FR 2676930 A1 19921204 FR 9106662 A 19910603 Procédé et équipements optimisés de traitement par champ électromagnétique pulsé, dirigé, intéractif et compatible. L'invention concerne un procédé et des équipements optimisés de traitement par champ électromagnétique pulsé, dirigé, interactif et compatible, permettant de provoquer sur demande une suractivation enzymatique ou une mutation des chaînes moléculaires. Il est déjà connu que l'utilisation d'un champ électromagnétique pulsé modifie l'activité enzymatique (cf études de KRIBOV, TARAKANOVA), (cf NOVICKI et al.), mais aucune tentative pour maîtriser et diriger cette activité n'a été réussie. Il est déjà connu que l'utilisation d'un champ électromagnétique pulse provoque la mutation (cf GOODMAN) et le changement des chaînes moléculaires, par exemple en transformant en petits disques les chaînes fibreuses longues des carbonates de calcium en suspension dans l'eau (cf KRONENBERG), mais aucune tentative pour maîtriser et diriger cette activité n'a été réussie. Il est déjà connu des méthodes de mise en oeuvre de champs électromagnétiques pulsés par induction.Ces techniques utilisent des électrodes de formes adaptées aux parties des sujets à traiter, par exemple pour des réductions de fractures, ou des électrodes de forme traitant les sujets entiers, par exmple des antennes surplombant le corps, pour soigner les rhumatismes. Ces techniques présentent de nombreux inconvénients: d'une part elles sont trop spécifiques à une application donnée ou au contraire trop globales, exposant alors les sujets à des rayonnements insuffisamment sélectifs pouvant être dangereux ou inappropriés, d'autre part, elles manquent de précision et ne sont pas en mesure de s'adapter à des évolutions rapides du sujet, elles n'ont pas, par exemple la sélectivité d'une excitation électrique modulée directe des points d'acupuncture par des électrodes appropriées. La seule tentative visant à définir une méthodologie et un équipement général a consisté à ce jour à mettre en oeuvre des équipements aptes à produire toutes les fréquences, intensités et périodicités, mais cette tentative exige une connaissance scientifique tres étendue et un nombre de réglages très important.Il en résulte un risque très élevé d'erreurs de manipulation et une quasi impossibilité d'ajuster, en cours de traitement, les réglages indispensables. L'invention propose de pallier aux inconvénients et insuffisances des procédés et équipements traditionnels. L'invention propose de sécuriser l'usage des champs électromagnétiques pulsés en utilisant des champs électromagnétiques pulses dirigés interdisant les erreurs graves de manipulation. Cette aptitude est devenue d'autant plus indispensable que le nombre illimité des réglages renforce le besoin de trouver des solutions aux deux dilemmes suivants : les champs magnetiques pour vitaliser des sujets tels que des personnes affaiblies ou malades sont incompatibles avec les champs magnétiques propres à affaiblir des sujets tels que virus ou microbes et la vitalisation ou l'affaiblissement des sujets ne sont pas linéaires mais éminemment aléatoires et évolutifs. L'invention propose d'élargir les domaines d'application des champs électromagnétiques pulsés dirigés en permettant de rechercher des synergies avec l'usage simultané d'autres traitements ou d'autres équipements. Ces associations de méthodes ou d'équipements augmentent non seulement le nombre et la variété des réglages à assurer, mais posent de nouveaux problèmes de travail en commun de scientifiques de disciplines différentes et de nouveaux problèmes de compatibilité et d'optimisation des équipements associés. L'invention propose également de favoriser la personnalisation des traitements en permettant au sujet recevant lesdits traitements, de participer activement au pilotage des équipements, des capteurs multiples places sur le sujet et dans l'environnement du sujet autorisant en effet l'amélioration des réglages en temps réel ou différé, donnant ainsi accès, non plus à des réglages statiques, mais à des réglages dynamiques favorables à une amélioration de la sécurité et de l'efficacité sur des applications scientifiques encore inexplorées à ce jour, qui mettront ainsi en oeuvre des champs électromagnétiques pulsés, dirigés et interactifs. L'invention propose enfin d'optimiser la souplesse d'adaptation des nouvelles méthodologies et nouveaux équipements en retenant le principe de sous-ensembles spécialisés dotés d'interfaces multiples permettant à des chercheurs de poursuivre ou initier des recherches dans les disciplines les plus diverses, malgré que leurs matériels aient pu être achetés sans souci de compatibilité avec un procédé dont ils ignoraient l'existence lors des achats; les nouveaux équipements étant ainsi qualifiés de compatibles à des équipements extérieurs à ceux de l'invention. L'invention est décrite dans le texte qui suit, en référence aux dessins annexés donnés à titre d'exemples non limitatifs, montrant: - fig.1, un circuit électronique général selon l'invention; - fig.2, des blocs modulaires constituant des sous-ensembles intégrés ou couplables, du