FR 2661600 A1 19911108 FR 9005559 A 19900503 DISPOSITIF DE MESURES DES EXTENTIONS DU CORPS PAR GRADUATIONS ET COMPTAGES NUMERIQUES INFORMATISES La présente invention relative à la médecine,est un appareil de mesure par tubes et tiges coulissants et articulés,conçu pour mesurer toutes les extentions des membres savoir,jambes,bras,tête,doigts, et colonne vertébrale.Dans tous les cas de maladies des Os,rhumatis mes et toutes rééducations des membres Cet appareil améliore très nêttement les moyens de-mesures de toutes les extentions du corps,qui se faisait jusqu'a présent de façon archal -que,tel le mètre en tissu de couturière ot la règle gradué d'écolier t On connaissait également la tige verticale avec un curseur coulissant, auquel il fallait un temps infini pour prendre certaines mesures,,ne mesurant que des creux et des bosses,pas du tout adapter pour mesurer les extentions tel que les bras,jambes,tete,pieds,mains,et doigts. Le système de mesure selon llinvention,peut mesurer et controler par coulissements articulés toutes les extentions du corps,bras,jambes, tete,pieds,mains,doigts,et colonne vertébrale,pour celle-çi l'appareil est conçu pour mesure les formes du dus par des tiges coulissantes, permettant aux Praticiens de reproduire sur une bande le graphisme du dos afin de vérifier par application de calques,si la maladie a évoluée ot régressée L'invention a pour objet un dispositif perfectionne de réglage par cou -lissement articulé a stoppage ilLS. -ntane autobloquant,permttant des mesures très précises,en vue de remédier aux inconvénients mentioggés çi-dessus Ce système de mesure selon l'invention, coulisse sur un tube carre cen -tral sur lequel d'autres tubes carrés coulissent,ces tubes supportez des bras coulissants et articulés pour les membres,bras et jambes.Le tube central est constituer d'une cinquantaine de tiges,coulissants en buté contre le dos.Le tube central est fixé la base sur un socle rectangulaire dans lequel est adapté un système pour mesurer les exten7 -tions des pieds.Au sommet du tube central,coulisse sur une tige un cercle en forme de couronne, ce dit cercle pivote sur son axe pour contrôler l'inclinaison de la tête coté épaule droite où gauche, à l'intérieur de ce cercle est fixé un autre cercle,qui pivote de haut en bas pour le hochement de la tête de façe,au dessus de cette cou -ronne fixé sur un autre tige ,est une calotte pour la rotation de la tête de droite à gauche .Le mouvement de rotation des pieds,se mesure sur un socle indépendant dv module I ,sur lequel on pose le pied surine semelle qui pivote de droite à gauche.Le mouvement des mains,se mesure a l'aide d'un autre appareil dans lequel on introduit la main dans un cylindre rotatif de droite à gauche, les doigts dépassants du cylm -dre portent appui sur des pistons qui montents et descendents Toutes les graduations et comptages,des articulations et piv?o > .tements se fait par des potentiomètres,reliés a une boite de commande sur laquelle sont fixés des interrupteurs commandant chaques mouvements, un galvanomètre pour les graduations,un compteur numérique et une sonnerie pour controle de chaques mouvementi éffectués . Le tube central comporte également une graduation pour mesurer la hauteur du patient,et sur le socle on peut poser un pèse-personne. Cet appareil permet donc de mesurer,compter,contr8ler,peser et faire des graphismes sur plusieurs formes Autres avantages de cet appareil,est que les bras et les jambes cou -lissants et articulés ,peuvent se retirer par déboitement du module -I- ,à la hauteur des épaules pour les bras,et de l'Os iliaque pour les jambes ees éléments maintenus par des sangles,permêttent aux rééducateurs de les faire travailler sur une table de massge La boite de commande qui controle l'ensemble,permet donc aux praticiens de s'occuper de plusieurs patients a la fois toutes ses mesures ont pour autres éffets,de permettre aux praticiens de donner un diagnostic très préçis dans les prisesen charges et de pouvoir établir un bilan très positif des patients,qui se faisait à l'estime,comme la naviguation d'un bateau sans instruments D'autres caractéristiques et avantages,apparaitronts au cours des descriptions techniques qui vont suivre