuit lorsque un des dix chiffres(de 0 à 9)est affiché.L'identification à distance de chaque chiffre affiché se faisant par la mesure de la valeur de la résistance mise en circuitgqui n'est pas obligatoirement située sous le site où est inscrit ce chiffre.En effet il faut tenir compte du décalage entre le site de mesure sur la molette(postérieur par exemple)et le site du chiffre affiché.La relation decorrespondance devr & donc être étudiée.La mesure,de l'extérieur,se fait. par un ohm-mètre (a pile de petit voltage) que 1' agent branche par connexion d'une fiche femelle en T avec une fiche mâle comportant sept broches par exemple(compteur à six chiffres,multicable de liaison fin à sept cables).Le premier fil est commun à toutes les molettes tandis que chacun des six autres met en circuit une des molettes lorsqu'il est connecté,de l'extérieur,au premier.Les informations sont donc des grandeurs en ohms.Un simple étalonnage permet d'identifier les chiffres affichés par le compteur inaccessible car situé à l'intérieur du,local fermé.Le cablage entre la prise extérieure et l'intérieur devra être standart du point de vue de ses caractéristiques électriques quelque soit l'éloignement du compteur.Le plus pratique serait d'avoir une longueur de fil suffisante standart même si le fil doit être replié dans certains cas.Le contact électrique au niveau des molettes est établi grâce à des tiges métalliques fines mais trés solides et légèrement flexibles.Ces tiges sont enfichées en partie dans la plaque d'un petit circuit imprimé situe derrière les molettes ou dans toute autre position dictée par la configuration des pièces environnantes. Mais il est nécessaire que les tiges métalliques,au nombre de deux par molette,abordent tangentiellement le fond des sillons courant autour de cette molette.Ces tiges doivent exercer une petite pression juste suffisante pour mainten:ir le contact.Elles seront orientées de manière à être caressées "dans le sens du poil"par les pôles des résistances réparties transversalement et réguliè- rementJtrés prés du fond des sillons.Le positionnament de l'ensemble de ces pièces étant tel que la tige métallique touche le pôle d'une résistance dès qu'elle quitte le pôle de la résistance précédente.A aucun moment elle ne doit toucher en même temps les pôles de deux résistances successives.La légéreté. des composants,leur dureté et le pe'u d'importance des forces mises en jeu font que le fonctionnement du dispositif selon l'invention n'a pratiquement pas de retentissement sur le fonc tionnement des mécanismes du compteur et n'entraine que trés peu d'usure.D'autre part le poids négligeable des molettes dispense de leur équilibration. Le circuit imprimé est composé de deux parties: - Une première partie relie six tiges(une par molette) à un même 'fil se dirigeant vers l'extérieur du local. - Une deuxième partie est composée de six lignes indépendantes se poursuivant chacune par un fil se dirigeant vers l'extérieur du local. Dans le cas du compteur à six' chiffres le multi-cable sortant du local sera composé donc de sept petits cables.Le. numéro d'immatriculation du compteur sera inscrit sur la prise extérieure. Pour une saisie plus rapide et un affichage instantané digital du nombre marqué par le compteur,l'ohm-mètre détenu par l'agent peut être équipé d'un microprocesseur. L'agent chargé de relever le compteur sera doté d'un module individuel de saisie en forme de plaquette comportant - L'ohm-mètre avec un contacteur ou avec un microprocesseur avec effichage digital. - Un bloc-note. - Un stylo(avec châFe)reposant dans une logette aimantée. - Une fiche femelle en fixée sur un boitier électrique plat qui dirige des faixeaux lumineux vers l'avant pour éclairer la prise sur le mur et vers le bas pour permettre à l'agent d'écrire si l'endroit n'est pas bien éclaire. Le tout est relié à la tablette par un chable multipie en spirale.Fiche en ,boîtier électrique et cable spiralé sont loges sur le coté de la tablette dans une logette spéciale. - Un intérrupteur. - Une prise spéciale pour recharge sur secteur. - Un étui en caoutchouc anti-choc. - Une poignée incorporée. - Une lanière pour port en bandoulière. Dans une forme de réalisation selon une variante chaque molette est creusée sur son pourtour de dix trous destinés à recevoir chacun une résistance de valeur différente. sur le haut de laquelle est inscrit un chiffre.Les deux pôlésde la résistance sont ramenés vers le haut et aboutissent transversalement,de chaque côté,dans les sillons circonférentiels destinés à recevoir tangentiellement les tiges métalliques(Un pôle par sillon). Dans une autre forme de réalisation les résistances