FR 2613211 A1 19881007 FR 8704593 A 19870331 L'objet de l'invention concerne un appareil de contrôle de la force musculaire et de la capacité thoracique monobloc. Il est destiné aussi bien aux particuliers sportifs ou non, que pour équiper les salles de sport , cabinets para-médicaux, médicaux, de rééducation, kinésithérapie, voire hopitaux et lieux publics. Certaines salles de sport et cabinets possèdent des appareils divers afin de connaître les progrès de la force musculaire et la capacité pulmonaire du sportif ou du patient. Chaque appareil quelquefois volumineux a une utilisation précise. L'intérêt de la présente invention consiste en un appareil monobloc de faible dimension renfermant les deux systèmes permettant de contrôler la force de la quasi totalité de la musculature et la capacité pulmonaire de l'individu. Il est accompagné de fiches individuelles de contrôle des aptitudes physiques OLI sont inscrits le lieu où s'exerce ce contrôle, le nom et prénom, le sexe, l'âge, la taille, le poids de l'individu. Cette fiche comporte des cases en lignes, tel un fichier de magasin où sont inscrits en entête, la date de contrôle et à la suite le volume thoracique et le nom des divers muscles tels pecteraux, dorsaux, biceps droit, biceps gauche, triceps droit, gauche, torsion poignet droit, gauche, serrage main droite, gauche, soulevé, etc. Il se présente dans l'exemple ici donné en un boitier parallélogramme de faible dimension à deux compartiments dont le compartiment 1 renferme le contrôleur musculaire et le compartiment 2 celui du contrôle de capacité thoracique. Le contrôleur musculaire représenté ici à tire d'exemple, s'apparente aux balances mécaniques à ressort dont le poids de l'objet à peser est posé sur le plateau de la balance et le résultat figure sur un cadran gradué. Des poignées de formes appropriées sortent du boitier. Elles sont prévues pour la prise en main et peuvent agir séparément sur le ressort par l'intermédiaire d'un mécanisme. Une poignée solidaire du boitier est prévue pour prendre appui lorsque l'individu veut contrôler certains de ses muscles. Il en est de même pour le marchepied solidaire du boitier, à la base du contrôleur musculaire, qui permet le "soulevé" lorqu'on installe l'appareil sur le sol, et qu'on le maintient en montant sur ce marchepied. Un cadran à aiguille sur la face principale de ce boitier indique le résultat de l'effort fournit sur l'une ou l'autre de ces poignées. Allié à ce système, le contrôleur de capacité thoracique complète l'appareil monobloc. Ce contrôleur est classique. Il occupe le compartiment 2 qui renferme une chambre à air dont le gonflage par insuflation déplace une aiguille sur un cadran prévu à cet effet sur le dessus du boitier. Sur les dessins annexés donnés à titre d'exemple, non limitatif d'une des formes de réalisation de l'objet de l'invention La figure 1 de la planche unique représente un schéma en perspective de l'appareil monobloc dont le côté concernant le contrôleur musculaire mécanique est en transparence. La figure 2 en est une variante à capteur électronique et à cadran à cristaux liquides. Les axes du mécanisme du contrôleur musculaire prennent appui sur la face du boitier et sur la cloison qui sépare les deux systèmes. Il est composé figure 1 d'un levier 3 de forme appropriée basculant sur son axe perpendiculaire 4 fixé à une distance inégale entre ses deux points extrêmes. L'extrémité haute de ce levier qui est la partie la plus courte comporte une encoche 5 ouverte en V sur la gauche. A égale distance de l'axe, à l'opposé, il y a une encoche 6 ouverte en V sur la droite. Cette partie basse ou pied du levier, est la plus longue est conporte une encoche 7 sur laquelle est accroché un ressort taré 8 dont l'autre extremité est retenue par un crochet à tige filetée traversant le boitier. Sur ce filetage vient se visser un écrou moletté 9 en butée sur ce boitier pour le réglage éventuel du mécanisme. Une fourchette à deux branches 10 se déplace horizontalement en B ou en C suivant ses appuis 5 et 6 et son attache par un axe à la biellette combinée 11. Cette fourchette peut faire basculer le levier soit par la traction vers B de sa branche haute dont le bout est en dent de scie recourbée et qui crochette l'encoche 5 ou soit par la poussée vers C de se branche basse dont le bout est en dent de scie et s'appuie sur l'encoche 6. Ainsi quelque soit le sens du déplacement de la fourchette, le pied du levier bascule toujours dans le sens A. Au repos, ce levier se trouve en butée par ses encoches sur les dents de scie de la fourchette. Il commande à son tour une aiguille 12 qui se déplace sur un cadran 13 par l'intermédiaire d'une tige fourchue 14, attachée à son pied, de sorte que lorsqu'il y a effort, l'aiguille se bloque sur le chiffre obtenu. Elle est ramenée à zéro manuellement à l'aide de sa molette solidaire 15. De