FR 2576097 A1 19860718 FR 8600454 A 19860108 Les économies d'énergie s'imposent de plus en plus, les énergies coûtant de plus en plus chéres. D'importants crédits, des aides et des subventions sont accordés par les Administrations afin de faciliter les travaux entrainant les économies d'énergie, particuliérement dans les bâtiments d' habitations, scolaires, univqrsitaires et administratifs ainsi que dans la immeubles de bureaux ,es ateliers, usines. Mais, force a été de-constater que, trpp souvent, les travaux éxécutés n'assuraient absolument pas les économies d'énergie prévues, dés lors les primes, aXdes, subventions étaient versées à fonds perdus, il y avait gaspillage des fonds publics ou privés. il est donc impératif de pouvoir fixer trés exactement la situation "isolation thermique" des bâtiments avant les travaux afin de définir la nature et l'importance des matériaux nécéssaires afin d'obtenir l'isolation impérative pour les économies d'énergie recherchées, puis, à fin de travaux, de pouvoir contrôler la confdrmité des travaux commandés avec ceux réalisés. Ces contrôles permettant, alors, de délivrer les aides, subventions et primes qu'en cas de preuve de la conformité des travaux. Les rares dispositits,éxistant actuellement dans le monde entier, peuvent éffectivement contrôler ces conformités des travaux, ceci en calculant une valeur des isolations thermiques obtenues aprés les travaux, donc peuvent Justifier l'éventuel refus de délivrance des aides, primes et subventions ou, au contraire, leur bienfondé. Dans le premier cas, non-conformité, l'Entrepreneur drevra réaliser conforme. Mais, en l'état actuel des caractEristiques techniques de ces dispositifs , ces contrôles sont trés longs, trés coûteux, les contrôles, déterminations des valeurs des isolatibzin thermiques ne peuvent s'effectuer que sur un ou deux points à contrôler, ce qui nécessite beaucoup de temqspour obtenir une valeur d'ensemble ou, alors, l'emploi de plusieurs dispositifs simultanément, l'in - vestissement devient,dés lors,considérable, sans rapport avec le but recherché, surtout lorsque ces déterminations concernent de graads batiments, ce qui est le cas le plus général, celui ou les économies d'énergie s'lmposent le plus valablement. Ces dispositifs présentent, également un autre inconvénient, les informations reçues sont centralisées sur des imprimantes, soit sous forme de courbes de coloration différentes, suivants les données enregistrées, soit sous forme d'états détaillant,pour chaque enregistrement sa nature son importance, bref donnant les divers paramétres intervenant dans le calcul du K, de façon écrite, paramétres impératifs et nécéssaires pour le calcul t. I1 se ré-véle que l'analyse de ces imprimantes, quelqu'elles soient, est trés longue , délicate, c'est un travail de plusieurs pages portant sur de grandets longueurs; d'enregistrements divers. Le principe, connut repose sur cinq données fondamentales : un fluxmétre, qui reçoit et donne le flux de chalatr traversant les parois, et quatre thermométres donnant les températures intérieures et extérieures d'ambiance et de contact. Ces cinq données sont ,réguliérement enregistrées suivant des espacements de temps fixés au préalable, enregistrées et restituées sous formes d'imprimantes des types définies ci-dessus.Opérations valables pour un seul, voire avec des compléments techniques coûteux, deux points, avec une identification délicate. Bref ces dispositifs, analysés par des Laboratoires de la valeur du Laboratoire National d'Essai, n'offraient que trés peu d'in térêt du fait de leur limitations dans les enregistrements et de leur faible précision en réalité.Ils donnaient donc un approximation, or ce qui est recherché c'est une valeur éxacte. Le présent brevet constitue: une application nouvelle de moyens connus qui assure les opérations de déterminations de la valeur K avec beaucoup plus de facilités, d'économies et de précisions grâce aux comparaisons, d-evenues possibles entre les divers points de contrôles du K, entre autre avantages et possibilités. I1 est donné à titre d'exemple non limitatif un mode de rénlisa- tion en se