FR 2643818 A1 19900907 FR 8816628 A 19881216 La presente invention concerne une nouvelle méthode de stérilisation de beaucoup d'articles médicaux, chirugicaux et pharmaceutiques, même ceux qui ne peuvent être stérilisés au moyen de l'autoclave. Cette méthode se base sur le principe de l'évacuation de l'air suivie par le passage du gaz d'oxyde de l'éthylène mais dans un cycle clos. Le gaz d'oxyde de l'éthylène est considéré jusqu'aujourd'hui le meilleur gaz pour la stérilisation des objets, en raison de sa grande capacité de pénétration , sans laisser de traces nuisibles aux objets stérilisés. Actuellement et dans tous les hopitaux modernes, il y a au moins un appareil de stérilisation à l'oxyde de l'éthylène. Mais la méthode actuelle de l'emploi de ce gaz a ses dangers, car aprés l'emploi de ce gaz , la chambre de stérilisation dans l'appareil stérilisateur, où l'oxyde de l'éthylène a circulé environ 4 heures, afin de stériliser les objets voulus cette chambre doit etre lavée avec des gaz inertes, inactifs durant une période de huit à douze heures , afin d'eliminer toute trace de ce gaz stérilisant, car il cause de graves inflamations de la peau. Par cette invention , l'oxyde d'éthylène passe à travers un cycle complètement clos, et par conséquent il est: - loin de tout contact avec la peau. - garde l'atmosphère environant loin de toute polution resultant de toute propagation de ce gaz Autre avantage de cette invention: Elle permet d'employer la même quantité de gaz un nombre infini de fois, tant qu'il n'y a pas eu de fuite de gaz , car le gaz va du reservoir à la chambre de stérilisation et retourne de la chambre de stérilisation au même reservoir sans aucune fuite ou perte. A quoi consiste cette nouvelle méthode ? Cette nouvelle méthode de stérilisation consiste à mettre les articles à stériliser , soit enveloppés dans des enveloppes en plastic léger, soit non enveloppés, dans une chambre de stérilisation hermétiquement fermée de n'importe quelle forme ou n'importe quelle grandeur. Au moyen d'une pompe aspirante refoulante''jointe à la chambre de stérilisation, -l'air est aspiré de la chambre de stérilisation et rejeté à l'exterieur, jusqu'à l'évacuation maximum de l'air à l'interieur de la chambre de stérilisation D'un reservoir de gaz joint à la chambre de stérilisation, un gaz stérilisant " l'oxyde de l'éthylène " va automatiquement passer du reser voir à la chambre de stérilisation , à travers un robinet d'arrêt, comme résultat naturel de la difference de pression, aprés l'évacuation de l'air à l'interieur de la chambre , jusqu a ce que la pression du gaz à l'interieur de la chambre arrive à la pression voulue, tout en tenant compte des conditions générales de stérilisation: humidité relative, température, densité du gaz , .. etc. Le temps que passe l'oxyde de l'éthylène dans la chambre de stérilisation , mélangé et entourant les objets à stériliser, dépend de la densité du gaz, de la température à l'interieur de la chambre de stérilisation, de l'humidité relative. A la fin du temps demandé pour la stérilisation, l'oxyde de l'éthy- lène est d'abord retiré au maximum au moyen de la pompe aspirante refoulante mentionnée ci-dessus, puis pressé à l'interieur du susdit reservoir à gaz ensuite , à travers un second robinet d'arrêt , l'air atmosphérique exter ieur entre dans la chambre de stérilisation, jusqu'à ce que la pression de l'air y soit égale à la pression atmosphérique à l'exterieur N.B. L'air atmosphérique qui vient remplacer . .. . l'oxyde de l'éthylène , doit passer , pour arriver à la chambre de stérilisation, à travers des filtres anti-bactériens , si les objets stérilisés doivent être conservés dans un milieu stérilisé La porte de la chambre de stérilisation peut être alors ouverte et les articles stérilisés peuvent en être retirés. Cette méthode permet non seulement de stériliser les objets qui ne peuvent être stérilisés au moyen de ia vapeur d'eau et la chaleur dans un aeclave, mais aussi elle permet d'utiliser la même quantité de gaz un nombre infini de fois. Elle empêche aussi la polution de l'air environnant en comparaison avec les méthodes traditionnelles de stérilisation avec le gaz d'oxyde