FR 2638980 A1 19900518 FR 8815306 A 19881117 La présente invention concerne un dispositif caractérisé par la combinaison en un seul appareil portable, aboutissant à des mesures précises dans la pratique du radiomodélisme. Il affiche en clair dans un module Voltmètre numérique, les diverses manipulations commutables : Rougie, Test/Accumulateur, Volts et Source. Il comporte aussi, un Chargeur d'appoint à courant constant de 4,8 V et aussi un inverseur,avec rappel au centre de mise sur tension de la pompe électrique à carburant. Par ailleurs, cette technique qui devrait être enchassée à ce loisir fait défaut et il n'apparat pas que ce créneau soit envisagé par l'industrie jusqu'ici. Effectuer l'envol d'un modÈle réduit avec des accumulateurs précaires ou déchargés, la perte de contrôle-est inévitable et irreversible moteur plein régime au décollage, les conséquences restent imprevisibles. Ce multimètre modéliste assume le contrôle des mesures électriques, propres à cette discipline. L'électronique de l'appareil est mont sur circuit imprimé, fixé sous le panneau frontal du coffret d'ou émergent les commande et prises reliées au voltmètre numérique. Les dessins annexés illustrent l'invention : La figure 1 représente le schéma électronique. La figure 2 représente la courbe de décharge. La figure 3 représente le circuit imprimé. Fonction ALLUAGE DU filament de la bougie(16) de 1,5 V reli à la batterie/source (17) de 12 J, 10 Amp. (extérieure à l'appareil). L'alimentation de cette bougie s'obtient nar un montage en découpeur classique. La bougie reliée par pince et câble de forte section rejoint en série, la prise du multimètre, injectant le plus de la batterie (17) au reste du montage découpeur via la diode (5) et le collecteur du transistor (8) de puissance monté en ballast. Le Moins de la batterie (17) et la résistance (18) rejoint la masse de ces éléments en série.La chute de tension sur la résistance(18) se traduit en ampères par comparaison dans l'affichage, le commutateur (33) étant sur (30) Le transistor (7) revoit sur sa base, le découpage qui génére le circuit intégré(3), d'une fréquence de 1OKHz, réglable par le potentiomètre (1) ce qui fait débiter les transistors de puissance, en intensité suffisante à la consommation de la bougie, Les composants (1)(2)(9)(12)(13)(14) régulent les constantes de temps des impulsions de découpage, injectes à la base du transistor (7); le diviseur de tension (6)(15) polarise le transistor (7), les condesateurs (10)(11) étant en découplage. Les bornes (1on)(20) constituent à la fois, la prise PLLS et DINJS de la batterie/source, utilisées pour sa recharge ou pour le démarreur extérieur, à tour de rôle. Fonction Test/Acsumulateur. Le collecteur du transistor (22) est connecté au commutateur (33) en (41) et au Plus de la prise (24) et au poussoir (26); une extrémité de la résistance (23 est à la masse, l'autre, est connectée à 40) et au moins de la prise (24) Ou l'on connecte l'accumulateur (25) à tester. relà permet la lecture de l'intensité en décharge. Ainsi, dès la connection établie le transistor (22) conduit et son intensit de débit est réglable par le potentiomètre (21) servant à SIMULER la consommation réelle des servomoteurs au travail en moyenne de 250 mA qui staffi- che en clair et au préalable par ce réglage.Ensuite on passe au 2sème. temps position (41) pour obtenir la lecture de la tension en décharge dégressive en centièmes de Volt. On jauge ainsi l'état de décharge par lecture directe en tension .rn variante d'application se limitant à quelques pe condes, on détermine à un moment quelconque, la tension en cours ce qui renseigne sur les possibilités restrictives à envisager. La limite acceptée dans les courbes de décharge des accumulateurs CA-F:T est d'environ 1,175 V !43) par élément Fig.2, ce qui situe les coordonnées à la limite utile de décharge. La tension nominale de 1,2 Volts (44) a dépassée, dom au coude où la tension chute brusquement Fig. 2. Cette fonction permet aussi, le contrôle QUALITATIF de l'accumulateur en test. Pour un accumulateur C-500 mAh, s'il débite 250 mA durant I00 