FR 2597746 A1 19871030 FR 8606169 A 19860429 Support à attraction magnétique pour la manipulation de petits instruments tels que pour les dentistes. Le support de la présente invention a pour effet de faciliter la manipulation de tous les petits instruments tels qu'en utilisent les dentistes, à toutes fin de préhension et de groupement justifiés par les nécessaires opérations telles qAe le nettoyage par ultrasons, rinçage, séchage,et de stérilisation puis stockage,sans aucun contact manuel direct, permettant ainsi à la fois d'éviter tout risque de pique par instrument très souvent pollué,et d'assurer nettoyage et stérilisation dans les meilleures conditions d'efficacité et de rapidité. Ces avantages serontémontrés par la description qui va suivre de deux iodes de réalisation. Au dessin annexé donné à titre d'exemple non limitatif, la figure 1 représente un mode de réalisation de l'invention, les figures 2 et 3 une variante, toutefois moins économique que la première: La figure 4 illustre un petit élément supplémentaire prévu pour le cas de préhension de petites pièces non magnétiques. La figure 1 représente une vue de profil en élévation d'un support conçu suivant la forme la plus rationnelle.Cependant les figures 2 et 3 représentent à titre d'exemple et respectivement erticale- ment et horizontalement une variante possible,suivant les préférences éventuelles de l'usager. Sur la figure 1, les références 1 et 2 désignent les flancs du support en matériau non magnétique tel que"l'altuglass ',(connu et vendu sous cette marque réunis par les deux entretoises 3 et 4 en matériau également non magnétique tel qu'en alliage léger. Sur ces entretoises sont scellés des aimants oblongs identiques dont l'un porte la référence 5. Les polarités nord et sud sont indiquées respectivement par les lettres N et S. Entre ces aimants sont ménagés des espaces libres identiques dont l'un est désigné par la référence 6 . Ces espaces libres assurent le passage requis des fluides aussi bien liquides que gazeux lors des opérations de nettoyage aux ultra-sons. et de stérilisation. Chaque aimant est efficace sur deux faces: la face antérieure visible sur la figure et la face postérieure opposée et paralléle à la précédents, évidemment non visible sur cette vue de profil. On indiquera i-après comment utiliser ce support pour obtenir tous les résultats avantageux qui ont été mentionnés plus haut s 10 - Les petits instruments à traiter sont placés dans un contenant et le support est à son tour posé sur le fond de ce contenant en le faisant reposer par les faces 7 et 8 des flancs 1 et 2. Dans ces conditions les aimants attirent et maintiennent ces petits instruments sur les faces aimantées. 20 - Si besoin est, en raison du nombre des instruments à traiter, le support est soulevé et basculé pour porter sur les faces opposées de celles désignées par les références 7 et 8. I1 en résulte que les faces correspondantes des aimants attirent à leur tour les instruments n'ayant pubs pris place lors de l'attrac- tion précédente. 30 - Dans les phases 1 ou les plases 1 et 2 les instruments ont été en contact uniquement avec les aimants à l'exclusion de tout contact avec les doigts de l'opérateur. Le support, et par conséquent ce qui y adhère, est placé verticalement, pour rendre plus facile de le sortir, dans un bac à ultra-sons contenant une solution appropriée pour le nettoyage et la désinfection. 40 - Le support est sorti du bain et on effectue un rinçage à l'eau. 50 - Après rinçage il est procédé au séchage au moyen d'air chaud à l'aide d'un stérilisateur dentaire pourvu d'un générateur d'air chaud ou encore à l'aide d'appareils connus tels qu'un séche -cheveux. 60 - L'ensemble constitué par le support et les instruments oui s'y trouvent fixés est enfermé dans un coffret transparent ;n attente du prélèvement des instruments, alors disponibles pour l'utilisateur; bien entendu ceux-ci peuvent être au préalable,par exemple à l'aide d'une brucelle, disposés dans un ordre logique sur un présentoir. Suivant la conception du praticien, à la suite de la désinfection précitée, on peut procéder à une opération supplémentaire de stérilisation pour une destruction plus poussée et totale des germes, soit par vapeurs chimiques sèches (stérilisateur M.D.T. HARVEY) , soit encore par vapeurs formolées en enfermant par exemple l'ensem- ble dans un coffret contenant quelques gouttes d'Aldhylène pendant le temps requis, soit par bains dans des solutions chimiques spéciales ou encore par action de rayons U.V. Toutefois la stérilisation complémentaire obtenue par air chaud à 1800 