ce compartiment 1 sortent quatre poignées de formes appropriées, chacune agissant indépendamment des autres. Une cinquième est solidaire du boitier afin d'y prendre appui lorsqu'on agit notamment sur la poignée 17 opposée à celle-ci. La première 16 et la deuxième 17 agissent en poussée et en traction sur la fourchette 10 par tringles et biellette combinées 11 interposées. La troisième 18 agit en torsion dans les deux sens D ou E sur un ergot 19 solidaire de la fourchette, par la biellette à fourche 20 et l'arbre solidaire de cette poignée. Enfin la quatrième poignée qui permet de mesurer la force de serrage des mains est en deux parties. La partie mobile 21 est attache à la biellette combinée 11 d'tncôté, et au levier 3 de l'autre. La partie fixe 22 est solidaire du boitier de sorte qu'en enserrant avec la main les deux parties de cette poignée, la partie mobile agit sur le mécanisme comme les poignées précédentes. Ainsi, quelque soit l'effort exercé sur l'une des poignées , cet effort se répercute de la fourchette au levier qui bande le ressort taré avec plus ou moins de force. L'aiguille rattachée au pied du levier enregistre * le résultat obtenu. Dans le compartiment 2 du boitier est enfermé le système du contrôleur de capacité thoracique dont le tube 23 sert à souffler l'air dans la chambre à air intégrée dans ce compartiment. Le cadran à aiguille 24 indique le volume pulmonaire obtenu. On remet l'aiguille à zéro comme l'aiguille du contrôleur musculaire. Pour l'utilisation de ce contrôleur monobloc, on installe de préférence d'abord l'appareil sur une table. Commençons par contrôler les pectoraux et les dorsaux par exemple, on se place face à l'appareil assis ou debout, les bras tendus. On tient ferme la poignée 17 avec la main droite et ferme la poignée d'appui 25 solidaire du boitier, avec la main gauche. Dans cette position, si l'on force comme si l'on voulait joindre les deux poings, par le jeu du mécanisme l'aiguille du contrôleur musculaire va se déplacer et se stabiliser sur le chiffre obtenu. On note alors le résultat sur la fiche individuelle à la case : pectoraux puisque en quelque sorte cet effort correspond à ce groupe de muscles. On remet l'aiguille à zéro par la molette 15 une fois ce contrôle terminé.On peut avec cette même prise faire l'effort inverse -comme si l'on voulait tendre un extenseur-. La puissance des muscles du dos sera contrôlée. On note alors le résultat à : Dorsaux. Pour mesurer la force de torsion des poignets -la poigne- on tient fermement la poignée 18 avec la main droite par exemple, et on exerce un effort de torsion dans les sens D ou E. On obtient le résultat sur le cadran. On fait la même annotation que précédemment à : poignet droit. Remise à zéro de l'aiguille et ainsi de suite. Pour mesurer la force de serrage de chaque main, on enserre avec une main seulement les deux éléments en forme de brides 21 et 22, comme si l'on voulait comprimer un ressort, et le résultat est donné sur le cadran 13. Enfin pour mesurer la force des biceps, on se met à l'opposé de la face de l'appareil. On tient la poignée 16 ferme et l'on force comme le montre le schéma. Pour contrôler les triceps, on prend la poignée avec la prise de main inversée. Pour le contrôle de ce groupe de muscles, une assise souple 26 est prévue pour ne pas se blesser les coudes. Elle peut être fixée par exemple sur le compartiment 2 du boitier. Pour contrôler la force du soulevé des jambes, on installe l'appareil sur le sol, on monte sur le marchepied 27 et 28 prévu à cet effet et l'on tire des deux mains sur la poignée 16 qu'on aura munie d'un tige appropriée 29 (en pointillé) traversant le creux de la poignée, pour une bonne prise en main. Concernant la mesure du volume thoracique, on souffle dans le tube 23 qui gonfle la chambre à air intégrée dans le compartiement 2 du boitier et l'on obtient cette capacité pulmonaire qui s'enregistre sur le cadran à aiguille 24. Le résultat sera noté sur la fiche individuelle et l'aiguille remise à zéro par sa molette comme précédemment. Le contrôleur monobloc pourra varier dans sa conception, ses formes, sa précision, ses dimensions et sa présentation. Ainsi pour le contrôleur musculaire proprement dit, le ressort unique pourra être remplacé par plusieurs ressorts ou par un ressort à lame, ou pour plus de précision par contrepoids à l'instar de certaines balances. Les poignées pourront être démontables et interchangeables. Certains frottements seront éliminés en montant les paliers sur roulement à billes ou en faisant des portées prismatiques. Pour la clarté du dessin, il a été montré un ensemble de commande d'aiguille et cadran simplifié, mais afin de ne pas limiter le déplacement de l'aiguille, elle pourra être montée sur un cadran circulaire et commandée soit par dents d'engrenages rectilignes et engrenagessur l'axe de l'aiguille soit par fil