circuit de la fig.1. Le procédé et les équipements optimisés de traitement par champ électromagnétique pulsé, dirigé, interactif et compatible mettent en oeuvre un champ électromagnétique pour traiter des objets, des végétaux ou des êtres vivants. L'équipement générant le champ électromagnétique comporte des moyens pour générer, pulser et diriger ce champ avec précision; il met en oeuvre dix étapes respectivement divisibles en plusieurs phases comme suit: - étape 1: au moins trois phases de préparation du sujet à traiter; - étape 2: au moins quatre phases de préparation de l'environnement du sujet; - étape 3: au moins quatre phases de préparation des équipements; - étape 4: au moins sept phases de protection du sujet pendant le traitement; - étape 5: au moins cinq phases de préparation du milieu ambiant; - étape 6: au moins cinq phases d'activation des équipements; - étape 7: au moins six phases d'application du traitement; - étape 8: au moins deux phases de désactivation des équipements; - étape 9: au moins quatre phases de vérification des caractéristiques du sujet en cours de traitement; - étape 10: au moins quatre phases de modification du traitement pendant son déroulement, principalement si le traitement est effectué en plusieurs séances répétitives; - étape 11: au moins trois phases de prolongation du traitement sans travail du stimulateur. L'équipement de traitement électromagnétique selon les fig.1 et 2 se subdivise en quatre sous-ensembles principaux tels que: une unité de commande référencée bloc 1, une unité de sortie référencée bloc 2, une unité de logique et de signalisation référencée bloc 3, une unité de puissance référencée bloc 4 comportant un moyen de contrôle de charge des accumulateurs. L'équipement comporte en outre un ordinateur équipé de logiciels appropriés et d'un système expert de pilotage direct ou indirect dudit procédé et de matériels et équipements annexes élargissant les domaines d'application des traitements initiaux. L'unité de commande ou bloc 1 est constituée par: - un microcontrôleur (IC4) de commande et de contrôle constitué par un microprocesseur comportant: un port (PO 0,7) multiplexé, recevant les lignes de données en provenance de l'EPROM (IC6); un port (P1) connecté à un interrupteur (DIP SW1) de sélection de fréquences; Les lignes de coupure INTO et INT1 véhiculent des signaux d'alarme de l'unité logique de contrôle. En cas d'opération irrégulière: par exemple un applicateur endommagé ou absent, un bas niveau de charge de l'accumulateur ou une position anormale de l'interrupteur DIP, l'appareil réagirait en interrompant l'opération en cours.Le bloc 1 comporte en outre un détecteur de variations locales du champ géomagnêtique, notamment les variations engendrées par des éruptions et autres phénomènes solaires. Ledit détecteur coopère avec un moyen de calibrage automatique du champ utilisé par le stimulateur au niveau moyen du lieu.Les variations du champ local sont automatiquement compensées pour maintenir stable le champ de stimulation; - un bus d'adressage et un bus de données - un moyen de verrouillage (IC5) générant les bits d'adressage dirigés vers les adresses d'entrée de l'EPROM (IC6), les autres bits (A8-A12) d'adressage sont diriges vers le port (P2 0,4) du microcontroleur; - une EPROM (IC6) reprogrammable et son moyen de programmation, contenant le programme permettent au microcontrôleur (IC4) de contrôler le processus de stimulation.Ces processus sont modifiables en fonction des besoins de la stimulation, notamment au moyen du système expert; - des interfaces spécialisés à combinaisons multiples pour connecter n'importe quel appareil scientifique devant être utilisé simultanément avec les équipements de stimulation; L'équipement comporte une unité de sortie ou bloc 2 qui comprend notamment: un transistor TM1, des inverseurs INV1A, INV2B, INV3C, INV4D, des diodes type "ZENER" DI, D2, D3, un condensateur C3, une résistance R3, un applicateur L1.Un train d'impulsions rectangulaires est dirigé de la broche 10 d'IC4 vers la porte du transistor TM1, après avoir été inversé sur les inverseurs INV1A-INV4D. La fréquence est sélectionnée par l'interrupteur DIP SW1. L'applicateur L1 est connecté à un accumulateur VDD=12V. Quand l'impulsion apparait à la porte de TM1, l'applicateur commence à se charger et le courant passe au travers de l'applicateur Li jusqu'à la fin des impulsions ou la saturation de l'applicateur (bobine). Quand l'impulsion est terminée TM1 se met au niveau de haute résistance et le courant cesse de passer au travers de l'applicateur L1. Le courant résiduel va vers un haut voltage jusqu'à ce que les diodes ZENER D1-D3 le stoppent.Le condensateur C3 et la résistance R3 filtrent les fréquences désirées sur l'applicateur. L'unité de logique et de signalisation, bloc 3, comprend quatre voyants LED1-LED4, des transistors T1-T5, une résistance R9 et un avertisseur BZ1. La signalisation est à la fois lumineuse, LED1-LED4 et sonore BZ1. Elle s'effectue comme suit: - la LED1 verte, indique que le fonctionnement de l'appareil est correct; - la LED2 jaune indique, pendant une durée de 20 secondes, simultanément