FR 2628327 A1 19890915 FR 8803017 A 19880309 DESCRIPTION L'invention concerne un appareil à injection ayant pour objectif la nonwpropagation des virus, l'éducation et la prévention. L'objet de l'invention se rattache au secteur technologique paramédical, ~en combinant la seringue spéciale au produit et au nécessaire prophylactique responsabilisant l'opérateur: Kla prévention est le seul vaccin . De la seringue en verre (au coût élevé de stérilisation) à la seringue jetable (dangereusement récupérable si réemployée), il y a place pour une seringue parfaite, pour tous les cas, en tous lieux. La grande majorité des personnes qui développeront le sida dans les cinq ans sont déjà infectées et 50 % des drogués ont le sida, peut-être sans le savoir. Ils sont irresponsables et dangereusement multiplicateurs de la maladie. Pour avoir sur le marché (et en fournir le Tiers-Monde) une seringue de qualité fiable, autodestructive, distribuée avec le produit à injecter, dans un sachet thermosoudé avec le nécessaires prophylactique, la création en grande série de pièces de base s'impose. L'assemblage de cinq type d'aiguilles. sur cinq diamètres et quatre longueurs de cylindre, offre cent modèles, par exemple. Les éléments prophylactiques, stérilisants et désinfectants sont à adapter à la finalité de l'emploi. et, en pouvant servir aux petites blessures, être largement distribués, contribuer à l'éducation et à la prévention morales et physiques. Si un schéma vaut mieux qu'un long discours, cet appareil qui sera entre vos maisn, attirera votre attention sur l'invisible virus, permettra aussi d'abaisser les coûts par les grandes séries. Ou que vous soyez, vous pourrez rendre inoffensive cette seringue après usage: avec le nécessaire prophylactique vous avez la responsabilité d'une arme pour un crime parfait. Mais il y a plusieurs dispositifs permettant l'autoblocage et l'autodestruction interne de fonctionnement et de stérilisation après la première injection. C'est dans le piston en élastomère de qualité, moulé avec précision, ayant de petits trous périphériques entre les segments, dont un en face de l'orifice de l'aiguille, que tout le système se centra- lise. La tête du poussoir est enrobée d'une matière chimique permettant de la déchausser à la moindre pression de solution hydratante, elle se sépare par ltexpansion de l'émulsion du piston ainsi que par une légère traction de la tirette. La réaction chimique donne une substance visqueuse collante bouchant tout le fond ainsi que l'orifice de l'aiguille. L'invention sera mieux comprise en référence au dessin représentant en coupe éclatée l'ensemble de l'appareil à injection. L'invention se compose d'un cylindre en plastique casable et dur (1) sur lequel s'emboutit le fond de la seringue souple créant la rainure d'accrochage de la lèvre frontale du piston en élastomère, d'où l'autoblocage. Sur certains modèles l~emboîtement sera collé, thermosoudé, forcé à chaud ou bouclé par un pansement adhésif récupérable en post-infection. Ce qui permet à des personnes responsables, pour des séries réservées et spécialisées, de se resservir de la seringue avec des jeux d'aiguilles de rechanges en cas d'épidémie, par exemple. EXPLICATION DU DESSIN Dans ce cylindre (1) coulisse un piston en élastomère autobloquant (4) en bout de course sous l'action d'un poussoir cylindrique formant réservoir souple (3), une pastille chimique à réaction expansive et visqueuse (5) est placé entre la partie inférieure du poussoir (3) et le piston (4). L'aiguille (8) dans son embout protège-aiguille, formant le 2e réservoir applicateur (9) est situé avant utilisation dans le réservoir du poussoir. La bande de gaz enroulée autour de la seringue a pour objectif la protection contre les chocs de distribution, le garot et le pansement (11). L'éponge ou mousse plastique, à l'intérieur des réservoirs ne permet pas aux liquides stérilisants de couler (12): de plus, ils peuvent être utilisés, par leurs fines couches, en inter-pansements humides. La qualité de l'emballage, de la protection de la seringue et tout le nécessaire prophylactique à déballer, à mettre en place, montre déjà l'attention particulière à donner à l'opération. Après l'injection, les soins, le pansement, il faut rendre inoffensive l'aiguille en la remettant à sa place, dans son embout qui, lui. est dans le réservoir tubulaire du poussoir, et remettre aussi le bouchon spécial. Le