référant aux planches Jointes au présent texte du brevet, qui se divise en deux descîptions techniques et de matériels la premiére description concerne la chacune d'acquisition, la seconde conserne le traitements de mesures, donc la détermination officielle de la valeur K des isolations thermiques à réaliser avant les travaux et réalisés aprés les travaux, donc leurs con formatés. A ces deux opérations, il y a lieu d'ajouter, base considérable de l'économies obtenue par le présent brevet, une cartographie précise qui détaillera l'état de la paroi, des parois sur les quelles doivent être effctuées les déterminations des valeurs K. Cette cartographie, élément:important de la présente invention, s'effectue par la camera à infr-royge, un peu délicate par son impératif d'utilisation d'azote liquide, ou par une camera, plus précise où l'azote liquide est remplacé par des tubes pyroélec triques sensibles aux bandes spectrales de 3 à 5,5 microns ou 8 à 14 microns; camera beaucoup plus maniables,rapides,avec enre gistrement sur magnétoscope portable vi-deo et commentaires sonores dont les opiques sont interchangeables et les obturateurs débra yables, avantages et impératifs auxquels s'ajoutent donc les abs ence de reforidissement spécifique du détecteur. La cartograpihie s'effectuant avant les travaux afin de fixer les - points où les déterminations du K sont les plus importantes, puis les points dont l'ensemble permet d'établir une valeur moyenne du K, donc de - fixer trés éxactement les caractéristiques des maté riaux et des travaux à effectuer afin d'obtenir la valeur K voulue. Ces points étant fixés la présente invention permet d'utiliser DIX fluxmétres, ou plus par un complément technique simple et peu coûteux, qui sont fixés sur les points déterminés par la cartographie, les données micro -vol tiques de cesfluxmétres, sont combinées alors, trés simplement, avec ta seul Jeu de thermométres:: deux de contacts intérieurs et extérieurs sur la paroi à analyser et deux d'ambiances, intérieure et extérieure du local concerné, ces thermométres étant relus A unité centrale d'envegtstrement. La cartographie ne détermine absolument pas la valeur K, mais constitue l'élément utile et indispensable à ltéconomie de la pré sente invention, elle évite, maintenant, toutes les erreurs, ap proximations des valeurs K recherchées, elle interdit toutes les déterminations erronées et répond aux observations du LUNE. La précision des valeurs K obtenues devient donc plus rigoureuse par les déterminations simultanées effectuées sur des points maintenant trés précis ne laissant aucune place à l'incertitude, aux håsards, la détermination est faite "à coup sûre'. Cette cartographie constitue une éléments importants du processus objet du brevet, un éliment d'economie, car où elle révèle une parfaite homogénéité, et les points de déterminations du K seront plus espacés, ou, au contraire, elle révéle d'importantes variations dans la composition de ou des parois à analyser il faudra alors multiplier les points de contrôles pour bien fixer l'icDortance des matériaux nécéssaires à l'obtention d'une K valable et leurs positionnement. A titre d'exemple, les Services Techniques de la SNCF, ont- calculé que l'abaissement du K de 3 à 0,3 r6présentait une économie d'énergie de 60 frs par m2 de terrasse-toiture par année de chauffe, ceci confirme l'impératif d'une pose conforme des isolants thermiques > conformité que seule la détermination des valeurs K peut assurer éxactement et permettre son contrôle. Le mode de réatisatiow , donné à titre d'exemple non limitatif, se divise en deux processus bien distinctes, le premier constitue la channe d'acquisition , d'enregistrement des mesures nécéssaires à l'établissement des valeurs K des isolations thermiquels, la seconde concerne le traitement des mesures ainsi enregistrées. La figure I; de la pîanchell/2, démontre l'intérêt d'une cartographie préalable, la figure I, de la PL II/2, détaille une paroi qui, dans sa composition présente quatre t4) différencess dif térences révélées par la cartographie préalable, ces différences sont,trés précisementg délimitées ce qui