avec l'avertisseur BZ1, que le niveau de charge de l'accumulateur est bas et qu'il convient de le recharger. Cette opération peut être rendue automatique par adjonction d'un chargeur de batterie branché sur le secteur, ce qui évite d'interrompre le traitement; - la LED3 rouge indique que l'applicateur manque ou est endommagé; - la LED4 orange indique que la combinaison de l'interrupteur DIP n'est pas correctement branchée. Les LED1-LED4 sont alimentées par les transistors T1 T4. Les transistors sont connectes aux broches 14-17 du microcontrôleur. La résistance R9 limite le courant alimentant les diodes.L'avertisseur BZ1 est contrôlé par un signal provenant de la 11e broche du microcontrôleur, connectée à la base du transistor T5. L'unité de sortie, bloc 2, est directement alimentée par l'accumulateur. Elle alimente les autres parties de l'appareil au travers d'un stabilisateur de tension 1C7 , bloc 4, comportant un filtrage additionnel au moyen de condensateurs C4-C5. L'équipement comporte en outre une unité de puissance, bloc 4, constituée par un accumulateur et un moyen de contrôle de celui-ci. Elle mesure le voltage des résistances R4-R8, à la sortie d'un comparateur de voltage IC1. Quand le voltage de sortie de ICI est bas, l'interrupteur INT1 du microcontrôleur engage une procédure de signalisation et d'arrêt du processus. La position de l'applicateur L1 est contrôlée. Quand il est absent, la sortie de l'inverseur INV6F gendre un zéro logique qui interrompt le microcontrôleur. Le traitement spécifique par champ électromagnétique pulsé et dirigé met en oeuvre des phases isolées, simultanées, ou optionnelles, classifiées selon les étapes comme suit: étape 1: phase 1 référencée ET1-1 concernant le diagnostic de la santé ou de l'état du sujet avant le traitement; par exemple pour des êtres humains ou des animaux. Un tel traitement n'est pas recommandé en cas de port d'un pacemaker ou pendant les menstruations. Il est interdit en cas de grossesse ou de saignement intense. Des précautions spéciales doivent être prises en cas de cancer, d'hyperfonctionnement de la glande thyroïde, de présence de métal dans le corps tels qu'éclats de projectile ou implants, d'exposition prolongée aux rayons X ou autres radiations ionisantes. Pour les plantes, la présence d'une maladie doit être détectée avant stimulation, car la stimulation peut accroître le mal. . étape 1: phase 2 référencée ET1-2 concernant le choix du traitement à appliquer au sujet. Par exemple, pour les êtres humains et les animaux, les données obtenues en phase ET1-1 sont emmagasinées dans un ordinateur et le traitement est recommandé par un système expert prenant en compte les données suivantes: age, sexe, sorte de blessure ou de maladie, localisation de la blessure, demandes spéciales de la phase 1. Par exemple pour les plantes, le traitement est recommandé par un système expert prenant en compte les données suivantes: variété de la plante, variété de la maladie; . étape 1: phase 3 référencée ET1-3 concernant la mise en situation du sujet. Par exemple pour les êtres humains ou les animaux; un patient est sur ou sous l'applicateur en cas de traitement global. L'applicateur ou les applicateurs sont positionnés sur le patient en cas de traitement local ou différemment selon les parties du corps. Un habit spécial, un couvre-chef spécial, voire des lunettes spéciales doivent être utilisées en cas de protections spéciales à prendre. Cette phase exige que l'orientation du champ magnétique créé par la stimulateur ne soit pas contraire au champ géomagnétique du lieu pour ne pas perturber le traitement. Une plante doit être placée sous ou sur l'applicateur dans un plat approprié, l'orientation du champ magnétique créé doit respecter le champ géomagnétique et s'en inspirer. Les eaux d'arrosage ne doivent pas être porteuses de surcharges minérales imprévues; - étape 2: phase 1 référencée ET2-1 concernant la mesure du champ géomagnêtique ambiant pour une double exploitation: déterminer le niveau de l'intensité du champ magnétique à créer en prenant en considération le niveau du champ géomagnétique ambiant mesure, et fournir au système expert les donées nécessaires sur le champ géomagnétique ambiant et sur le champ électromagnétique à créer, afin de piloter les applicateur(s) et équipements annexes en fonction de l'effet magnétique cumulé retenu. L'équipement comporte ces moyens de mesure et les moyens tenant compte des informations reçues et des objectifs à atteindre. - étape 2: phase 2 référencée ET2-2 concernant la mise à l'écart du sujet hors des zônes et conditions néfastes comme les zones proches de sources et générateurs de haute tension, les zones comportant des anomalies géomagnêtiques, la proximité de postes de télévision ou de machines électriques puissantes, des zones à haut niveau de bruit ou de lumière, et spécialement de lumière artificielle; - étape 2: phase 3 référencée ET2-3 concernant la préparation des conditions optimisées de température. Celle-ci doit être stabilisée entre 18 et 230, sinon des précautions spéciales doivent être prises. - étape 2: phase 4 référencée ET2-4 concernant