FR 2625093 A1 19890630 FR 8718522 A 19871229 L'invention concerne un rhinamomètre de poche. En Anglo-saxon: P.E.N.=Peak expiratory nasal Il s'agit d'un appareil qui sert à mesurer le débit nasal aérien au cours d'une expiration forcée par les fosses nasales. Les rhinomanomètres existants du type NR3 et NR4 industrialisés par Mercury (Scotland) ne peuvent être utlisés qu'en laboratoire et par un personnel spécialisé. Le coût de ces appareils est en outre important. La présente invention est basée sur le principe suivant. Le rhinamomètre de poche comporte un ressort étiré par le souffle d'air et relié à un curseur mobile sur une échelle graduée.On lit directement la valeur du débit nasal de pointe sur cette échelle. Les valeurs normales du PEN varient autour de 250 litres par minute chez l'homme,150 litres par minute chez la femme,et 80 litres par minute chez l'enfant. Le rhinamomètre de poche permet de mesurer la perméabilité des fosses nasales. Le malade apprend à contrôler lui-même l'évolution de sa rhinite par l'usage du rhinamomètre de poche permettant d'apprécier 3 ou 4 fois par jour son PEN. La chute de ce débit ou sa remontée guide le malade dans la prise de ses médicaments. C'est un bon moyen d'apprécier la gène réelle du malade en fonction de ses rythmes de vie, dans les circonstances de la vie quotidienne, en vacances ou sur les lieux de travail (maladie professionnelle) de jour comme de nuit (ronfflements) et en fonction de l'environnement personnel. Tous ces facteurs pouvant être chez le malade source d' éternuements, et/ou d'écoulement nasal (rhimorrhée) et/ou de démangeaisons et d'obstruction nasale. Le fait de déceler tôt cette obstruction nasale, le fait de la contrôler en permanence procure une meilleure qualité de vie par l'amélioration des signes cliniques ressentis par le malade et doit permettre d'empécher une évolution de la rhinite spasmodique vers un asthme bronchique. Le rhinamomètre est décrit plus en détail ci-après en référence aux dessins annexés dans lesquels -la figure 1 représente l'ensemble de l'appareil,* -les figures 2 représentent trois coupes du corps de l1apparei.l formant chambre d'expulsion, -les figures 3 représentent deux coupes longitudinale et transversale de la tête de raccord formant chambre d' expansion, -les figures 4 représentent l'embout nasal formant chambre d'admission, s -les figures/représentent le piston, -les figures 6 à 12 représentent en détail l'axe (06), l'écrou moleté (05), la bague fendue (08) , le filtre plastique (09), le curseur (10) et le ressort taré (07) et l'écrou inox (11), -la figure 13 montre l'échelle graduée en plastique, indiquant le débit en 1/mon par l'intermédiaire du curseur(lO) En ce qui concerne la structure de l'appareil, celui-ci est composé de trois chambres 1-la chambre d'admission (03) Elle est représentée par un embout nasal (03) que l'on introduit dans la narine dont on veut mesurer le débit. Après avoir obturé l'autre narine, on fait pratiquer au sujet une expiration forcée par le nez. 2-la chambre d'expansion (02) Elle permet de raccorder l'embout nasal (03) au corps du cylindre (01) . Elle est composée d'un cylindre séparé en son milieu par une cloison perforée (09) entourant un manchon cylindrique (08) supportant l'axe (06). 3-la chambre d'expulsion (01) Elle est-composée d'un cylindre avec axe central (06) et d'un piston coulissant (05) indexé. Le corps est fermé par une cloison manchonnée pour l'axe,avec quatre orifices d'échappement; En fonctionnement, la pression du souffle nasal propulse le piston , étire le ressort etentraine le curseur mobile qui indique le débit expiratoire nasal de pointe. Ce type d'appareil s'applique à toute personne atteinte de rhinite (obstruction nasale et/ou écoulement nasal et/ou éternuements). Il existe dans le monde plusieures centaines de millions de personnes atteintes de rhinites. Les schémas ci-après montrent les résultats de l'utilisation de l'appareil selon l'invention chez un sujet normal d'une part et chez un sujet-atteint de rhinite, d'autre part. SCHEMA DE COURBES OBTENUES AVEC LE RHINAMOMETRE DE POINTE 1 SUJET NORMAL Litres Matin Soir M S M S M S M S M S Minute 400 300 200 100 0 Litres Matin Soir M S M S M S M S M S Minute 400 300 200 100 0 2 SUJET ATTEINT DE RHINITE Revendications 1- Rhinamomètre de poche , caractérisé en ce qu'il comporte un embout nasal (03) formant chambre d'admission, raccordé au corps de l'appariel (01) formant chambre d'expulsion par l'intermédiaire d'une tête de raccord (02) formant chambre d'expansion , ce dernier étant formé d'un cylindre séparé en son milieu par une cloison perforée (09) entourant un manchon cylindrique (08) supportant l'axe (06) qui porte un piston (05) coulissant dans le corps (01) sous l'action d'un ressort taré (07). 2- Rhinamomètre selon la revendication 1, caractérisé en ce que le ressort (07) est relié à un curseur mobile(l0) se déplaçant sur une échelle graduée donnant directement les valeurs du débit nasal.