FR 2611907 A1 19880909 FR 8703016 A 19870305 Identificateur de fluides médicaux. Appareil permettant d'identifier les fZuides médicaux employés dans le Secteur Médical et Paramédical5 teZ que oxygène, air comprimé, protoxyde d'azote, vide etc..., afin de vérifier si le gaz qui va être employé est le bon. L'appareil existant sur le marché est de dimension encombrante, iZ est lourd et iZ nécessite l'emploi de différents raccords pour pouvoir préZever du Gaz sur chaque modèZe de prises normaZisées. Avant toute identification iZ est nécessaire de faire un zéro éZectrique du fait de la non stabiZisation de la source d'énergie et un tarrage de l'échelle de mesure qui est du type à aiguille (Galvanomètre), ces deux réglages se font à Z'aide de deux potentiomètres à tournevis (vous devez donc posséder un tournevis spécial). Il n'est pas équipe de capteur de dépression et ne permet donc aucun contrôZe du Vide. L'appareil seZon Z'invention se présente sous la forme d'un boitier en matière plastique (Fig 1 (A) de petite dimension (environ 245 X 90 X 32 mm) , Zéger (environ 300 grammes) iZ tient dans la poche et fonctionne avec une pile du commerce type 6 LR 61 9 Volts. Sa face plastique lavable (B) comporte toutes Zes indications utiZes pour la Zecture directe par diodes éZectroTumines- centes (C) ou par affichage numérique (X) de Z'identification du Gaz testé ainsi qu'un témoin d'usure de la piZe (D) qui s'allume et bloque par sécurité le système d'identification ne permettant à aucune diode électroluminescente (C) ou l'affichage numérique (X) d'indiquer une mention (excepte pour le vide) si la piZe a atteint un seuiZ d'usure afin d'éviter toutes iden- tifications hasardeuses.Un poussoir Marche/Arrêt (E) met en fonctionnement l'appareil par simple pression d'un doigt et le coupe automatiquement dès que cette pression s'arrête pour éviter une usure trop rapide de la piZe, l'identification étant tres rapide (3 à 12 secondes environ) Z'appareiZ n'a pas besoin d'être on permanence sous tension. Il nécessite aucun réglage ou caZ age préalable grâce à son aZimentation stabilisée. Il est muni aussi d'un embout spécial (F) droit (Fig 4) ou cônique (Fig 5) qui pénètre instantanément dans n'importe quelles prises médicales car iZ ne possède pas de système de crantage comme un embout d'utiZisation normaZisé (Z) (Fig 6) mais utilise seuZement le centre de la prise pour prélever du GAZ en poussant son clapet interne et iZ maintien l'étanchéité vers l'extérieur grâce à son diamètre (I) pour l'embout droit, (J) pour l'embout cônique avec Ze joint torique interne des prises de GAZ comprimé te2 que : oxygène, air comprimé, protoxyde d'azote etc... et avec son joint propre (G) pour Z'embout droit ou son diamètre (K) pour l'embout cônique iZ permet l'étanchéité sur les prises de vide (aspiration) qui seuZe a un diamètre interne plus fort. Cet embout (F) est en deux parties N et M (droit) ou Y (cônique) la partie N possède une cavité permettant de Zoger un filtre accessible par Ze démontage ;ar vissage de la partie haute (M) version droit ou (Y) version cônique. Les parties (M et Y) ont un trou calibré en leur centre (w) pour limiter la quantité et la pression du Gaz à identifier afin de ne pas détériorer les éléments d'identification interne. La sortie de Z'embout spéciaZ débouche à Z'intérieur du bZoc (0) dans une chambre (P). Ce bloc (0) est composé d'une chambre principale (P) (Fig 3) d'une petite chambre étanche (Q) renfermant la thermistance de référence dans une ambiance d'Air, et d'une chambre (R) qui contient un filtre (T) et la thermistance d'identification débouchant dans la chambre (P). Une autre petite chambre (S) contient un capteur de contrône de dépression débouchant dans la chambre principaZe (P). La chambre principale (P) possède un trou (U) avec cZapet pour permettre l'évacuation vers l'extérieur des Gaz prélevés pour l'identification et Ze cZapet permet la mise sous vide de la chambre (P) en empêchant l'air ambiant