la préparation des conditions matérielles autres que la température optimisée pour le sujet. Par exemple pour les êtres humains et les animaux, le patient doit être alimente suffisamment en minéraux, spécialement le calcium, les protéines, les vitamines et l'eau. Les plantes à stimuler doivent avoir une humidité correcte ou de l'eau doit être ajoutée si nécessaire avant la stimulation. Les minéraux essentiels doivent être présents dans le substrat des plantes. - étape 3: phase 1 référencée ET3-1 concernant le choix du mode opératoire le plus approprié. Il peut être obtenu en choisissant une combinaison appropriée de branchements, en donnant un ordre au tableau des opérateurs, ou directement par le système expert; - étape 3: phase 2 référencée ET3-2 concernant le choix du niveau énergétique du champ électromagnétique pulsé et dirigé. La stimulation n'étant pas permise en dessous d'un certain niveau de charge de l'accumulateur, cette charge est vérifiée en permanence; - étape 3: phase 3 référencée ET3-3 concernant le choix du moyen d'application du champ électromagnétique pulsé et dirigé. Les caractéristiques électromagnétiques du champ de l'applicateur se situent dans un intervalle approprié.Tout autre applicateur ne peut pas être attaché ou relié au générateur; - étape 3: phase 4 référencée ET3-4 concernant la vérification du niveau énergétique atteint par le champ électromagnétique pulsé et dirigé créé; - étape 4: phase 1 référencée ET4-1 concernant la protection du sujet contre les fréquences dangereuses utilisées par les équipements; - étape 4: phase 2 référencée ET4-2 concernant le maintien contrôlé de l'intensité du champ électromagnétique pulsé et dirigé; - étape 4: phase 3 référencée ET4-3 concernant le maintien contrôle de la durée d'exposition du sujet au champ électromagnétique précité; - étape 4: phase 4 référencée ET4-4 concernant le contrôle instantané de la stimulation en plein respect des normes de sécurité légales; - étape 4: phase 5 référencée ET4-5 concernant la mise à l'écart effective des tensions dangereuses ou non optimisées; - étape 4: phase 6 référencée ET4-6 concernant la localisation spécifique du sujet par rapport aux équipements ou des équipements par rapport au sujet. Pour les êtres humains et les animaux, le champ est appliqué directement sur les parties endommagées et celles liées aux parties endommagées, et indirectement sur les points d'acupuncture concernés. Pour les plantes, l'application du champ est directe en plaçant les plantes sur ou sous l'applicateur, ou indirecte en stimulant le substrat ou le milieu nutritif. - étape 4: phase 7 référencée ET4-7 concernant le verrouillage des paramètres choisis, au moins pendant une séance, pour éviter des manipulations accidentelles ou déréglages involontaires; - étape 5: phase 1 référencée ET5-1 concernant la protection de chaque opérateur contre une surexposition cumulative aux champs électromagnétiques en limitant leur temps d'intervention aux réglages des équipements. Seul l'opérateur met le stimulateur en marche. L'intervention du microcontrôleur permet de pouvoir utiliser le stimulateur sans l'opérateur; - étape 5: phase 2 référencée ET5-2 concernant l'exclusion de tous les métaux et matériaux incompatibles, en dehors du champ électromagnétique. Par exemple, protection des parties métalliques, moteurs et électronique, ordinateur et logiciels, système expert ainsi que les équipements annexes divers du traitement tels que:: - appareil de massage automatique des points vitaux de la voute plantaire; - système à balayage d'un laser médical; - appareil d'hydrothérapie provoquant des bulles d'eau relaxantes ou des jets d'eau sous pression; - stimulateurs électriques du cortex cérébral; - stimulateurs électriques des points d'acupuncture; - appareils enregistreurs et appareils de reprographie; - caméras vidéo, caméras thermiques; - caméras détectant l'aura des sujets vivants; - analyseurs de pression sanguine; - appareils de vérification du comportement respiratoire; - capteurs de mesure etc... - étape 5: phase 3 référencée ET5-3 concernant la protection des autres équipements contre les hauts voltages générés par les équipements du traitement; - étape 5: phase 4 référencée ET5-4 concernant la dernière vérification des contre-indications des personnes selon la phase ET1-1 pouvant par mégarde porter sur elles-memes des objets métalliques ou autres équipements incompatibles et dangereux; - étape 5: phase 5 référencée ET5-5 concernant les mesures préventives propres à empêcher les personnes précitées de venir en contact dangereux avec les équipements et l'environnement des équipements.Par exemple un plancher équipé de détecteurs de pesage détectant l'intrusion de personnes ou animaux pendant, avant ou après une stimulation; un réseau de miroirs ou des capteurs volumétriques d'intrusion; des cellules photoélectriques et autres matériels courants de sécurité; une fermeture automatique des portes pendant une durée prédéterminée ajustable etc. - étape 6: phase 1 référencée ET6-1 concernant la vérification et la connexion d'un applicateur et des équipements spécifiques appropriés au