FR 2612712 A1 19880923 FR 8703770 A 19870317 La présente invention concerne un générateur modulateur en amplitude de signaux utilisé dans le domaine médical, paramédical, vétérinaire et esthétique. L'invention concerne également des procédés de génération d'ondes diverses utilisées dans un tel appareil L'idée originale du système de génération d'ondes diverses en est le module 1 pl. 1/in. il fonctionne sur le principe du gain d'amplificateur commandé en tension négative et de forme quelconque. La partie positive du signal de pilotage servant de temps de repos. De ce fait il module en amplitude les signaux qui se présentent sur son entrée E2 au rythme de la fréquence et de la forme des signaux qui arrivent sur son entrée El. La forme obtenue sur ces sorties S pi. 1/1V est une enveloppe dans laquelle se trouve incrustée la fréquence qui est présente sur E2 (Haute fréquence 1 à 20 KHz). Sur les figures 4, 7, 9, pi. 2/il, 3/IV, 4/IV on peut voir les formes d'enveloppe obtenue à l'aide du module 1 pl. 1/1V en fonction des signaux injectés sur ces entrées E i (figures 3 ou 6 ou 8) pi. 2/il, pl. 3/il, pl. 4/il, sur E2 nous injecterons les signaux des formes sinusoidale ou rectangulaire (figures 2 ou 5) pl. 2/lV ou pL. 3/IV. Suite à une longue étude expérimentale de ces diverses formes d'ondes obtenues il s'est avéré ce qui suit : A. Les ondes sinusordales ou losange sont très efficaces dans le domaine de la kinésithérapie et de l'esthétique sous la forme suivante 1) Ces ondes permettent d'accélérer la cicatrisation de tissu lésé. 2) D'augmenter l'activité biologique de tel ou tel viscère ou organe en améliorant les échanges qui y sont liés. 3) De stimuler les tissus peauciers et d'activer l'élimination des déchets métaboliques qui peuvent s'y trouver. Dans ces applications le module 3 pi. 1/1V est un générateur de fréquence dont les valeurs sont réglables entre 0,1 Hz à 10 Hz et la forme du signal sera de fréquence sinusoitdole ou triangulaire (figure 6 pl. 3/IV, et figure 8 pi. 4/IV). Quand au générateur du module 2 pl. 1/1V les fréquences sont réglables de 1 à 12 KHz dans la version à commutateur préréglé ou bien de 1 à 20 K dans la version réglable continuement et la forme de ce signal peut être sinusoidale ou rectangulaire (figure 2 pl. 2/IV, figure 6 pl. 3/1V) B. Les ondes rectangulaires modulées en amplitude sont très efficaces dans le domaine (Acupunctural, électropuncture, animalothérapie et autres techniques réflex). Suite à de longues études expérimentales, l'application de ces signaux, s'avère dans les gammes de soins allant de l'analgésie à tous les traitements nécessitant un raisonnement énergétique très efficace. - Dans ces applications le générateur 3 pl. 1/1V produit des fréquences réglables, et peut évoluer de 1 à 100 Hz et la forme du signal est exclusivement rectangulaire (figures 3 pl. 2/il). - Quand au générateur 2 pl. 1/IV il produit des fréquences réglables rectangulaires et peut évoluer de 1 à 12 KHz dans la version à commutateur préréglé ou bien de 1 à 20 KHz dans la version réglable continuement. - La forme de ce signal est lui aussi rectangulaire (figures 2 pl. 2/il) - Après traitement et mélange de ces signaux par le module 1 pl. 1/IV nous obtenons les signaux modulés en amplitude (figure 4 pl. 2/il) Les appareils connus émettent généralement des impulsions de profil rectangulaire ou exponentiel. Or on sait que dans le but d'accélérer la cicotrisation d'une cellule, il faut lui permettre d'être dans un milieu ionisé pour que sa membrane périphérique permette d'accélssrer les échanges intra et extra cellulaires. L'intérêt de cet appareil est de créer une aire de courant qui à la différence d'une impulsion ordinaire, va transmettre au tissu lésé une quantité d'énergie importante qui va en faciliter le métabolisme de reconstruction. C'est pourquoi le dit appareil trouvera son utilisation chez les paramédicaux dont les masseurs kinésithérapeutes, afin d'accélérer la cicatrisation d'un tissu lésé, chez les médecins afin d'augmenter l'activité biologique de tel ou tel viscère ou organe en améliorant les échanges qui y sont liés. Dans le domaine estk~tique dans le but de cicatriser et de stimuler les tissus peauciers et d'activer l'élimination des déchets métaboliques qui peuvent s'y trouver. Une seconde application et non des moindres est dans le domaine des traitements énergétiques du corps (Acupuncture, électropuncture, animalothé rapie et autres techniques réflexes). Voici enfin un appareil qui non seulement produit des impulsions comme tous les autres appareils connus, se caractérise par le fait qu'il apporte effectivement une quantité d'énergie indispensable à ce genre de technique (permettant toute la gamme de soins allant de l'analgésie à tous les traitements nécessitant un raisonnement énergétique). Le fait d'avoir une fréquence variable permet d'obtenir une juste adaptation de l'appareil au niveau lésionnelle, permet un surcroit de confort d'utilisation, une grande sécurité au niveau des tissus qui ne peuvent etre lésés grace au temps de repos prévu dans les trains d'ondes. Suivant l'invention, le générateur en gain d'amplificateur en amplitude comprend des moyens pour moduler en amplitude et des moyens pour produire les fréquences préréglées ou réglables continuement. La réalisation de l'invention comprend un moyen de générer une enveloppe et un moyen pour générer