en références aux dessins fournis qui représentents.. Fig I une vue schématique transversale du dispositif de l'ensemble des coulissements et articulations, vuede façe Fig 2 :-une vue schématique transversale du dispositif de l'ensemble des coulissements et articulations, vue de dos Fig 3 : une vue schématique transversale du dispositif de l'ensemble des coulissements et articulations,vude profil avec détail sur les tiges coulissantes,pour la forme du dos. Fig 4 : une vue schématique transversale de l'ensemble,vuede haut du du système supportant les bras coulissants,ainsi que les tiges en appuiS. sur le dos et la calotte rotative au sommet de la tête. Fig 5 :mêmevue que la fig 4 ,avec détail des cercles et le système permttant: de serrer toutes formes de tête Fig 6 une vue schématique de coté,de l'ensemble support et bras cou -lissant et détail de la couronne en position de hochement de la tête. Fig 7 une vue schématique de façe,de la couronne avec détail du sys -tème de l'inclinaison de la tête droite gauche. Fig 8 : une vue schématique transversale du système articulaire ,avec son potentiomètre et le serre-bras Fig 9 une vue schématique de haut, de l'appareil rotation des pieds. Fig IO :une vue schématique de coté,evec détail de serrage du pied et son potentiomètee Fig Il :une vue schématique de coté en coupe ,du système montrant le le mécanisme .Xlsant fonctionner la rotation du poignet et les exten -tions des doigts sur les pistons,ainsi que les potentiomètres. Fig I2 une vue schématique en coupe du système de rotation du poignet Fig 13 :une vue schématique de haut,avec détail des pistons. Fig 14 une vut d'ensemble de la boite de commande,avec détail des branchements pour ordinateur Fig > 15 : unevue schématique de haut du système des tiges,couulissant sur le dos,consernant la Fig I6 graphique de coté,avec une variante consernant la Fig I7 ,graphique de façe Fig I8 une vue schématique d'ensemble du moyen de déboîtement des bras et jambes ,avec emplacement du potentiomètre Le dispositif complet de mesure se recompose de : It::un tube de 4cm au carré et de 2m de haut;(I)fixé sur un socle(II), dans ce tube(I) sont percés des trous(45) espacés de 2cm en 2cm, dans lesquels i coulissent des tiges(3) en appui # Sur le dos.de cha -ques cotés du tube (I)coulissent horizontalement de haut en bas,des bras(6) sur des tubes ronds:(4)lesquels sont munis d'un moyen de stoage et bloquage (5) de ces bras(6) coulissent des équerres(7),pour supporter par emboitement (40) des bras coulissants et articulés(8)(; qui consistehhe moyen de mesure des bras et jambes du- patient. A la base dans le socle(II) est un système d'articulation (I3) pour lrextention des pieds.en haut du tube (I) sur une tige coulissantt (I4 est maintenue une couronne(I5)pivotante,dans laquelle un autre cer -cle(I6)pivotant lateralement à l'intérieur da la couronne(I5).au dessus de la couronne(I5)également sur le tube central (I) une autre tige coulissante(I7)suppor.tant une calotte rotative(I8). Chaques articulations (9) et pivots(I9) sont munis d'un potentiomè -tre (IO) ,les bras et jambes sont maintenus par des sangles(20). un socle(2I) indépendant du socle(II)est muni d'une semelle(22)pive -tante,le pied est maintenu par une sangle(20),.également indépandant du module (I),pour les mains ; ; un boitier(23) sur lequel est fixé un cylindre rotatif (24) et des pistons à crémail1res(25) ,sur une façe sont fixés des boutons de serrages(26) pour maintenir les pis -tons (25), une courroie (27) fait fonctionner le potentiomètre (IO), les pistons(25)en appuis sur les roues dentées(28) font fonctionner le potentiomètre (IO), en appui sur une table où autres supports, est la boite de commande (29),sur laquelle sont fixes des un galvanomètre (31), deux boutons directioneles (32), un voyant lumi -neux(33),une sonnerie(34),et un compteur numérique (42). sur-le tube central(I),sur les tiges coulissates(3)sont fixés en équerre,des tampons(35)et de façe pivotant,des tampons(36)servant au graphisme,,çelui-çi est effectue au moyen d'une bande papier,main- -tenpar des barres(37) (38). les tiges(3),sont bloguées par la barre (33) le déboitement (40) s'éffectue en appuyant sur le bouton(4I). a droite du