générateur; - étape 6: phase 2 référencée ET6-2 concernant le choix des paramètres recommandés par le système expert en activant les commandes appropriées, en sélectionnant le mode opératoire sur le tableau de commande, en activant le contrôle automatique programmé du processeur électronique; - étape 6: phase 3 référencée ET6-3 concernant la durée du traitement ou des phases du traitement; - étape 6: phase 4 référencée ET6-4 concernant la vérification de la qualité du courant et du niveau de disponibilité du courant en cas de recours à des batteries; - étape 7: phase 1 référencée ET7-1 concernant la génération de la fréquence du traitement; - étape 7: phase 2 référencée ET7-2 concernant la génération du courant dans l'applicateur; - étape 7: phase 3 référencée ET7-3 concernant la génération de l'information dans l'applicateur approprié; - étape 7: phase 4 référencée ET7-4 concernant la génération de l'information sur le niveau de charge de la batterie; - étape 7: phase 5 référencée ET7-5 concernant la signalisation que les bonnes conditions de démarrage du traitement sont réunies; - étape 7: phase 6 référencée ET7-6 concernant le contrôle de l'intensité appropriée du champ magnétique sur la sortie du stimulateur; - étape 8: phase 1 référencée ET8-1 concernant la désactivation automatique des équipements en cas de non fonctionnement ou de mauvais fonctionnement des phases 1 à 6 de l'étape 7; - étape 8: phase 2 référencée ET8-2 concernant la désactivation volontaire et permanente; - étape 9: phase 1 référencée ET9-1 concernant, pour le traitement respectif d'un être humain ou animal et d'un végétal, la vérification de la pression sanguine d'une part ou de la teneur en eau et de l'absorption d'eau d'autre part; - étape 9: phase 2 référencée ET9-2 concernant, pour le traitement respectif d'un être humain ou animal et d'un végétal, la vérification du maintien des constantes etlou des rayons X d'une part, ou la vérification du maintien des constantes par caméra thermique d'autre part; - étape 10: phase 1 référencée ET10-1 concernant l'annulation du choix du traitement précédent; - étape 10: phase 2 référencée ET10-2 concernant la mise en oeuvre d'un nouveau choix de traitement selon l'étape 6 phases 3, 4, 5 et selon l'étape 7 phases 1 à 6. Par exemple en prenant en compte des phénomènes astraux ou météorologiques tels que rythmes biologiques diurnes, nocturnes, éruptions solaires, phases lunaires etc...; - étape 10: phase 3 référencée ET10-3 concernant la reprise d'un même traitement pour une nouvelle séance sans changer les paramètres, la durée totale est recommandée par le système expert depuis l'étape 1, phase 2; - étape 10: phase 4 référencée ET10-4 concernant la reprise d'un traitement pour de nouvelles séances, avec des paramètres progressivements modifiés, par exemple au début du traitement, pour adapter le sujet à la stimulation, et à la fin du traitement, pour réadapter le sujet à des conditions autres que celles du traitement comme un replantage de jeunes plans, la durée de la période d'adaptation ou de réadaptation étant recommandée par le système expert. - étape 11: phase 1, référencée ET11-1 concernant l'arrêt optionnel du stimulateur avant l'arrêt du traitement, le traitement étant apte à se poursuivre de lui-même sur le sujet pendant un temps variable, après l'arrêt du stimulateur; - étape 11: phase 2, référencée ET11-2 concernant la poursuite du contrôle et du travail des équipements annexes après l'arrêt précité du stimulateur; - étape 11: phase 3, référencée ET11-3 concernant l'intervention du système expert pour déduire du temps global de fonctionnement du stimulateur le temps de prolongation précité du traitement pour mieux protéger le sujet et mieux optimiser le traitement. Le bloc 1 est utilisé pour les phases suivantes: ET3-1, ET3-2, ET3-3; ET4-1, ET4-4, ET4-7; ET5-I; ET6-1, ET6-2, ET6-5; ET7; ET8-1, ET8-2; ET10-1, ET10-2; Le bloc 2 est utilisé pour les phases suivantes: ET3-3; ET4-5, ET5-3; ET6-1, ET6-5; ET7-2, ET7-3, ET7-4. Le bloc 3 est utilisé pour les phases suivantes: ET3-1, ET3-3, ET3-3; ET4-1, ET4-5; ET5-3; ET6-1, ET6-2, ET6-5; ET7-3, ET7-4, ET7-5; ET8-1. Le bloc 4 est utilisé pour les phases suivantes: ET3-2; ET4-5; ET5-3; ET6-4, ET6-5; ET7-2; ET8-1, ET8-2. La phase ET1-3 exige que l'orientation du champ magnétique créé par le stimulateur ne soit pas contraire au champ géomagnétique du lieu pour ne pas perturber le traitement. La phase ET2-1 met en oeuvre un effet électomagnétique cumulé ambiant peu important pour des traitements prolongés et important pour des traitements courts, l'intensité moyenne ambiante du champ électromagnétique prenant en compte le champ géomagnétique ambiant variable selon les zônes géographiques de mise en application du traitement. L'invention concerne de nombreuses disciplines scientifiques, et particulièrement la médecine, la chirurgie, la botanique... REVENDICATIONS: 1 - Procédé et équipements optimisés de traitement par champ électromagnétique pulsé, dirigé, interactif et compatible, caractérisé: * en ce qu'il comporte un équipement mettant en oeuvre un champ électromagnétique pour traiter des