sont disposées en rosett & Un pôle de chaque résistance est soude à une bague métallique centrale tandis que l'autre pôle. pévipherique, aboutit au fond d'un sillon circonférentiel latéral unique.L'axe général des molettes est métallique et détache un fil vers l'extérieur. .Dans une autre forme réalisation les tiges métalliques qui sont au nombre de une seulement par molette se poursuivent vers l'extérIeur chacune parun fil empruntant le multicable.Sur chaque molette il nty aura qu'un seul sillon circonférentiel sur un côté.Les pôles des résistances sur l'autre côté rejoignent une minse plaque métallique conductrice qui est centrée par un axe métallique commun à toutes les molettes A partir de cet axe part un fil commun qui emprunte également le multicable et relie ainsi avec l'extérieur tous les pôles de résistances situés du même.côté.Ceci pour toutes.l & -molettes. C'est à remarquer que,à la moindre contestation le dernier mot reviendra à un relevé direct,à l'intérieur du local, en présence de l'abonné,sur une installation maintenue en l'état réglementaire avec compteur au scellé intact. Le dispositif selon l'invention se caractérisé,outre son coût trés faible et sa simplicité,par un respect absolu des mécanismes intrinsèques du compteur.Seules les molettes sont modifiées.Pour les futurs compteurs les logettes pour les résistances et les circuits imprimés peuvent être prévues.le dispositif lui-même pourrait être optionnel-ll sera fait de pièces solides et légères dont la fabrication rst largement dans les possibilités de la technologie actuelle,La fabrication en grandes séries abaisse un coût déjà bas.. Le dispositif selon l'invention peut équiper tous les compteurs numériques sans exceptionnquelque soit l'usage auquel il peuvent être destiné$. Du point de vue de la sécurité dans certaines applications spécifiques l'utilisation,par ce dispositif,d'un courant continu bas volté est sans danger dans l'immense majorité des cas.Un fusible protecteur sera installé. La maintenance du dispositif selon l'invention est réduite à sa plus simple expression et,en tous cas,peut se faire lors de l'une des visites,pour étalonnage par exemple,que recoivent classiquement les compteurs mécaniques. Les figures 1 à 16 illustrent l'invention. La figure 1 montre une vue d'ensemble du dispositif selon l'invention. Les figures 2 à 4 montrent des positionnements différents des tiges métalliques. La figure 5 montre une molette en place Les figures 6 à 8 montrent leszrapports de contiguité entre une tige et les pôles des résistances. La figure 9 montre,par découpage,la position d'une résistance. La figure 10 montre l'équipement individuel de l'agent. La figure 11 montre une molette à introduction centri pète des résistances. . La figure 12 détaille le.cir-cuit imprime. La figure 13 montre une vue générale du cablage. La figure 14 montre un modèle à sillon circonférentiel UgisuE' La figure 15 montre Son circuit imprimé Simplifié. La figure 16 montre un modèRe à-montage des résistances en rosette. La figure 1 montre une vue d'ensemble du dispositif selon l'invention pour un compteur à six chiffres.On note les molettes A,B,C,D,E,F abordées chacune tangentiellement par deux des douze tiges métalliques(1)issues de la plaquette à circuit imprimé postérieure(2)d'où part le multicable(3)aboutissant:à la prise extérieure(4).La saisie se fait-parle module a ohm-mètre et contacteur(5)ou à ohm-mètre et microprocesseur(6). La figure 2 montre,en coupe sagittvale,une plaquette (7 (à circuit imprimé)en position supérieure horizontale. La figure 3 montre,en coupe sagittale,une plaquette8 en po.sition inferieure horizontale. La figure 4 montre,en coupe sagittale,une plaquette(9) en position verticale antérieure et supérieure. La figure 5 montre une mouette en place avec ses sillons circonférentiels latéraux(lO)abordés par les tiges métalliques a 1 et a 2 la molette a un sens de rotation tel que les chiffres défilent de bas en haut.En pointillé on voit une résistance(11) (l'une des dix). Les figures 6,7 et 8 montrent l'évolution des rapports de contiguité entre la tige métallique(l2)et les poles(13)des résistances XO à X9 au niveau d'un des deux sillons circonfêren- tiels latéraux.La tige(19)ne touche qu'un pôle(13)àla fois. Une autre manière d'assuren un passage du contact électrique selon la loi du"tout ou. rien est de donner au fond du sillon circonférentiel une configuration"à rochet"(cercles en pointillés). La figure 9 montre,grâce à un découpage,la position de la résistance(l1)dont les pôles(13)et(14)font issue dans les sillons circonférentiels latéraux(l0) La figure 10 montre la plaquette représentant l'équipement