va permettre les poses des fluxmétres sans erreurs possibles et donc obtenir des résultats précis, de définir éxactement l'importance des travaux La chaine d'acquisition -Fig. I de la planche I/2 - se compose donc des dispositifs d'enregistrements : les dispositifs d'enregistrements des flux de choeur instantanée, ce sont les fluxmétres,fluxmétres qui sont fixés sur les points précis de la paroi ou des parois à analyseur, leur surfacé sensible doit être assez importante pour que l'émission micro-voItique soit valable et son contact avec la paroi considérée doit être le plus étroit il ne faut pas de vide > qui déformeraient les émissions, le fluxmétre doit, lui-même présenter la plus faible inertie pos sible, inertie qui empécherait,également, les émissions exactes. la surface sensible devra donc être, au moins, de IOOxI00 mm2 il doit être trés peu massique, donc présenter pratiquement aucune inertie, en l'état actuel des fabrications ,il n'éxiste. que-le fluxmétre St-Gobain qui présente ces impératifs,le dispositif, objet du présent brevet, permet donc d'enregistrer, simultanément, les données reçues de plusieurs flumétres, dix ou plus, comme le détaille la Fig. 2 de la p1.I/2, l'exem- ple portant, alors, sur IO fluxmétres, appliqués sur divers points de la paroi-type, (PL II/2 - fig I). Les seconds dispositifs indispensables à la détermination des valeurs K,sont constitués par les thermométres, la précision de leurs données est capital pour la valeur K. Le brevet déposé, permet de n'utiliser, pour les dix fluxmé tres en ponction, que quatre thermométres pour l'ensemble, à conditions que les dits fluimétres soient disposés dans un local avant la même température ambiante, et que la température extérieure soit > également, la même à la verticale des fluxmé- res disposés sur la paroi, qu'il n' 7 ait pas > par exemple, des zônes d'ombres provisoires ou permanentes, absente6 sur d'utres points, des zônes de grands vents, ou d'absence de vetns par des protections naturelles ou assurées par l'architecture du bâtiment.Les quatre données indispensables sont : les températures de contact relevées sur les parois (FIG.2,PL.I/2)"I" pour ira température de contcat intérieure et "2" pour la température de contact extérieure, et les températures d'ambiance intérieures ît3n (Fig.2,PL I/2) (Fig.2,PL I/2) et "4" FIG 2,PL. I/2). Ces données sont enregistrées dans une boite d'acquisition à multientrées - cette boîte peut recevoir es données émises par un ou plusieurs fluxmétres, par un ou plusieurs thermométres - ces diverses données sont personnalisées par divers moyens afin qu'il nty ait pas de confusiozspossibles, le plus simple étant de fixer un espacement de temps, par l'horloge, propre à chaque données, cet espacement s'assimilera à un code simple qui assurera, pendant toute la durée de enregistrements une identification facile de Ia donnée reçue avec won origine La boite d'acquisition multi-entrées(2-Fig I,Pl.II/2)est donc - constituée de divers éléments: pour obtenir uneréelle valeur K il faut l'effectuer en régime permanent, un régime permanent n' est possible que sur une durée d'aumoins 4 Jours,pendant toute la durée desquels les données seront enregistrées par la boite d'acqui sition suivant des espacements de temps préalablement fixées sur lthorloge,partie integrante de-la boite d'acquisition(H-Fig.I.Pl.I/2) cette horloge est reliée à chacune des entrées de la boite d'acquisition par un dispositif qui se déclanche lors de chacune des utilisations d'une entrée et,alors, pour cette seul entrée,condi tion impérative pour un réglagle d'espacement personnalisant cha que donnée, s'il y a plusieurs fluxmétres, plusieurs thermométres, chaque donnée sera personnalisée par son temps propre.En effet, pour obtenir une analyse valable, en régime permanent,les espacements d'enregistrements des données,quelqutelles soient, sont au mimima de 15/20 minutes, au maximum de 40 minutes,ceci pendant les 4/5 jours. d'enregistrements continus.Ces espacements permettent donc,facilement,de donner un code propre à chaque enregistrement, code contrôlé et contrôlable par les voyants(VI & V2,Fig.I,PL.I/2), chaque