objets, des végétaux ou des êtres vivants; * en ce que l'équipement générant le champ électromagnétique comporte des moyens pour le pulser et le diriger et le contrôler avec précision; * en ce que le traitement par champ électromagnétique pulse et dirigé met en oeuvre dix étapes respectivement divisibles en plusieurs phases comme suit: - étape I: au moins trois phases de préparation du sujet à traiter; - étape 2: au moins quatre phases de préparation de l'environnement du sujet; - étape 3: au moins quatre phases de préparation des équipements; - étape 4: au moins sept phases de protection du sujet pendant le traitement; - étape 5: au moins cinq phases de préparation du milieu ambiant; - étape 6: au moins cinq phases d'activation des équipements; - étape 7: au moins six phases d'application du traitement; - étape 8: au moins deux phases de désactivation des équipements; - étape 9: au moins quatre phases de vérification des caractéristiques du sujet en cours de traitement; - étape 10: au moins quatre phases de modification du traitement pendant son déroulement, principalement si le traitement est effectué en plusieurs séances répétitives; - étape 11 : au moins trois phases de prolongation du traitement sans travail du stimulateur; * en ce que le traitement spécifique par champ électromagnétique pulsé et dirigé met en oeuvre des phases isolées, simultanées, ou optionnelles, classifiées selon les étapes comme suit: . étape 1: phase 1 référencée ET1-1 concernant le diagnostic de la santé ou de l'état du sujet avant le traitement; . étape 1: phase 2 référencée ET1-2 concernant le choix du traitement à appliquer au sujet; . étape 1: phase 3 référencée ET1-3 concernant la mise en situation du sujet; . étape 2: phase 1 référencée ET2-1 concernant la mesure du champ géomagnétique ambiant pour une double exploitation: déterminer le niveau de l'intensité du champ magnétique à créer, en prenant en considération le niveau du champ géomagnêtique ambiant mesure, et fournir au système expert les données nécessaires sur le champ géomagnétique ambiant et sur le champ électromagnétique à créer, afin de piloter les applicateur(s) et équipements annexes en fonction de l'effet magnétique cumulé retenu; en ce que l'intensité moyenne de stimulation est inférieure à 42 teslas pour des traitements prolongés, et supérieure à 42 microteslas pour des traitements courts, cette intensité moyenne prend en compte le champ géomagnétique moyen existant en yougoslavie, elle peut légèrement varier dans les autres zones géographiques; - étape 2: phase 2 référencée ET2-2 concernant la mise à l'écart du sujet hors des zônes et conditions néfastes; - étape 2: phase 3 référencée ET2-3 concernant la préparation des conditions optimisées de température; - étape 2: phase 4 référencée ET2-4 concernant la préparation des conditions matérielles autres que la température optimisée pour le sujet; - étape 3: phase 1 référencée ET3-1 concernant le choix du mode opératoire le plus approprié; - étape 3: phase 2 référencée ET3-2 concernant le choix du niveau énergétique du champ électromagnétique pulsé et dirigé; - étape 3: phase 3 référencée ET3-3 concernant le choix du moyen d'application du champ électromagnétique pulsé et dirigé; - étape 3: phase 4 référencée ET3-4 concernant la vérification du niveau énergétique atteint par le champ électromagnétique pulsé et dirigé créé; - étape 4: phase 1 référencée ET4-1 concernant la protection du sujet contre les fréquences dangereuses utilisées par les équipements; - étape 4: phase 2 référencée ET4-2 concernant le maintien contrôlé de l'intensité du champ électromagnétique pulsé et dirigé; - étape 4: phase 3 référencée ET4-3 concernant le maintien contrôlé de la durée d'exposition du sujet au champ électromagnétique précité; - étape 4: phase 4 référencée ET4-4 concernant le contrôle instantané de la stimulation en plein respect des normes de sécurité légales; - étape 4: phase 5 référencée ET4-5 concernant la mise à l'écart effective des tensions dangereuses ou non optimisées; - étape 4: phase 6 référencée ET4-6 concernant la localisation spécifique du sujet par rapport aux équipements ou des équipements par rapport au sujet; - étape 4: phase 7 référencée ET4-7 concernant le verrouillage des paramètres choisis, au moins pendant une séance, pour éviter des manipulations accidentelles ou déréglages involontaires; - étape 5: phase 1 référencée ET5-1 concernant la protection de chaque opérateur contre une surexposition cumulative aux champs électromagnétiques en limitant leur temps d'intervention aux réglages des équipements; - étape 5: phase 2 référencée ET5-2 concernant l'exclusion de tous les métaux et matériaux incompatibles, en dehors du champs électromagnétique; - étape 5: phase 3 référencée ET5-3 concernant la protection des autres équipements contre les hauts voltages générés par les équipements du traitement; - étape 5: phase 4 référencée ET5-4 concernant la dernière vérification des contre-indications des personnes selon la phase ET1-1 pouvant par mégarde porter sur elles-mêmes des objets métalliques ou autres équipements incompatibles et dangereux; - étape 5: phase 5 référencée ET5-5 concernant les mesures préventives propres à empêcher les personnes précitées de venir en contact dangereux avec les équipements et l'environnement des équipements; - étape 6: phase 1 référencée ET6-1 concernant la vérification et la connexion d'un applicateur et des équipements spécifiques appropriés au générateur; - étape 6: phase 2 référencée ET6-2 concernant le choix des paramètres recommandés par le système expert en activant les commandes appropriées, en sélectionnant le mode opératoire sur le tableau de commande, en activant le contrôle automatique programmé du processeur électronique; - étape 6: phase 3 référencée ET6-3 concernant la durée du traitement ou des phases du traitement; - étape 6: phase 4 référencée ET6-4 concernant la vérification de la qualité du courant et du niveau de disponibilité du courant en cas de recours à des batteries; - étape 7: phase 1 référencée ET7-1 concernant la génération de la fréquence du traitement; - étape 7: phase 2 référencée ET7-2 concernant la génération du courant dans l'applicateur; - étape 7: phase 3 référencée ET7-3 concernant la génération de l'information dans l'applicateur approprié; - étape 7: phase 4 référencée ET7-4 concernant la génération de l'information sur le niveau de charge de la batterie; - étape 7: phase 5 référencée ET7-5 concernant la signalisation que les bonnes conditions de démarrage du traitement sont réunies; - étape 7: phase 6 référencée ET7-6 concernant le contrôle de l'intensité appropriée du champ magnétique sur la sortie du stimulateur; - étape 8: phase 1 référencée ET8-1 concernant la désactivation automatique des équipements en cas de non fonctionnement ou de mauvais fonctionnement de l'étape 7 des phases 1 à 6; - étape 8: phase 2 référencée ET8-2 concernant la désactivation volontaire et permanente; - étape 9: phase 1 référencée ET9-1 concernant le traitement respectif d'un être humain ou animal et d'un végétal, ou la vérification de la pression sanguine d'une part ou de la teneur en eau et de l'absorption d'eau d'autre part; - étape 9: phase 2 référencée ET9-2 concernant, pour le traitement respectif d'un être humain ou animal et d'un végétal, la vérification du maintien des constantes et/ou des rayons X d'une part, ou la vérification du maintien des constantes par caméra thermique d'autre part; - étape 10: phase 1 référencée ET10-1 concernant l'annulation du choix du traitement précédent; - étape 10: phase 2 référencée ET10-2 concernant la mise en oeuvre d'un nouveau choix de traitement selon l'étape 6 phases 3, 4, 5 et selon l'étape 7 phases 1 à 6; - étape 10: phase 3 référencée ET10-3 concernant la reprise d'un même traitement pour une nouvelle séance sans changer les paramètres, la durée totale est recommandée par le système expert depuis l'étape 1, phase 2; - étape 10: phase 4 référencée ET10-4 concernant la reprise d'un traitement pour de nouvelles séances, avec des paramètres progressivements modifiés par exemple au début du traitement, pour adapter le sujet à la stimulation, et à la fin du traitement, pour réadapter le sujet à des conditions autres que celles du traitement, la durée de la période d'adaptation ou de réadaptation étant recommandée par le système expert. - étape 11: phase 1, référencée ET11-1 concernant l'arrêt optionnel du stimulateur avant l'arrêt du traitement, le traitement étant apte à se poursuivre de lui-même sur le sujet pendant un temps variable, après l'arrêt du stimulateur; - étape 11: phase 2, référencée ET11-2 concernant la poursuite du contrôle et du travail des équipements annexes après l'arrêt précité du stimulateur; - étape 11: phase 3, référencée ET11-3 concernant l'intervention du système expert pour déduire du temps global de fonctionnement du stimulateur le temps de prolongation précité du traitement pour mieux protéger le sujet et mieux optimiser le traitement. 2 - Procédé et équipements selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il met en oeuvre des sujets dont le comportement est mesuré par des capteurs et équipements directs et/ou annexes appropriés, pour fournir les données de pilotage au système expert pilotant le stimulateur. 3 - Procédé et équipements selon les revendication 1 et 2, caractérisé: * en ce que l'équipement selon l'invention se subdivise en quatre sous ensembles principaux tels que: une unité de commande référencée bloc 1, une unité de sortie référencée bloc 2, une unité de logique et de signalisation référencée bloc 3, une unité de puissance référencée bloc 4 comportant un moyen de contrôle de charge des accumulateurs, en ce que l'équipement comporte en outre un système expert de pilotage complémentaire; * en ce que le bloc 1 est utilisé pour les phases suivantes: ET3-1, ET3-2, ET3-3; ET4-1, ET4-4, ET4-7; ET5-1; ET6-1, ET6-2, ET6-5; ET7; ET8-1, ET8-2; ET10-1, ET10-2; * en ce que le bloc 2 est utilisé pour les phases suivantes: ET3-3; ET4-5, ET5-3; ET6-1, ET6-5; ET7-2, ET7-3, ET7-4; * en ce que le bloc 3 est utilisé pour les phases suivantes:ET3-1, ET3-3, ET3-3; ET4-1, ET4-5; ET5-3; ET6-1, ET6-2, ET6-5; ET7-3, ET7-4, ET7-5; ET8-1; * en ce que le bloc 4 est utilisé pour les phases suivantes: ET3-2; ET4-5; ET5-3; ET6-4, ET6-5; ET7-2; ET8-1, ET8-2. 