de l'éthylène. Cette invention est une nouvelle méthode de stérilisation et qui peut être industrialisée en n'importe quelle forme ou grandeur, en ntim- porte quelle matière s'accordant avec l'oxyde de l'éthylène Cette méthode peut être aussi industrialisée pour la stérilisation des objets , durant le transport par bateaux, trains, véhicules, ou par tout autre moyen de transport maritime, terrestre ou aérien Les dessins annéxés illustrent l'invention~. ( la figure 1 représente les étapes de la mise en pratique de cette méthode) ( La figure 2 représente une démonstration d'une mise en pratique de cette méthode) En référence à ces dessins, les objets à stériliser sont mis à ltinterieur de ls chambre de stérilisation { a porte (2) est ensuite hermétiquement fermée de façon à ne permettre aucune fuite d'air ou de gaz de l'interieur de la chambre de stérilisation. Les robinets d'arrêt (9, 10, 11 ) fermés, et les robinets d'arrêt ( 5, 6, 7, 8 ) ouverts l'air est aspiré de l'interieur de la chambre de stérilisation (1) à travers les robinets d'arrêt (5, 6 ) au moyen d'une pompe aspirante refoulante (3) et rejeté à l'exterieur à travers les robinets (7, 8 ) pour arriver à l'évacuation maximum de l'air de la chambre(l) Les robinets d'arrêt (6, 7, 8, 10, 11 ) fermés et les robinets (5, 9 ) ouverts, permettent à l'oxyde de l'éthylène de passer du reservoir à gaz (4) à la chambre de stérilisation (1) jusqu'à ce que la pression du gaz à l'interieur de la chambre de stérilisation (1) soit égale à la pression atmosphérique environante.L'oxyde de l'éthylène reste alors à l'interieur de la chambre de stérilisation (1) mélangé, se mêlant à et entourant les objets à stériliser tout le temps demandé pour la stérilisation A la fin du temps demandé pour la stérilisation , et qui dépend de plusieurs conditions: genre du gaz utilisé, densité de ce gaz , l'humidité relative, la pression et la température à l'interieur de la chambre de stérilisation (1), et aprés avoir fermé les robinets d'arrêt (8,9,11) et ouvert les robinets d'arrêt ( 5, 6, 7, 10 ), l'oxyde de l'éthylène est d'abord retiré au maximum de la chambre de stérilisation (1) au moyen de la pompe aspirante refoulante (3) et pressé à l'interieur de son reservoir ( 4 ) , ensuite à travers des filtres anti-bactériens et par le robinet dtarrêt (11) ouvert, l'air atmosphérique entre automatiquement dans la chambre de stérilisation (1) jusqutàttaqpression de l'air à l'interieur de la chambre (1) soit égale à la pression atmosphérique naturelle La porte (2) est alors ouverte et permet de retirer les objets stérilisés, sans aucun danger d'inflamation de la peau ou de polution de l'air environnant REVENDICATIONS 1 )- Métnode de stérilisation de nombreux articles médicaux, chirugicaux et pnarmaceutiques, même de ceux qui ne peuvent être stérilisés au moyen de l'autoclave, caracterisée en ce qu'elle consiste à mettre les oDjets à steriliser dans une cnamDre ae stérilisation nérmétiquement fermée, puis au moyen d'une pompe aspirante-refoulante, jointe à la chambre de stérilisation, l'air en est aspire' et rejete' à l'exterieur, jusqu'à l'évacuation maximum de l'air à l'interieur de la chambre de stérilisation D'un réservoir à gaz joint à la chambre de stérilisation l'oxyde d'éthylène, va automatiouement passer à la cnamDre de stérilisation, comme résultat naturel de la difference de pression aprés l'évacuation ae l'air de l'interieur de la chambre de stérilisation ou l'oxyde d'éthylene reste le temps demandé pour la stérilisation des objets, ensuite de auoi il est retiré au maximum de la chambre de sterilisation, au moyen de la pompe aspirante-refoulante mentionnée ci-aessus puis pressé dans le meme reservoir à gaz Comme résultat de la difference ae pression, l'air atmospnerique exterieur entre automatiquement, à travers des filtres anti-Dactériens, dans la cnambre ne stérilisation, jusqu'à ce cue la pression de l'air à l'interieur ae la chambre de sterilisation soit égale à la pression atmosphérique exterieure 2 )- utilisation ae la méthode de stérilisation aécrite dans la revendication (1) pour la stérilisation dans les differents moyens de transport terrestres, maritimes et aériens.