fluxmétre,chaque thermométre a son numéro d'identification donc peut,à tout moment, être identifié en cas d'anomalie d'enregis trempent. Par exemple VI,Fig.I,Pl.I/2 sera réservé aux identifica tions des fluxmétres, V2,Fig,I,PL,I/2 le sera pour les thermométres. Les boutons-molettes BI et 32,(fig.I.Pl.I/2) sont destinés à fixer les espacements entre deux enregistrements BI et le temps-code B2 de chaque fluxmétre,temps qui lui est prorre--,mêmes buts pour les boutons-molettes B3 et B4FIG.r,Pl.I/2 destinés aux thermométres. Un contrôle permanent est assuré pour une imprimante(i.Fig.I.Pl.I/2) qui, sur simple action sur le bouton-molette(iB,Fig.I,Pl,I/2) res- tituera,à chaque instant, tous les enregistrements repus Jusqu' alors, dans le cadre des espacements personnalisés répartis sur toute la durée nécéssaire à l'obtention d'un régime permanent. L'enregistrement instantané ne peut, en aucun cas,donner une valeur K valable, ni meme une indication, puisque ce ne sera qutune valeur correspondant aux conditions climatiques du moment.La boîte d'acquisitions à multi-entrées fonctionne sur courant électrique, ou sur piles, ou sur batteries2 ou tous moyens d'alimentations usuels La chaîne d'acquisition (FIG. I&2,PL.I/2) fonctionne de la fa- çon suivante chaque fluxmétre (FI.F2..F31FIG.2.pLI/2)est étroitement fixé à la paroi concernée sur les points sensibles (Sr.S2.S3..SIO.FIG.3.PL.2/II) identifiés grâce à la cartographie préalablement effectuée; chaque fluxmétre, ainsi fixé est relié par un cable-qui lui est propre-à l'une des entrées de la boite d'acquisition(2.FIG.! PL,I/2), la dite boite d'acquisition est équipée d'une nombre voulu d'entrées, qui peut varier de I4 à 40, selon l'utilisation recherché, l'économie voulue; chaque fluxmétre (FI,F2..FI0,Fig.2 Pl.I/2) reçoit, dés qu'il est relié à son entrée dans la boite d'acquisition, un espacement de temps, entre deux enregistrements de ses émissions propres, qui sera fixe, qui l'identifiera et qui se situera dans la fourchette fixée, préalablement, entre deux-en registrements.de la totalité des données, donc entre le top O et le top I5 minutes, si ltensemble~des-données est receuillis toutes les 15 minutes, ou entre O et 40 minutes, etc.. par exemple le fuxmétre FI sera enregistré au top:O+ 45 secondes, le fluxmétre FZ, au top: 0+ Iminute,30 seconde, etc..ces temps seront fixés par la manoeuvre,tout d'abord du bouton/molette BI (FIG.I, PL.I/2) qui fixe l'espacement général entre deux deter- minations, puis - à chaque fixation d'un câble de fluxmétre dans le dispositif multi-entrées de la boite d'acquisition, ( 2Fig.IePl*I/2) - par la fixation du temps propre à chaque fluxmétre dans le cadre de l'espacement général, le voyant VI (Fig.I, PL.I/2)permet de visualiser, de contrôler donc, l'éxactitude des paramétres fixés ainsi, par action sur le bouton CI (Fig.I,Pl.1,I/2), les mëmes manoeuvres sont, ensuite, effectuées pour les thermométres, les boutons/molettes sont, alors : 2 et B4,(Fig.I,Pl.I/2) , le contrôle visuel se faisant par V2 et action sur le bouton C2 (Fig.I,Pl.I/2). Ce contrôle visuel, instantane,est complète par une imprimante i(Fig.I,Pl.I/2), qui, à chaque moment des enregistrement de ré- gime permanent, par action sur le bouton iB(FigI,Fl.I/2) restituera toutes les données ainsi enregistrées. La boite d'acquisitions de données, non seulement reçoit les information émises par tous les fluxmétres, tous les thermométres, informations personnalisées, propres à chaque fluxmétre, chaque thermométre, mais elle est équipé dtun dispositif d'amplification de toutes ces données, qui étant micro-voltiques, seraient, ensuite, difficile à analyser, interpréter, à utiliser dans les déterminations des valeurs K recherchées. Enfin la boite d'acquisition est prévue pour recevoir, également, plusieurs Jeux de thermométres intérieurs et extérieurs de contact et d'ambiance, quand les fluxmétres sont fixés dans des locaux dont les iempératures intérieures et extérieures ne sont pas toutes identiques ou les expositions solaires différentes,(t ',Flg.I Pl,I/2).Par le même processus chaque thermométre reçoit, lors de son branchement