FR 2624007 A1 19890609 FR 8717099 A 19871202 Le Lit Sanitaire creux a rouleaux offre une réponse aux deux problèmes que pose le malade grabataire: -problme infirmier: les soins -problème médical : les escarres. problèmes intriqués La réponse est dans le moyen de mobillsatlon du malade. Les solutions actuellement en cours sont précieuses, lits mécaniques1 matelas spéciaux, etc; elles ont leurs qualités, mais aussI leurs Insuffisances. Celle que nous proposons ne se prétend ni exclusive, ni universelle; c'est une ressource de plus mais importante et un réel progrès pour -Faciliter le travail Infirmier -Améliorer la condition et le devenlr du malade --Le principe: Le lit FAIT ROULER LE MALADE SUR LE COTE fig 1 --Le moyen: Un lit creux à rouleaux longitudinaux dont la rotation entraine le malade en sens inverse. RlLLLlSATION A - Lanlussirrinle: deux rouleaux paralleles Un tissu fort en fait le tour comme une courroie de ses poulies. Les éléments de literie voulus sont disposes sur la sangle. Le malade est allongé sur l'ensemble entre les rouleaux. La rotation des rouleaux fait défiler la sangle sous le malade qui roule sur lui-meme dans le creux de la sangle fig 2 Résultat: 10 pEPLACEMENT DES APPUIS 2" PRESENTATION DE NOUVELLES SURFACES du corps aux soins 3O DEGAGEMENT DU LINGE d'un coté, engagement de l'autre La manoeuvre peut donc être exploitée, d'une part pour les soins, toilette pansements, change, d'autre part, aussi souvent que nécessaire pour déplacer les points d'appuis générateurs d'escarres. B - La blUS comlête : à rouleaux multiples Le système "lit de sangle sur deux rouleaux" est simple et efficace au point de pouvoir même etre improvisé. Les mêmes résultats en plus parfait et plus complet sont obtenus avec un lit de petits rouleaux presque jointifs, allongés en berceau dans le creux entre les deux gros rouleaux latéraux -fig 3 Tous les rouleaux sont naturellement garnis de mousse caoutchoutée ; ils sont une quinzaine, de 50 mm de diamètre environ, séparés de lOmm pour tourner librement dans le même sens.La rotation de ces rouleaux est entraînée par le roulement de la sangle générale ; elle peut utilement l'être mécaniquement, en bout, par le mécanisme qui solidarise les rouleaux latéraux (chaine debicyclette) Alors la fonction des rouleaux latéraux et de la sangle est très allégée ; lis peuvent être moins robustes. Si la souplesse de ces longs rouleaux minces est excessive, leur élasticité est régularisée par de petits agrafages deux à deux alternés. Sur cette sorte de sommier est disposée uneliterie ad hoc; une épaisseur caoutchoutée mousse de 10 cm efface complètement l'alternance des crêtes et des creux.Mais il est précieux dans la lutte anti-escarres de réduire cette épaisseur élastique pour utiliser cette alternance crêtes - creux, grace à quoi de petits mouvements latéraux, si faciles à obtenir avec ce lit, changent complètement les appuis. De plus, sl les Petits rouleaux sont SPIRALES, le déplacement latéral des appuis se complète d'un déplacement longitudinal, progrès appréciable. (Cette spirale est facile à obtenir, par simple enroulement d'un mince cable de nylon sur la gamiture mousse). MOBILISATION La rotation des rouleaux est obtenue, dans le système simple, par simple manivelle (un volant d'un certain poids y apporte beaucoup de douceur) -L'apport d'un moteur présente de gros avantages. II faut un moteur très démultiplié et tournant à droite ET à gauche. II est commandé: -soit par un contact à main droitgauche -soit par une pédale D-G précieuse pour la panseuse -soit par une minuterie programmable à la demande pour fréquentes mobilisations de quelques degrés d'un coté et de l'autre. Action infiniment précieuse contre les escarres. (Eventuellement Catalovox I) Commandes Interchangeables naturellement. En outre, une légère différence de vitesse entre les petits rouleaux et les gros (D des pignons) augmente l'effet spirale longitudinal. On peut envisager une mobilisation propre, isolée, des petits rouleaux constituant jusqu'à un appareil de massage des appuis. Fig 1: Principe Le sujet S Roulant entre les rouleaux R Defibmentdu hnge 'L Fig 2: Le lit simple à deux rouleaux Fig S: Le lit à rouleaux intermediaires multiples (tranches en noir) REVENDICATIONS I Lit Sanitaire special pour seins aux grabataires ,caracterisé en ce outil est formé de deux rouleaux lateraux longitudinaux (R)rotatifs dans le men?e sens de maniere à entrainer un tissu fort qui fait le tour de ces rouleaux commue un susteme courroie-poulie ,le tissu fort entre les deux rouleaux supportant le malade en formant couchette . 2 Lit sanitaire selon la revendication1 .caracterise en ce qu'il comporte en outre des petits rouleaux intermediaires garnis de mousse presque jointifs allonges en berceau dans.le creux entre les deux rouleaux lateraux (R) ,tournants egalement librement dans le meme sens et entraineos pat le roulement du tissu fort 3 Lit sanitaire selon la revendication 2 ,caracterise par le fait que les petits rouleaux intermediaires sont spiralès