d'y pénétrer afin d'effectuer le contrôle du niveau de vide à Z'aide du capteur situé dans la chambre (S). Les deux plaques (V) viennent se visser sur Zes côtés du bloc (0) enfermant Zes thermistances et Ze capteur dans Zeur chambre respective en faisant étanchéité vers l'extérieur. Le principe d'identification est basé sur la conductibilité thermique des Gaz employés dans Ze Secteur Médical et Paramédical (exemple : oxygène, air comprimé, protoxyde d'azote, v.de etc...) Le gaz à identifier pénètre de la prise directement dans Z'embout spécial (F) par son orifice (W) de la partie M ou Y et passe au travers du filtre (L) de la partie (N) ensuite il envahi@ l'ensemble des chambres (P et R) en s'échappant après par Ze trou (U) la thermistance de la chambre R au contact du gcz modifie sa résistance éZectrique qui dérive par rapport å la résistance éZectrique de la thermistance de référence dans la chambre (Q) qui est et permanence caZée sous ambiance d'air - c'est ce delta Résistance que l'électronique traite pour aZZumer la diode électroluminescente (une de C) pu Z'affichage numérique (X) correspondant au gaz preZevé Le ca#age primaire de référence des thermistances est donc effectué avec de l'ambiance d'Air dans la chambre de référence (Q) et de l'ambiance d'Air dans Zes dambres (P et R). Pour l'identification du vide, la prise de vide aspire dans Ze trou (W) de l'embout (F) Ze cZapet du trou (U) permettant grâce à son étanchéité extérieure intérieure de mettre Zes chambres P et S sous vide pour que Ze capteur de dépression contrôZe Ze niveau du vide qui doit être au minimum de 450 mbars. La diode électroluminescente vide s'allume lorsque Ze vide est supérieur à 450 mbars (ce seuiZ étant la limite basse pour l'utilisation de la dépression en milieu médicaZ). REVENDICATIONS 1) AppareiZ léger et de petites dimensions permettant rapidement l'identification des fluides médicaux, caractérisé en ce qu'il comporte un embout spéciaZ (F) droit ou cônique avec un trou calibré (U) de préZèvement des Gaz pouvant pénétrer sans aucune modification dans toutes Zes prises de fZuides médicaux et débouchant dans une chambre (P) du bloc (0), ce bloc est composé de plusieurs chambres, un système éZéctronique signale l'usure de la piZe en allumant Ze voyant (D) et bloque Z'aZZumage des voyants d'identification - un système d'aZimentation électrique stabilisé évite tous régZages ou caZ age préalable l'affichage d'identification est direct soit par diodes électroluminescentes soit par affichage numérique. 2) Dispositif selon la revendication n0 1 caractérise en ce que le bloc (0) comporte une chambre principale (P) comportant un trou (U) d'échappement avec cZapet d'une petite chambre étanche (Q) renfermant la thermistance de référence dans une ambiance d'air, et d'une chambre (R) débouchant dans la chambre principaZe (P) et contenant un filtre (T) et la thermistance d'identification. Une autre chambre (S) débouchant dans la chambre (P) contient un capteur de contrôle de dépression. 3) dispositif seZon les revendications n 1 et 2 caractérisé en ce que le trou d'échappement (a) possède un clapet permettant Z'évacuation des gaz vers l'extérieur et permettant l'étanchéité des chambres pour permettre Ze contrôle du vide Zorsque l'embout est branché sur une prise de vide en empêchant l'air extérieur de pénétrer dans le bloc par le trou (U). 4) dispositif selon la revendication n 1 caractérisé en ce qu'un système à seuiZ contrôle Z'usure de la pile et aZZume Ze voyant (D) Zorsqu'iZ n'y a pas assez de voltage a Z'aZimentation tout en bloquant Z'aZZumage des voyants d'identification. 5) dispositif seZon la revendication n 1 caractérisé en ce que l'alimentation électrique de l'appareil est stabilisée ceci évite d'effectuer tous caZ ages ou régZages manuel@ avant l'utilisation. 6) dispositif seZon la revendication n 1 caractérise en ce que la lecture de l'identification est directe soit par diodes électroluminescentes ou affichage numérique.