FR 2593386 A1 19870731 FR 8601594 A 19860130 Ta présente inventinn a sur objet une butte our le rangement d'instruments d'endodontologie et comprenant les différents systèmes nécessaires et suffisants, hormis les seringues d'irrigation, la phase mécanique du traitement endodontique d'une dent. Les dispositifs -connus de ce genre, etest-à-dire permettant le rangement d'instruments endocanalaires, un systeme de mesure et de réglage de la longueur utile de l'instrument ainsi que des tubes essai évasés destinés contenir des solutions antisentiques desti nZes au trempage et nettoyage des i@@truments, sont des dispositifs d'un emploi peu pratique, encombrants ou mal adaptés. Certaines bottes de rangement ne comportent ras ces dispositifs.D'autres bottes rangent sur différents éléments amovibles des instruments stériles et d'autres septiques c?r ces bottes servent au traitement Je plusieurs dents sur un ou plusieurs patients entre deux stérilisa tisons et donc il y a risque important de contamination septique des instruments stériles. D'autre part ces bottes compliquent l'organisaM tion de travail par multiplication des opérations à savoir s supports ayant servi seront rangés dans un endroit en attendant la stérilisation (qui se fait généralement en fin de journée), la botte devra alors étre complétée par d'autres supports et cette botte sera ran- g-e dans son tiroir en attendant la prochaine utilisation.Quant aux bottes encore plus completes, c' est-à-dire pouvant contenir des ma- tériaux utilisés après la phase mécanique du traitement tels que cons de papier, de gutta percha, deviennent encore plus enoombran- tes, car ces matériaux sont désormais disponibles dans des présentoirs extrêmement plus pratiques avec des compartiments répertoriés, diffé- rents selon les calibres et ces présentoirs sont d'un encombrement moindre, le plan de travail s'en trouvera ainsi plus clair.Il faut souligner que la dévitalisation d'une dent fait suite dans la plu part des cas à une inflammation ou une infection de la dent ou du desmodonte et donc entre la phase mécanique et la phase d'obturatien il. y a nécessité d'une ou plusieurs séances avec pose de panse menti antiseptiques ou antibiotiques et donc il n'est pas néces saire d'avoir le plan de travail encombré par ces matériaux d'obturation qui ne serviront que lors d'une séance ultérieure où là on n'aura plus besoin des instruments de la phase mécanique. La boîte présentée permet de pallier ces inconvénients d'utilisation neu pratioues, d'encombrement et de non-respect d'une rigueur absolue d'aseptie. En effet, cette boîte est pratique par sa légèreté, son enrombrement réduit, sa conception ergonomique, ses godets larges et évasés, son réglet précis et d'utilisation rapide. Cette boîte est légère par la réalisation des supports en plexiglass. Cette boite est d'un encombrement réduit car ne contient que ce qui est nécessaire et suffisant, hormis les seringues d'irrigation, à la nhase mécanique du traitement d'une seule dent qui constitue généralement la première séance du traitement de la dent.Cette boîte est de conception ergonomique ; en effet, la prise des instruments, le réglage de la longueur utile des instruments, le trempage de ceux-ci se font sans que l'on ait à déplacer la boîte ni à changer la direction du mouvement de la main travaillant, ni à aller sur différents supports. Les godets sont larges et évasés permettant de laisser tremper suffisamment d'instruments sans que ceux-ci ne basculent ou ne soient basculés lors de la prise de l'un d'eux. Utilisation pratique du réglet par sa situation, précise par sa graduation en + mm, rapide par sa conception simple. Cette botte respecte les conditions d'aseptie puisqu'elle ne sert qu'au traitement d'une seule dent. La boîte fait I50 mm de long sur 55 mm de large. Le plateau P est supporte par deux supports S@ et So de 25 mm de hauteur. Te plateau comprend une rangée de 5 trous équidistants,#,dans le sens de la longueur de la botte, de diamètre 17 mm où viennent s'encastrer 5 tubes à essai, TA à T@@ , de diamètre I6 mm, évasés dans la partie supérieure jusqu'à un diamètre de 18 à I9 mm et sont d'une longueur totale de 24 à 28 mm (ici 25). Un support 33 de 30 à 35 mm de longueur sur 15 à 20 mm de large et une hauteur de 4 à 8 mm (iei 4 mm). Ce support reçoit un réglet R de même longueur, de largeur au minimum inférieure de 4 mm à la largeur du support S3 et d'une hauteur de 0,5 à 2 mm. Ce réglet est gradué en + mn de chaque côté de la longueur.De part et d'autre de S3 sont disposées 3 rangées de 6 trous de diamètre 1,5 mm équidistant dans chaque rangée, et donc on a deux fois trois rangées de 6 trous s t1 à t3; e Tous les supports sont en plexiglass d'épaisseur de trois à six mm (ici 4 mm), les tubes à essai sont en verre le réglet en métal. Les instruments endocanalaires sont rangés verticalement dans les trous t1 à t36. La longueur utile de l'instrument est réglée en venant faire glisser l'instrument sur les bords r1 du réglet et du surport S3 jusqu' ce nue l'extrémité de l'instrument atteigne la lougueur désirée, la cu@ule caoutchouc de l'instrument ayant été arrêtée par une butée constituée des bords r2 du réglet et S3.2 du support S3 . Les tubes à essai contiendront les différents solutions antiseptiques où les instruments doivent être plongés avant la pénétration canalaire et en coure d'utilisation. On se sert de le botte le bord B1 vers soi de manière à ce que l'on puisse effectuer tous les mouvements, prise de l'instrument, réglage de la longueur utile, trempage, sans avoir a changer la bot-te de sens OU de direction d'approche de la bote par la main travaillante. Pour les droitiers mettre le bord B2 de la botte vers soi. REVENDICATIONS -I- Boîte pour le rangement d'instruments d'endodontologie som- prenant tout ce qui est nécessaire et suffisant hormis les seringues d'irrigation, pour la phase mécanique du traitement @ 'une seule dent, c'est-à-dire que sur un même il y a des trous pour le rangement des instruments, un système de mesure et de réglage de la longueur utile de l'instrument et des tubes a essai destinés à recevoir les solutions antiseptiques. -II- Boite selon la revendication I, dont les supports/et le pla teau @ sont en plexiglass. III- Boite selon la revendication I, caractérisée par une utili sation ergonomique dûe à la disposition lorgitudinale des tubes à essai et trous recevant les instruments et trans versale du réglet.