4 - Procédé et équipements selon les revendications 1, 2 et 3, caractérisé: * en ce que la phase ET1-3 exige que l'orientation du champ magnétique créé par le stimulateur ne soit pas contraire au champ géomagnétique du lieu pour ne pas perturber le traitement; * en ce que la phase ET2-1 met en oeuvre des intensités moyennes de champ magnétique inférieures à 42 microteslas pour des traitements prolongés et supérieures à 42 pteslas pour des traitements courts, cette intensité moyenne prenant en compte le champ géomagnétique moyen existant en Yougoslavie, cette intensité moyenne pouvant varier légèrement dans d'autres zones géographiques. 5 - Procédé et équipements selon les revendications 1, 3 et 4, caractérisé en ce que le bloc (1) ou unité de commande comporte: - un microcontrôleur (IC4) commandant et contrôlant un moyen de verrouillage (IC5) et une EPROM (IC6) au moyen d'un bus d'adressage et d'un bus de données; - le moyen de verrouillage (IC5) générant les bits d'adressage dirigés vers les adresses d'entrée de l'EPROM (IC6), les autres bits d'adressage sont dirigés vers le microcontrôleur; le micro contrôleur (IC4) est connecté à un interrupteur (DIP SWI) de sélection de fréquences; - 1'EPROM (IC6) comporte un moyen de programmation pour adapter le programme de stimulation au sujet à traiter; - un ordinateur équipé de logiciels et d'un système expert participant à la programmation des stimulations; - des interfaces spécialisés à combinaisons multiples pour connecter n'importe quel appareil scientifique devant être utilisé simultanément avec les équipements de stimulation; - un détecteur de variations locales du champ géomagnétique, coopèrant avec un moyen de calibrage automatique du champ utilisé par le stimulateur au niveau moyen du lieu, en ce que les variations du champ local sont automatiquement compensées pour maintenir stable le champ de stimulation. 6 - Procédé et équipements selon les revendications précédentes, caractérisé en ce que le bloc (2) ou unité de sortie comprend notamment: un transistor TMI, des inverseurs (INV1A, INV2B, INV3C, INV4D), des diodes type "ZENER" (D1, D2, D3), un condensateur (C3), une résistance (R3), un applicateur (L1), en ce qu'un train d'impulsions rectangulaires est dirigé de la broche (10) d'(IC4) vers la porte du transistor (TM1), après avoir été inversée sur les inverseurs (INV1A-INV4D), en ce que la fréquence est sélectionnée par l'interrupteur (DIP SW1), en ce que l'applicateur (L1) est connecté à un accumulateur (VDD), en ce que quand l'impulsion apparait à la porte de (TM1), l'applicateur commence à se charger et le courant passe au travers de l'applicateur (L1) jusqu'à la fin des impulsions ou la saturation de l'applicateur, en ce que le condensateur (C3) et la résistance (R3) filtrent les fréquences désirées sur l'applicateur, en ce que l'unité de sortie est directement alimentée par l'accumulateur, en ce qu'elle alimente les autres parties de l'appareil au travers de l'applicateur (L1) jusqu'à la fin des impulsions ou la saturation de l'applicateur. 7 - Procédé et équipements selon les revendications précédentes, caractérisé en ce que L'unité de logique et de signalisation, bloc (3), comprend quatre voyants LED1-LED4, des transistors T1-T5, une résistance (R9) et un avertisseur (BZ1), en ce que la signalisation est à la fois lumineuse, LED1 LED4 et sonore (BZ1), en ce que:: - la LED1 verte, indique que le fonctionnement de l'appareil est correct; - la LED2 jaune indique, pendant une durée de 20 secondes, simultanément avec l'avertisseur (bu1), que le niveau de charge de l'accumulateur est bas et qu'il convient de le recharger, en ce que cette opération est rendue automatique par adjonction d'un chargeur de batterie branché sur le secteur; - la LED3 rouge indique que l'applicateur manque ou est endommagé; - la LED4 orange indique que la combinaison de l'interrupteur DIP n'est pas correctement branchée, en ce que les LED1-LED4 sont alimentées par les transistors (T1-T4), en ce que les transistors sont connectés aux broches (14-17) du microcontrôleur, en ce que l'avertisseur (BZ1) est contrôle par un signal provenant de la 11e broche du microcontrôleur, connectée à la base du transistor (T5). 8 - Procédé et équipements selon les revendications précédentes, caractérisé en ce que l'unité de puissance ou bloc (4) est constituée par un accumulateur, un stabilisateur de tension et un moyen de contrôle de charge, en ce que le moyen de contrôle mesure le voltage des résistances (R4-R8), à la sortie d'un comparateur de voltage (ICI bloc 3), en ce que quand le voltage de sortie de (IC1) est bas, l'interrupteur (INT1) du microcontrôleur (IC4) engage une procédure de signalisation et d'arrêt du processus, en ce que le stabilisateur de tension (IC7), comporte un filtrage additionnel au moyen de condensateurs (C4-C5). 9 - Procédé et équipements selon les revendications précédentes, caractérisé en ce que le système expert pilote directement et indirectement les matériels et équipements dudit procédé ainsi que les matériels et équipements annexes.