but de cette seringue de très grande diffusion, pour un court final d'emploi de haute sécurité, très compétitif, un matériel fiable, où toutes les combinaisons sont possibles pour injecter et soigner. N'oublions pas que c'est par la seringue que le plus grand fléau du monde nous est arrivé. AVANTAGES Le dispositif anti-propagation de virus sur seringue est importante par des combinaisons interdépendantes: 1 d'assemblage, 2 de mise hors service, 3 d'autodestruction, 4 du nécessaire prophylactique, 5 du procédé de stérilisation. Les avantages du dispositif sont les suivants: la fiabilité et le moindre cout dans les très grandes séries, les pièces de base interchangeables au montage permettent la multiplication des modèles. Du fait que l'alésage est plus large en fin de course, le piston se bloque automatiquement. La tête du poussoir enrobée d'un produit chimique, à l'intérieur du piston perforé, se décroche à la moindre traction. L'autodestruction interne est provoquée du fait que le produit chimique donne, par réaction, une émulsion se développant, collant et bouchant tout le fond de la seringue, même l'orifice de l'aiguille provoque l'autodestruction interne. Cette seringue délicate est protégée par de l'ouate et de la gaze dans un sachet thermosoudé pour le transport et la distribution. Le nécessaire prophylactique est étudié pour faire une injection parfaite, mais aussi pour servir à soigner une blessure légère. Le produit désinfectant dans le réservoir de la tige-poussoir de la seringue peut même être injecté entre une plaie et un pansement dans des points du corps, des lieux, sous des climats et des conditions difficiles. Le protege-aiguille avec un liquide stérilisant et de la mousse, se loge dans le réservoir tubulaire du poussoir-tirette. Il vaut mieux plus que pas assez, la prévention est le seul vaccin, connaître l'ennemi, multiplier les obstacles, devenir responsable, est l'objectif de ces combinaisons. Il ne faut pas devenir l'auteur de crimes parfaits en série, notre civilisation est en jeu. REVENDICATIONS 1.Appareil à injection. caractérisé en ce qu'il consiste en un assemblage de divers éléments, se composant d'un cylindre en plastique cassable, dur, à coupe bisautée à choix d'alésage et de longueurs (l) sur lequel s'emboîte le fond de la seringue, offrant au piston une rainure bloquante (2). L c Appareil selon la revendication l, caractérisé en ce que le poussoir appareillé à l'alésage et à la longueur du corps du cylindre est un réservoir en plastique souple (3) où sur la collerette externe doit s'enrouler de l'ouate, faisant cale, en ne permettant pas au piston de s'autobloquer avant usage; à l'intérieur de la collerette l'embouchure du réservoir est conique pour une étanchéité parfaite avec le protege-aiguille (9) ou le capuchon (6). 3 ç Appareil selon la revendication l, caractérisé en ce que le piston en élastomère a le segment frontal accrocheur correspondant à la rainure anti-retour, de plus il est creux et perforé de petits trous permettant à une pastille de produit chimique de composition. adéquate au but recherché d'opérer (4). q Appareil selon la revendication l, caractérisé en ce que la pastille chimique enserrée dans la cavité du piston et le bout du réservoir-poussoir donne l'alésage en tension de l'élastomère en devenant visqueuse au contact de la solution å injecter, l'émulsion passe par les petits trous, tout le fond se bouche, se colle, et la tirette se décroche (5), 6, Appareilselon la revendication l, caractérisé en ce que le capuchon (6) protecteur du bout de la seringue par son intérieur, devient le bouchon du réservoir (3) à la place du 2e réservoir, cache-aiguille. 6. Appareilselon la revendication 1, caractérisé en ce que le capuchon de protection et d'étanchéité, ayant un diamètre correspondant a la circonférence du cylindre, suivant les tailles, peut être une combinaison ou en savon, en plastique, en élastomère, permet une qualité des produits prophylactiques. . Appareilselon la revendication l, caractérisé en ce que le nécessaire prophylactique est étudié pour faire une injection parfaite. mais aussi pour servir à soigner une blessure légère, en se servant de la mousse-éponge déroulée. Le produit désinfectant dans le réservoir de la tige-poussoir de la seringue peut même être Injecté entre une plaie et un pansement dans des points du corps, des lieux, sous des climats et des conditions difficiles.