FR 2614527 A1 19881104 FR 8706148 A 19870430 SIEGE RUTOMATIQUE DE MISE A L'EAU EN BAINGNOIRE POUR PERSONNES HANDICAPEES La présente invention concerne le domaine des moyens et matériels de mise à l'eau en baignoire des personnes handicapées, à mobilité réduite et des personnes agées en toute autonomie et sans faire d'effort. Le dipositif suivant l'invention a pour but : a) de permettre à une personne handicapée, à mobilité réduite ou agée de rentrer et sortir de sa baignoire, sans aucun effort et en toute autonomie. b) d'être extrémement simple, économique et de fonctionner indifféremment à l'eau de ville ou à l'air comprimé. c) de ne nécessiter aucun entretien Le dispositif suivant l'invention est constitué d'éléments simples démontables, comme le montrent les dessins annexés. Il se compose : d'un montant profilé en forme de "U" ou en "C" par exemple (1) qui peut êtrê en matière plastique, moulée ou non, en acier traité anti-corrosion, ou en acier inoxydable, dans lequel est fixé un verin (2) à double tige, Fig.1 page I/3 ces deux élément sont montés verticalement et reliés au sol et au plafond ou au @ par l'intermédiaire de différents éléments, en partie basse, le nez du verin (partie filetée) est vissé dans la pièce (3) qui se d'assise à l'ensemble et permet, par l'intermédiaire de sa biellette l'orientation de l'ensemble de 98 degrés par exemple FIGURE 3 et FIGURE 4 . Le maneton (3) est maintenu dans son assise au sol par un roulement épaulé (5) dans la bague de logement (4), fixée dans le boitier (6), lequel est fixé au sol par les vis (17) à proximité de la baignoire. Le maneton d'orientation (3) reçoit une chape femelle (7) équipée de son axe, fixée en bout du verin horizontal (8) qui est fixé à l'arrière du boitier (6) par une articulation arrière (9). Quand la tige du verin (8) sort, sa course décrit un arc de cercle et oriente l'ensemble support (1) et verin (2) de 90 degrés par exemple. Quand l'ensemble de éléments est monté dans le boitier (6) celui-ci est fermé par le couvercle (10). En partie supérieure (FIGURE 2) de la tige du verin, est fixée une rallonge (11) de longueur variable, selon la hauteur du plafond ou encore selon la fixation au mur. Comme en part je infér i cure la. rai 1 onge est maintenue dans un roulement épaulé (12) monté dans la bride (13) fixée au plafond par des vis (14). Le support (1) est équipé d'un système d'accrochage (15) servant de support au siège (16) permettant ainsi de régler la distance entre le siège et le montant (1), selon la largeur du bord de la baignoire. Le principe de fonctionnement est très simple. La personne s'installe dans le siège (1-6 > en position repos selon la FIGURE 5 page III, pousse la poignée de commande (20) sur la position "montée" et le siège monte a une hauteur de 98 centimètres par exemple, de manière a ce que les pieds de l'utilisateur ne touchent pas le bord de la baignoire. Arrivé en position haute, un contact établi par une came sur un distributeur à tiroirs, ordonne au verin (8) l'action de la rotation de l'ensemble. Ainsi le siège se trouve au dessus de la baignoire. L'utilisateur appuie sur la commande (20) en position "descente" et le siège descend dans la baignoire é moins cie 18 centimètres du fond, Four ressortir, la personne handicapée se réinstalle dans le siège et refait l'opération inverse. C'est à dire qu'elle remonte de la course du verin en position haute, pivote de 90 degrés par exemple, dos à la baignoire. La personne appuie sur la commande en position "descente", elle reprend sa position initiale, siège (16) à la même hauteur que le fauteuil roulant. Le bouton de commande (20) placé sur l'habillage (19) fermé en position haute du couvercle (18 > , a trois positions, des- cente, neutre, montée et à tout moment l'utilisateur peut lâcher la commande qui revient immédiatement au point neutre, errêtant sans mouvement brusque la trajectoire. La vitesse de montée et descente ainsi que de la rotation est réglable directement sur le débit du réseau eau de ville. Aucune fausse manoeuvre n'est. possible. Les verins (2 et 8) fonctionnent à l'eau de ville, la pression d'utilisation peut être comprise entre 2 et 6 bars et la charge admissible de 120 à 350 kg, selon la pression. L ' entretien du matériel est quasiment nul REVENDICATIONS 1- Dispositif permettant à des personnes handicapées, personnes mobilité réduite ou agées, de rentrer et sortir de leur baignoire en toute autonomie et sans aucun effort, caractérisé par le fait qu'une colonne verticale, constituée d'un montant (1) dans lequel est fixé un verin à double tige (2) dont une extrémité (partie inférieure) est vissée dans un maneton (3) en acier inoxydable constitué en partie d'un raccondement et d'une biellette, reposant dans un roulement à billes épaulé (5) monté dans un logement (4) fixé dans un boitier (6) fixé au sol, à proximit de la baignoire, en partie supérieure de la tige du verin est vissée une rallonge (11) en acier inoxydable de 40 millimètres o@ diamètre par exemple logée dans un roulement épaulé (12) mainten@ dans une bride (13) par la fixation au plafond (14). 2- Dispositif selon la revendication précédente caractérisé par le fait que l'ensemble support siège (15) fixé sur le montant (1) coulisse le long de la tige selon la course du verin, 900 millimètres par exemple. 3- Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que le siège (16) fixé sur le support (15), éventuellement rabattable, est réglable selon la la largeur du bord de la baignoire. 4- Dispositif selon l'une queconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que l'habillage (19) métallique ou en matiètre plastique moulée ou non, est équipé d'une commande (20), alimentant en eau de ville à une pression comprise entre 2 et 6 bars le verin (2) pour la montée et la descente du siège et le verin (8) pour la rotation aller et retour de l'ensemble qui pivote grâce aux roulements (5 et 12) situés aux extrémités 5- Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la commande (20) est un distributeur à tiroirs fonctionnant à l'eau de ville, mais également possible à l'air comprimé qui alimente deux orifices du verin (2) par l'intermédiaire d'un distributeur à tiroirs équipé d'un bouton poussoir lequel, en fin de course, passe le relais au distributeur à tiroirs qui alimente le verin (8) ainsi, pour décomposer les mouvements schématiquement, la commande (20) envoie 1'eau ou l'air dans l'orifice inférieur du verin (2) qui fait monter le siège, et en position haute le distributeur vient en contact sur une came qui bloque la position et bifurque l'eau ou l'air vers le distributeur à tiroirs qui alimente l'orifice inférieur du verin (8) qui fait pivoter l'ensemble de 90 degrés par exemple. Le siège se trouve alors bloqué dans la position haute au dessus de la baignoire, à partir de là l'eau ou l'air est ensuite bifurqué vers l'orifice supérieur du verin (2) pour la descente du siège dans la baignoire. Pour ressorti de la baignoire l'utilisateur procède à l'opération inverse. 6- Procédés de fonctionnement du dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé par le fait que les verins fonctionnent a l'eau de ville ou eventuel- lement à l'air comprimé et que par ce procédé les mouvements @ verin sont plus souples et évitents tous à-coups, de plus la vitesse de manoeuvre peut être réglée de 5 a 15 secondes par exemple en agissant sur le débit.