le contenu de l'enveloppe Suivant la réalisation de l'invention le moyen pour générer l'enveloppe comprend un module n0 1 a deux entrées E1 et E2 et plusieurs sorties isolées. Il reçoit le signal du générateur haute fréquence 2 sur son entrée E2 (figure 2 et 5) pl. 2/lV et 3/1V et le signal du générateur basse fréquence 3 sur l'entrée El (figures 3, 6, 8) pl. 2/il, pi. 3/il, pl. 4/il. Il délivre sur ces sorties des signaux modulés en amplitude (figures 4, 7 ou 9). Le signal de sortie est assuré par le transfert des signaux modulés en amplitude au travers un transformateur double isolation, qui supprime tout risque d'incident et confère une sécurité totale dans l'utilisation de l'appareil. Ce module n0 1 est asservi par le module n0 6 qui contrôle l'injection précise du courant et en permet sa visualisation très précise au moyen 1) d'un dispositif de réglage potentiométrique 2) d'un affichage digital Le moyen pour générer les signaux du module n0 2 (figures 2 ou 5) pi. 2/1V et pl. 3/lV qui est contrôlé par un dispositif de réglage (potentiomètre 10 tours) pour un réglage progressif et précis de la fréquence souhaitée, soit par un commutateur associé à une batterie de résistances ajustables pour en obtenir des fréquences préréglées La valeur de la fréquence produite par ce module est visualisée par l'affichage digital du module n0 5. Le moyen pour générer les signaux du module 3 (figures 3 ou 6 ou 8) pl. 2/il, pi. 3/IV, pl. 4/IV qui est contrôle par un moyen d'ajustage (potentiomètre 10 tours) de façon à obtenir un réglage progressif et précis de la fréquence à atteindre, et qui est visualisée par l'affichage digital du module 4. D'autre part l'appareil comporte un module n0 7 qui alimente les modules 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut suivant la version proposée être alimente 1) Soit par le secteur 110/220 Volts pour un usage intensif en cabinet 2) Soit par un accu, dans ce cas nous utiliserons des blocs convertis seurs continu-continu pour alimenter correctement tous les circuits électroniques de l'appareil. Ces blocs convertisseurs assurent une liaison galvanique entre les circuits électroniques et l'accu lui-même. Suite aux exemples décrits deux versions d'appareils seront proposes 1) Une version d'appareil destiné aux kinésithérapeutes et aux esthéticiens 2) Une version d'appareil destiné aux acupuncteurs et aux vétérinaires. REVENDICATIONS 1. Générateur concernant un modulateur d'amplitude de signaux utilisés dans le domaine médical, paramédical, vétérinaire et esthétique, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens pour produire et traiter des signaux modulés en amplitude à fréquence et courant variable et des moyens pour produire ces fréquences de manière progressive ou préréglées dans le but de traiter tout tissu vivant humain et animal dans les domaines médicaux, paramédicaux, vétérinaire et esthétique. 2. Générateur conforme à la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend des générateurs 2 et 3 pour produire des fréquences réglables ou préréglées de forme sinusoltlole, rectangulaire ou triangulaire. 3. Générateur conforme aux revendications 1 et 2 dont la forme du signal de sortie, caractérisée par des trains d'ondes complets modulés en amplitude dont la caractéristique est d'avoir une enveloppe du signal utile produit par la demi-onde négative des alternances du générateur 3. 4. Générateur conforme aux revendications 1, 2, 3, caractérisé par un temps de repos produit par la demi-onde positive des alternances du générateur 3. 5. Générateur conforme à la revendication 4, caractérisé par la présence d'un transformateur double isolation supprimant tout risque d'incident et' qui confère une sécurité totale dans l'utilisation de l'appareil. 6. Générateur conforme aux revendications 1 à 5, caractérisé par des fréquences variables et valeur de courant variable en fonction de l'usage. 7. Générateur conforme aux revendications 1 à 6, caractérisé par le fait d'etre équipé d'une alimentation secteur, ainsi que d'un accu qui à son tour alimente un convertisseur continu-continu et, Isole le cas à traiter (humain ou animal) dans l'hypothèse d'une fuite du transformateur ainsi toute la carte électronique ne peut se trouver au potentiel du secteur. 8. Générateur conforme aux revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les générateurs 2 et 3, produisent des fréquences de forme diverses et de valeurs différentes en fonction de l'utilisation à savoir 1. Dans le domaine de la kinésithérapie et de l'esthétique les valeurs de fréquences sont réglables "en fonction du cas à traiter" de 0,1 Hz à 10 Hz pour le générateur 3 et de forme sinusoldale % triangulaire . Quant au générateur 2 il produit les fréquences suivantes i à 12 KHz dans la version à commutateur préréglé ou bien de 1 à 20 KHz dans la version réglable continuement. La forme de ces fréquences seront indiffsremment sinusoldale ou rectangulaire Il. Dans le domaine de l'acupuncture et vétérinaire les générateurs 2 et 3, produisent des signaux rectangulaires tous les deux et les valeurs de ces fréquences sont Pour le générateur 2 elle se situe entre 1 et 12 KHz dans la version à commutateur préréglé et de 1 à 20 KHz dans la version réglable continuement. Pour le générateur 3 les fréquences pourront être ajustées entre 1 et 100 Hz et de façon très précise par un potentiomètre 10 tours.