individuel de l'agent.Le relevé du compteur est affiché en(15) modèle à microprocesseur).0n note l'interrupteur(16)et la fiche en l(17)avec le boîtier électrique(18).Le tout sorti de sa logette(19). Ce module est équipé d'une prise(20)pour recharge secteur, d'un étui anti-choc(21),d'une poignée incorporée(22)et dune lanière(23)pour port en bandoulière. La figure li montre un modèle comportant deslogettes(24) creusées sur le pourtour de la molette et destinées à recevoir des résistances(25)au soumet desquelles sont inscrits les chiffres à afficher.Les deux pôles(26)de ces résistances se terminent au niveau des sillons circonférentiels latéraux(10). La figure 12 détaille le tracé dru circuit imprimé.Les tiges métalliques al,bl,cl,dl,el,fl,sont reliées à un même fil(27) tandis que les tiges métalliques a2,b2,c2,ti2,e2,f2,sont connectées chacune à un cable indépendant.Le tout constituant le multicable(3). La figure 13 montre une vue générale du cablage.Le contacteur permet de connecter ie f J (27 ) fil(27)avec un des fiis issus d > une des molettes A,B,C,D,E ou F.Ceci aura pour effet de mesurer une des résistances de la molette grâce à l'ohm-mètre dont le cadran(28)est étalonné directement en chiffres.I1 y a possibilité d'utiliser un ohm-mètre équipé d'un microprocesseur et d'un affichage digital(15). La figure 14 montre le modèle à tige métallique unique par molette.Les faces des molettes situées du même coté sont recouvertes d'une mince plaque métallique en contact avec l'axe métallique commun(31)d'ou part un fil vers le multicable(3). La figure 15 montre le circuit imprimé simplifié d'où part un fil indépendant (par tige métallique)vers le multicable (3)se dirigeant vers l'exterieur du local.Le premier fil part de l'axe métallique(31)des molettes et n'enprunte donc pas le circuit imprimé. La figure 16 montre un éclaté du montage à rosette.Les résistances(32)sont montées enrayon autour de la bague métallique (33)eîle-mê:me en contact avec l'axe métallique général(34).teurs extremités périphériques(35)font irruption dans le sillon latéral unique (36)où elles seront contactées,à tour de rôle,par la tige métallique(37).Dans ltepaisseur de la molette est prévu un évidement (38)destiné à redevoir la rosette. Dans toutes les formes de réalisation le passage du contact électrique d'une résistance à l'autre peut se faire encore plus nettement grâce a une configuration "a rochet" du fond des sillons circonférentiels(cercles en pointillés des figures 6,7 et 8). Dans toutes les formes de réalisation du,:dispositif selon l'invention une protection anti-magnétique sera installée de chaque fois qu'elle sera nécessaire à son fonctionnement électrique correct.Sur le plan mécanique,ce dispositif est complètement"ignoré" du compteur les rapports de force se résument en effet à la pression insignifiante de fines tiges métalliques caressées"dans le sens du poil". -REVENDICATIONS 1 - Dispositif de relevé à distance de tous compteurs mécaniquesJselon l'invention caractérisé en ce qu'il permet de reconnaitre à distance chaque chiffre affiché par chaque molette en mesurant la valeur d'une resistance qui lui correspond.Les résistances (X0 à X9)sont réparties sur le pourtour de chaque molette.Ces résistances(11)sont en position transversale.Leurs pôles(13)(14)aboutissent dans des sillons circonférentiels latéraux(10).Dans chaque sillon court une tige métallique(12) destinée à établir le contact électrique.Chaque résistance est mise en circuit avec l'extérieur lorsque le chiffre auquel elle correspond est affiché.La mesure se fait par un ohm-mètre(28) mis en circuit successivement avec chaque molette grâce à un contacteur(29). 2 - Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que chaque molette,en bakélite trés légère,est incrustée dans sa partie péripherique de dix résistances(XO a X9)de valeurs assez éloignées les unes des autres et reparties régulièrement tous les 36 . Les pôles(13)(14)de chaque résistance aboutissent de chaque côté,un peu au-dessus du fond d'un sillon circonférentiel (10)courant autour de la molette.Chaque des dix résistances est mise en circuit lorsque un des dix chiffres (de O à 9)est affiché. 3 - Dispositif selon les revendications fait par un caractérisé en ce que la mesure,de l'extérieur,se fait par un ohm-mètre(28) (à pile de petit voltage)que l'agent branche par connexion d'une fiche femelle(17)en T avec une fiche mâle(4)multibroches multicable(3).Un fil(27)est commun à toutes les molettes tandis que chacun des autres fils met en circuit une des molettes lorsqu'il est les connecté,de l'extérìeur,au premier. 