tube central(I) est fixée une graduation (43) de O à 2m pour mesure de hauteur. es mouvements respiratoires se mesurent a l'aide d'une ceinture gra -duée (44) les bras(8) (12) peuvent se retirer de l'ensemble (6) (7),à la hauteur des épaules pour les bras,et de l'Os iliaque pour les jam -bes,par simple dêboitement(voir Fig I8),maintenus au corps par des sangles autoadhésives (20), ces bras (8) (12) peuvent'sur une table de massage,permêe. une rééducation surveillez par la boite de commande (29) qui peut le transmèttre sur ordinateur La carastéristique dans ces moyens de mesures est: que le tube central (I) avec les tiges coulissantes (3) ,les bras coulissantset articulés (8)(I2,les socles (II > (21)(23) des pieds et des mains,,la couronne (15) (I6) la calotte(I8),le système gradué et numérique par potentiomètre (IO)aux articulations et pivots,sont indissociables et forment la par -tie innovatrice de l'invention... Détail de Fonctionnement Le patientmonte sur le socle(II,prenant appui- sur des semelles arti -culées (I3) et contre le tube central(T)le.'Praticien règle les bras coulissants(6)(7)a hauteur d'épaules et de hanches,,fixant au moyen des sangles(20),les bras et jambes,puis pousse les tiges(3) contre le dos,afin d'en épouser la forme;bloque les tiges(3) avec la barre (33,)j place une bande de papier graphe, tendue aux barres (37)contre le tampon (35) immprégné d'encre pour le graphisme vue de coté, même opération avec la barre(38) contre les tampons (36) pour le graphisme vuede façe. introduit. la tête du patient dans la couronne(15) la serre avec les éléments.(45)et réalise deux opérations à savoir inclinaison de la tête de droite.. gauche,puis par le cercle intéri-eur(I6) hochement de la tête de haut en bas ,ensuite dégage la tête de la couronne(I)puis descent la calotte (I8) ,la fixe sur la tête pour la rotation droite gauche, controle le mouvement respiratoire a 11 aide de la ceinture(44) Pour prendre les mesures de rotations des piéds,les placer sur la se -nelle pivotante (22)fixée au socle (21). pour mains, les introduire dan.s le cylindre rotatif(24)allant de droite à gauche,puis les doigts prenant appui sur des pistons(25) montantset descendants. Le Praticien peut retirer les éléments (8) (12) de l'ensemble (6)(7) pour les faire travailler sur une table de massage.toutes les mesures étant controlées par la boite de commande (29) et compatible sur ordi -nateur.Cet appareil étant conçu pour être polyvalent,la-péç'is'ion de ses mesures permêttrons aux Praticiens de déceler des scolioses et des Rhumatismes avant qu'ils n'apparaissent vraiment.... REVENDICATIONS 1/ : dispositif de mesures par graduations et comptages numériques électronique,du Corps et controle des mouvements par informatique caractérisé en ce q'il est constitué : d'un socle(11) surmonter d'un tube carré central(l) sur lequel en son centre,coulissent des des tiges(3) contre le dos du patient pour en épouser la forme et ainsi d'en faire des graphismes par le moyen de tampons(36(37)fixé, à la pointe de ces tiges(3),par application d'une bande de papier graph,tendue sur des barres(37(38).Relier au tute central(l) de chaques cotés coulissent horizontalement de haut en bas,des bras (6) sur des tubes ronds(4)sur ces bras(6)coulisse une équerre(7) qui maintent par emboitement(40)et une articulation() ,d'autres bras coulissants et articulés(8)(12) Du tube central(1)à hauteur de la poitrine,est une ceinture graduée pour le controle de la respiration .Ce tube central:1) compte aussi des moyens de mesura des extentions de la tête,et de hauteur du patient 2/ .Dispositif selon revendication I, caractérisée par des éléments séparés,lr pour les pieds avec le socle(21),sur lequel on pose les dit pied sur une semelle pivotante(22)de droite à gauche,le pied est maintenu par une sangle(20) Pour les mains,est un boitier423) sur lequel est fixé un cylindre roratif(24)dans lequel on passe la main,pogrla rotation du poignet de droite à gauche,les doigts portent appui sur des pistons(25) qui montent et descendent. 3/ ;Dispositif selon revendication I,caractérisée en ce que les bras (6) (7) coulissant de haut en bas sur les tubes ronds(4) ,comportent un moyen de stoppage et de bloquage(5).