nylon enroulé sur son axe. De toute façon, un système anti-retour sera prévu sur les aiguilles des deux systèmes de contrôle. Les cadrans à aiguilles des deux systèmes pourront comporter une graduation complémentaire sur ou sous la graduation principale si l'on veut avoir plus d'espace pour le marquage. Les chiffres inscrits sur le cadran du contrôleur musculaire pourront correspondre approximativement aux kilogrammes. Quant au cadran de contrôle de capacité thoracique, il correspondra suxlitres, avec bien entendu des graduations intermédiaires pour les deux cadrans. Enfin selon sa destination, ce dynamomètre musculaire pourra être à capteur électronique 30 figure 2 et cadran à cristaux liquides 31. Ainsi ressort, levier et fourchette seront remplacés par ces organes sans pour cela changer l'utilisation de l'appareil tel qu'il a été décrit. Cela en sera de même pour le contrôleur de capacité pulmonaire dont l'affichage sera aussi par lecture à cristaux liquides. L'appareil de contrôle monobloc pourra être monté sur béquilles ou table de travail appropriées. Dans ce cas, une tringlerie basse avec poignée manuelle et marchepied seront prévus pour l'effort du soulevé. La disposition des différents éléments pourront varier dans la limite des équivalents, comme d'ailleurs les matières utilisées pour sa fabrication, sans changer pour cela la conception générale de l'invention qui vient d'être décrite. REVENDICATION 1) Dispositif de contrôle de la force musculaire et de la capacité thoracique caractérisé par la réunion des deux systèmes en un boitier commun compartimenté (1) (2) formant un bloc compact, dont le compartiment (1) renferme le mécanisme du contrôleur musculaire et le compartiment (2) celui du contrôleur de la capacité thoracique. Le compartiment (1) comportant fixées à l'extérieur. des poignées d'appui (21) et (25) de formes appropriées pour la prise en main. 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le compartiment (1) renferme le mécanisme de contrôle constitué par un ressort taré (8), un levier combiné (3) une fourchette (10) à double effet que commandent par biellettes (11) (20) et tringles interposées des poignées (16) (17) (18) (21) sortant de ce compartiment, chacune indépendantes des autres. Une poignée (18) agissant en torsion, deux autres (16) (17) en extension ou en poussée, une quatrième (21) en extension. Ce mécanisme commandant par l'intermédiaire d'une tige fourchue (14) une aiguille (12) qui se déplace sur un cadran (13). 3) Dispositif suivant la revendication (2) caractérisé par le fait que les poignées commandent la fourchette (10) dans deux des sens opposés (B) ou (C) et fait basculer le levier (3) soit par traction par sa dent de scie en crochet (5) ou en poussée.par sa dent de scie (6) face aux encoches correspondantes du levier de sorte que le pied de celui-ci bascule toujours dans un même sens (A) suivant son axe (4) ce levier revenant toujours à sa position initiale en butée sur ses encoches grâce au ressort taré (8). 4) Dispositif suivant la revendication 1-2 ou 3 caractérisé par le fait que le compartiment (2) renferme le système de contrôle de la capacité thoracique qui consiste en une chambre à air gonflable à l'aide d'un tube (23) sortant de ce compartiment. Cette chambre à air en se dilatant commandant par l'intermédiaire d'un mécanisme, une aiguille qui se déplace sur un cadran (24). 5) Dispositif suivant l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé par le fait que les mécanismes commandant les aiguilles de l'un ou de l'autre des systèmes sont anti-retour. Ces aiguilles se bloquant aux positions obtenues par frein ou friction et pouvant être ramenées à zéro par molette solidaire de l'axe des des aiguilles ou par bouton poussoir. 6) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comporte un marchepied fixé à sa base (27) (28) pour prendre appui avec les pieds. 7) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé par le fait que l'appareil est monté sur béquilles ou table de travail appropriée avec tiroirs et casiers prévus pour le rangement de fiches individuelles, dans ce dernier cas, une tringlerie basse avec prise manuelle et marchepied est prévue pour l'effort du soulevé. 8) Dispositif suivant l'une quelconque des revendications caractérisé par le fait qu'à cet appareil sont adjointes des fiches individuelles de contrôles des aptitudes physiques où sont notés tous les renseignements concernant l'individu contrôlé. 9) Dispositif suivant les revendications 1-4-6-7 ou 8 caractérisé par le fait que le système dynamométrique du contrôleur musculaire est à contrepoids ou à capteur électronique et cadran à cristaux liquides (30) (31). 10) Dispositif suivant les revendications 1-2-3-5-6-7-6 ou 9 caractérisé par le fait que le système de contrôle de capacité tho racique est à capteur électronique et à cadran à cristaux liquides.