4 - Dispositif selon les revendications 1,2 niveau et 3 caractérisé en ce que le contact électrique au niveau des molettes est établi grâce à des tiges métalliques(12)fines mais trés solides et légèrement flexibles.Ces tiges sont enfichées en partie dans la plaque(2)d'un petit circuit imprimé situé par la derrière les molettes ou dans toute autre position 7,8,9 dictée par la configuration des pièces environnantes.Les tiges de La métalliques abordent tangentiellement le fond des sillons(10)courant autour de la molettes.Les tiges métalliques sont au nombre de deux par molette(une tige par sillon). Les tiges doivent exercer une pression juste suffisante pour maintenir le contact.Elles seront orientés de manière à etre caressées"dans le sens du poil"par les pôles des réssstances(1i) réparties transversalement et régulièrement trés prés du fond des sillons(10).Le positionnement de l'ensemble des pièces est tel que les tiges métalliques touchent un seul pôle à la fois dès qu'elle quittent le précédent.Une autre manière d'assurer le passage du contact électrique d'une résistance à l'autre selon la loi du "tout ou rien" est de donner au fond du sillon circonférentiel une configuration"à rochet"(figures 6,7,8 : cercles en pointillés).Les composants sont légers et durs et les forces mise en jeu négligeables pour ne pas influer sur le fonctionnement des mécanismes du compteur.Les molettes sont trés légères et ne nécessitent pas d'équillibration. 5 - Dispositif selon les revendications 1,2,3 et 4 caractérisé-en ce que les tiges métalliques(12)sont enfichées dans un petit circuit imprimé2)(7)(s)(9)CQmposé de deux parties. Une première partie qui relie six tiges (exemple du compteur à six chiffres)à un même fil(27)se dirigeant,dans le multicable(3), vers l'extérieur du local.Une deuxième partie composée de six lignes indépendantes venant des six autres tiges et se poursuivant chacune par un cable se dirigeant vers l'extérieur du local,dans le multicable(3). 6 - Dispositif selon les: revendications 1,2,3,4 et 5 caractérisé en ce qu'il possède un!module de saisie(détenu par t l'agent)en forme de plaquette comportant - Un ohm-mètre avec un contacteur ou avec un microprocesseur avec affichage digital(15). - Un bloc-note et un stylo reposant dans une logette aimantée. - Une fiche femelle en T(17)fixée sur un boitier électrique(18)à éclairage multidirectionnel.Le tout est relié à la tablette par un multicable en spirale et rangé dans une logette spéciale(l9)latérale. - Un interrupteur(16). - Une prise spéciale (20)pour recharge sur secteur. - Un étui en caoutcllollc anti-choc(21). - Une poignée incorporée(22). - Une lanière (23). 7 - Dispositif selon les revendications 1,2,3,4,Set6 caractérisé en ce que chaque molette est creusée sur son pourtour de dix trous(24)destinés à recevoir chacun une résistance de valeur différente(25)sur le haut de laquelle est inscrit un chiffre.Les deux pôles(26)de la résistance sont ramenés vers le haut et aboutissent transversalement,de chaque côté,dans un sillon circonférentiel(10). 8 - Dispositif selon les revendications 1,2,3,4,5et6 caractérisé en ce que les résistances(32)sont montées en rosette. Un pôle de chaque résistance est soudé à une bague métallique(33) centrale tandis que l'autre pôle(35),périphérique,aboutit au fond d'un sillon circonférentiel latéral unique(36)destiné à recevoir une tige métallique unique(37).L'axe général(34)des molettes est métallique et détache un fil,vers I'exterieur.Dans l'épaisseur de la molette est prévu un évidement(38)destiné a recevoir la rosette. comme dans toutes les autres formesde réalisation,ce dispositif peut recevoir une protection anti-magnétique chaque fois que celle-ci est nécessaire a son fonctionnement électrique correct. 9 - Dispositif. selon les revendications 1,2,3,4,5,6, 7 et 8 caractérisé en ce que les tiges métalliques sont au nombre de une seulement par molette et seipoursuivent vers l'extérieur chacune par un ìl empruntant le multicable(3).Sur chaque molette il n'y a qu'un seul sillon circonférentiel situé sur un côté.Le-s pôles des résistancessur l'autre côté rejoignent une mince plaque(30-)métallique conductrice qui est centrée par un axe. métallique(31)commun a toutes les molettes.A partir de cet axe part un fil commun qui emprunte également le multicable(3) et relie ainsi vers l'extérieur tous les pôles de résistances situés du même côté.Ceci pour toutes les molettes.Le circuit imprimé sera plus simple puisque le fil commun part directement de l'axe métallique(31)des molettes. 10 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que le module de saisie de l'information dont est doté l'agent comporte tin ohm-mètre(29) équipé d'un microprocesseur avec affichage digital(15).