minutes (45) il est à classer comme excelent. S'il ne supporte que 80 minutes par exemple il est à rejeter par manque de fiabilité. Fonction Source en position (42) mesure la tension aux bornes de la batterie/source, tout en constatant sa charge. Fonction CHARGEUR d'appoint au terrain d'évolution ou à charge complète en atelier et en camping, pour accumulateurs de 4,8 Volts débitant un courant de 50mAh et 120 mAh, par sélection des résistances (28)(31) par l'inverseur (29). Il comporte un régulateur de tension (27) monté en courant constant. Il est connecté par (41) et par le poussoir (26) pour la mesure fin de charge; il est alimenté par la batterie/source (17). Fonction REMPLISSAGE de carburant: un inverseur bipolaire 3 positions à rappel au centre (32) avec sorties S-S par fiche domino à relier au moteur de la pompe extérieure pour le carburant. Le module Voltmètre est à afficheur numèrique.aveç fenêtre au panneau avant du coffret. Il s'alimente par pile alcaline de o volts (37) régulé par (35), avec M/A (36). COMPOSANTS ELECTRONIQUES (1) Potent. 100 K (18) Résist. 0,1 ohm (2) ;ésit. 33 K (21) wésist. 1 K (3) C. Intégré 555 (22) Transistor BD 135 (4) Rés. 2 K (23) Rés. 1 ohm (5) Di ode redressement (24) Prise alimentation (5) Rés. 100 ohm (26) Poussoir (7) Tr 2 TIP 121 (27) Régulateur 5 V (8) Tr 1 TIP 35 (28) Rés. 39 ohm (9) Con. sr. 10 nF (29) Invers. Bipolaire (10) Chimique 47 mF (30) Drise alimentation (iî) Con. Cér. 10 nF (31) rés. 100 ohm (12) Rés. 820 K (32) Inv. Bipol. à rappel (13) Diode signal (33) Commutateur (14) Con. cér. 10 nr (34) odule Voltmètre QEVENDICATIONS 1) Dispositif combinant plusieurs fonctions: Bougie, Test/Accumulateur, Volts, Source, Chargeur et Pompe à carburant caractérisé par la possibilité de mesures et contra les par ce Multimètre à usage exclusif du radiomodélisme. 2) Dispositif selon revendication (1) caractérisé en ce que l'allumage de la bougie (16) s'effectue au moyen classique d'alimentation à découpage qui commande le transistor(7) et (8) de puissance montée ballast à forte intensité. 3) Dispositif Test/Accumulateur selon revendication (1) caractérise' par le contrôle d'état-de décharge des accumulateurs CA-NI. Le moyen consiste à leur imposer un débit CDUNU, en contrôlant simultanément la chute de tension. Par la conduction du transistor (22) ce courant, issu de l'accumulateur (25) à l'essai en série avec la résistance (23) de 1 ohm,I crée une chute de tension de 250 mV, corrélative à la valeur de 250 mA par réciprocité (Loi d'Ohm) et affichée par (38). e paramètre déterminé et en commutant sur (41) relié à la borne positive de l'accumulateur, permet de lire la tension dégressive, valeur à comparer sur la Fig. 2, déterminant la limite (43) dans l'axe T (45) par souci de la sécurité citée dans la description. 4) Dispositif de lecture en Volts selon revendication(1) (3) caractérisé par la lecture de tension en position (41) via l'affichage (38). 5) Dispositif selon revendication (1) caractérisé par la mesure de tension aux bornes de la batterie/source (17) par la position: commutation en Source (42) via afficheur (38). 6) Dispositif selon revendication (1)(4) caractérisé par l'adjonction d'un Chargeur d'appoint de 4,8 V à courant constant, comportant un poussoir à contact fugitif (26) vérifiant la tension fin de charge en position (41) du commutateur (33) via l'afficheur (38). 7) Dispositif selon revendication (t) caractérisé par la prise sur batterie/source, comportant un inverseur (32) bipolaire avec rappel au centre, permettant d'inverser les polarités de sortie S-S, alimentant le moteur électrique de la pompe à carburant. 8) Dispositif selon revendication (1) caractérisé par un circuit imprimé Fig. 3, comportant les composants électriques et électroniques planifiés et repérés dans le schéma Fig. 1, circuit qui se fixe au dos du panneau frontal du coffret. 9) Dispositif d'affichage (34) selon revendication (1) caractérisé par l'adjonction d'un module voltmètre numèriqus fixé à la partie supérieure et en liaison avec le circuit - imprimé Fig. 3, utilisant en fait ses possibilités en lecture numérique.