durant une heure n'est pas à conseiller pour une bonne conservation des qualités de structure des petits instruments endodontiques. La description de l'utilisation qui a précédé permet de constater qu'il n'existe aucune préhension des instruments à la main par l'opérateur, ce qui protège d'une part ce dernier contre tout risque de piqûre. D'autre part, les instruments présentés isolément sont protégés durant le nettoyage aux ultra-sons de tout frottement réciproque pouvant être préjudiciable à leur qualité de coupe,et se trouvent du même fait soumis sans zone d'ombre conséquente aux divers agents physiques et chimiques qui assurent désinfection, rinçage, séchage, stérilisation. Sur les figures 2 et 3 qui représentent une variante du support, la référence 9 désigne le support en matériau identique au support représenté figure 1. Les références 10 et 11 représentent les flancs de ce support. Dans la plaquette-entretoise 12 sont pratiqués des trous 15. Le support est constitué par les flancs 10 et 11 en matériau identique à celui du support représenté figure 1. Ces flancs sont réunis par une plaquette-entretoise 12. Dans cette plaquette sont pratiqués des trous dans certains desquels sont insérés des aimants de forme cylindrique dont l'un porte la référence 14 , tandis que l'un des trous laissés libres pour le passage du fluide liquide ou gazeux pour les opérations de rinçage et de stérilisation porte la référence 15. Les aimants 14 sont à deux faces attractives tel qu'on peut le voir sur la figure 3. 'utilisation de ce support est identique à celle du support représenté figure 1. Sur la figure S, le support 9 représenté est supposé disposé sur le fond d'un contenant 16 dans lequel sont placés les instruments à préhender. Ainsi qu'il a été indiqué plus haut la figure 4 représente une grille 17 en matériau magnétique prévue pour le cas de préhension de petites pièces elles-mdmes non magnétiques. A cet effet et dans ce cas les instruments sont alors déposés tel qu'en vrac sur cette grille, elle-meme reposant sur toute surface plane quelconque. Le support magnétique est alors approché au droit de la grille et en l'abaissant la grille se trouve attirée, entrai- nant les dits instruments ; qui restent pris en sandwich et immobilisés entre grille et aimants. I1 est entendu que les exemples de réalisation illustrés par le dessin annexé ne sont aucunement limitatifs et que toutes modifications peuvent entre apportées au nombre et aux proportions des éléments constitutifs. REVENDICATIONS 1. - Support à attraction magnétique pour la manipulation de petits instruments tels que pour dentistes, caractérisé en ce qu'il est constitué par un support en matériau non magné tique sur lequel sont fixés des aimants destinés à attirer et maintenir de petits instruments tels que ceux utilisés par les dentistes lorsque le dit support est amené au voisinage immédiat des dits petits instruments, de manière à en assurer sans aucune manipulation directe la préhension, permettant alors d'effectuer toutes opérations requises de stérilisation après usage, ainsi qu'un rangement ultérieur de ceux-ci ,et de protéger le dit opérateur contre tout risque tel que piqAre septique par l'instrument avant la phase de désinfection. 2. - Support selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dit support est constitué par deux flancs reliés par deux entre toises entre lesquelles sont disposés des aimants de forme oblongue et tels que comprenant deux faces attractives oppo sées, de manière à assurer la préhension des instruments sur chacune des dites faces après basculement du dit support, les dits aimants étant suffisamment écartés entre eux pour permettre le libre passage de gaz ou de liquide au cours des opérations requises aussi bien de désinfection,rinçage, séchage , que de stérilisation. Support selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est constitué par deux flancs réunis par une plaquette-entretoise dans laquelle sont pratiqués des trous dans certains desquels sont logés des aimants de forme cylindrique efficaces à leurs dénx JxtrEmités de manière que ceux des trous restés libres permettent le passage de gaz ou de liquide au cours des opéra tions requises aussi bien de rinçage que de stérilisation. 4. - Support selon les revendications 1 à 3 caractérisé en ce qu'une grille en matériau magnétique est prévu pour étire associée au support et recevoir des pièces en alliage non magnétique de telle sorte que les dites pièces soient prises entre la dite grille et les aimants du support de manière que le résultat de préhension requis soit obtenu.