FR 2605218 A1 19880422 FR 8610712 A 19860710 La présente invention concerne un procédé de respiration artificielle, a usage vétérinaire, permettant de procéder à des ventilations tant barométrique que volumétrique. Il permettra de ventiler des animaux de différentes tailles, allant de la souris de laboratoire au cheval. Actuellement les appareils de respiration vétérinaire sont soit barométriques (relaxateurs de pression) soit volumétrique (fréquence fixe). Les chirurgiens ont de cette façon à choisir, au moment de leur achat entre l'un de ces deux systèmes. Ils sont donc obligés de faire l'impasse sur l'utilisation de l'appareil qu'ils n'ont pas retenu. En effet selon le type d'opération pratiquée, le mode de respiration assistée peut varier. Le procédé, objet du présent dépot donnera ainsi aux chirurgiens vétérinaires la possibilité d'effectuer le type de respiration le plus adapté à l'intervention concernée. Le système préconnisé allie les avantges suivants: appareil permettant la réanimation, appareil permettant l'anesthésie gazeuse, utilisation possible en circuit ouvert, semi-ouvert, fermé et semi-fermé. Le fonctionnement sera barométrique ou volumétrique par simple commutation sur la face avant de l'appareil. Le procédé s'appliquera à trois appareils différents: un appareil permettant de ventiler les petits animaux (20 à I40 cycles par minute), animaux moyens (5 à I60 cycles par minute) et gros animaux (2 à I0 cycles par minute). Le principe général de l'appareil consiste en une base de temps électronique qui commande une électrovanne de deux manières différentes: commande en volumétrique: rapport de temps: i/e = 1/2. commande en barométrique: Afin que le praticien ne soit pas surpris par ce type de ventilation particulièrement adaptée à l'anesthésie vétérinaire, nous avons simplifié considérablement la manipulation qui est certainement le principal objet du dépot de brevet. Manipulation simple, utilisation de paramètres connus par le praticien. La compression de fin de cycle est préréglée à Imb sans commande pour le praticien. Une temporisation de fin de cycle viendra prendre en charge l'animal en lui envoyant une insufflation du même type que préréglée par avance, dans le cas où l'animal ne crée pas de dépression pour avoir une insufflation. La temporisation est réglée en face avant sous le dénominatif "temps d'expiration". Le praticien dispose d e trois réglages. Le temps d'insufflation: c'est le débit instantanné du respirateur. Le temps d'expiration: c'est la temporisation après fin d'insufflation. La pression maximum d'insufflation: elle permet d'inverser le cycle le cycle de respiration et de le passer en cycle d'expiration. L'intérêt estl'utilisation d'un respirateur barométrique avec un vocabulaire commun aux deux modes de ventilation. En volumétrique le volume est réglé par la position du soufflet (commande électrique). Tout volume préréglé est envoyé au patient (diminution du volume mort). La fréquence est réglée par la base de temps qui commande l'electrovanne. En barométrique le volume insufflé est fonction de la pression maximumd'insufflationpréréglée. Le cycle sera inversé apr le capteur de pression et l'animal expirera. S'il ne fait pas d'appel à -Imb, la temporisation (temps d'expiration) lui enverra son insufflation. Le mélange anesthésiant est dosé par le bloc rotamétrique en passant p ar la cuve à évaporation, il vient remplir le ballon tampon et le surplus de gaz peut partir dans l'athmosphère. Pendant la phase d'expiration le patient expire à travers la boite à chaux sodée et remplit de nouveau le soufflet pour la prochaine insufflation. Il est possible d'utiliser ce respirateur en circuit ouvert en retirant la boite à chaux sodée, et tous les intermédiaires, circuit semi-ouvert ou semi-fermé. Le respirateur sera alimenté en 220 volts sohz, I60 volts 60hz, pour l'exportation. La notice et le tableau de commande seront rédigés en trois langues: français, espagnol et anglais. L'alimentation en oxigène se ferasous 3 bars réseau ou bouteille avec détendeur, ou air comprimé avec turbine 300 mb. L'alimentation en protoxyde d'azote se fera sous trois bars bouteille ou réseau (anesthésie). La base de temps du système volumétrique à fréquence fixe se fera a l'aide d'un signal rectangulaire pour un rapport constant TI/T2 - 1/2. La fréquence sera réglable de 15 à 60 cycles par minutes avec trois gammes possibles suivant le modèle: petits animaux: 20 à 140, canins: 5 à I60, gros animaux: 2 à 10. La tension de sortie sera de 12 OU 24 volts en continu. I = 1 ampère en 12 volts, 0,5 ampère en 24 volts. La base de temps du système barométrique se fera grace à un signal de forme rectangulaire. Les déclanchements aux poles ne se font plus à partir d'une base de temps mais à partir d'un comparateur à fenètre. En effet une tension évoluera durant le cycle respiratoire, et deux seuils permettront d'inverser ce cycle. Un capteur de pression donnera en permanence cette tension (capteur Honeywell), les deux seuils doivent être ajustables par potentiomètre sur la face avant. Le seuil bas: -@omb Pmini: +2mb. Le seuil haut: +5mb Pmax: +5Omb. La correspondance du capteur de pression est de @ volt = @ @mb. Le passage de volumétrique à barométrique doit se faire à l'aide d'un interrupteur en face avant. L'appareil est donc pneumatique commandé par un système electronique, qui sera lui même commandé par micro-processeur dans un deuxième temps. L'application industrielle est donc un appareil à usage vétérinaire, qui permettra aux praticiens pour un prix de marché moyen de 30.000 F d'avoir à sa disposition ce qu'il ne pouvait obtenir que sous la forme de deux appareils d'un prix d'environ 25.000 F à 33.000 F. (chacun). REVENDICATIONS I) Appareil de respiration artificielle à usage vétérinaire permettant deux modes de ventilation: barométrique et volumétrique. 2) Appareil selon la revendication I caractérisé par la simplification de manipulation, assurée par une face avant a commandes communes aux deux types de ventilations qui sont commutables par un simple commutateur. 3) Appareil selon la revendication I ou la revendication 2 caractérisé par le fait qu'il peut utiliser tous les types de circuits respiratoires à savoir: ouvert, fermé, semi-ouvert et semi fermé. 4) Appareil selon les revendications I, 2, 3, caractérisé par le fait qu'il est commandé par base de temps electronique. 5) Appareil selon les revendications I, 2, 3, 4, caractérisé par le fait qt permet en médecine vétérinaire d'utiliser deux modes de respiration: barométrique et volumétrique. 6) Appareil selon les revendications I, 2, 3, 4, 5, caractérisé par le fait qu'il peut ventiler tous les types d'animaux.