à l'une des entrées de la boite d'acquisition une identification propre correspondant aux top d'enregistrements fixés dans la fourchette de l'espacement choisi pour obtenir la valeur K1 chacun ayant son propre cable(tIt2t"5t4Fig.2IX2) Cette premiére description techniques et de matériels, qui constitue partie intégrante du brevet, est destinée à recevoir, à enregistrer , à amplifier et à stocker les données indispensables à la détermination de la valeur K des isolations- thermiques,données qui sont, chacune, personnalisées et dont le brevet permet d en analyser, à tout moment de la durée nécéssaire pour avoir le régime permanent, les évolutions par lecture visuelle ou imprimante, donc de corriger d'éventuelle défauts de poses- de ces matériels. La seconde description technique et de matériel concerne le traitement des mesures ainsi stocker, amplifiées, donc la détermination officielle de la valeur K recherchée, tant avant les travaux pour en définir les caractéristiques éxactes, qu'aprés les dits travaux pour en contrôler les conformités définies par la premiere détermination. Toutes les mesures, ainsi stockées, sont dirigées sur un ordinateur autonome qui comprend : une unité centrale, une imprimante, un écran à cristaux liquides, évidemment une unité de stockage à micron-cassettes et une interface, pour la liaison avec ltextérieur, l'alimentation s'effectuant par batteries et ut chargeur secteur. ( I,Fg*rsPl*I/2) Le second éléments est constitué par une carte d'acquisition de données comprenant : un boitier d'acquisition de données analogiques numériques avec autant d'entrées analogiques qu'il est nécéssaire et une sortie pour la connection avec le micro orçinateur, le tout étant alimenté par la source de courant du -micro, un générateur de courant assure l'alimentation des résis -tances pour les mesures captées par les fluxmétres et thermométres ces divers matériels font donc fonctionner suivant un logiciel, d'acquisition, qui groupera l'ensemble des programmes mis en oeuvre pour faire, ainsi, fonctionner l'ordinateur auefins de calculer la valeur K recherchée, tant en régime instantané, pour contrôler la synchronisation des diverses données selon leurs identifications , leurs temps propres dans le cadre de l'espacement total fixé au départ des opéions.de déterminations du K et décéler les- éventuelles anomalies,accidentelles. Les programmes mis en oeuvre,correspondant à l'équation du E, fonctionnant suivant le logiciel, sont traités suivant la méthode- des moyennes et la méthode des moindres carés, le coéficiant K étant, alors, suivant ce processus, déterminé par la pente de la droite de régression linéaire. Ainsi il est possible maintenant d'obtenir la valeur K de chaque composant de la paroi à analyser, si elle est constituée de plusieurs composants que la cartographie préalable a situé. il est possible d'obtenir le K de chaque point sur lequel est fixé un fluxmétre,complétér évidemment, par les divers thermométres de contact et d'ambiance intérieurs et extérieurs, à tout moment, puis à la fin de l'espacement total nécéssaire àu régime permanent, donc d'étudier ,pour chaque point équipé, Itévolution - dans le temps et suivant les températures - du K et, en fin de régime permanent, le K général moyen de la paroi donc de fixer trés éxactement le détail des travaux à effectuer pour obtenir le K assurant les économies d'énergie voulues. REVENDICATIONS I. Dispositif de détermination de la valeur K permettant d'effectuer simultanément plusieurs mesures,et de les enregistrer, soit dans un meme local, soit dans les divers locaux d'un même bâtiment Dispositif se composant de deux unités distinctes, la premiére unité étant un boitier d'acquisition comprennant plusieurs entrées, une horloge, un systéme de personnalisation des mesures pour chaque entrées et des processus de contrôles des données visuels et par imprimantes, la seconde unité , unité centrale, centre de traitement des données enregistrées par le boîtier d'acquisition, comprend un micro|-ordinateur avecunité centrale, également une imprimante, des écrans à cristaux liquides, une ou pluisieurs unités de stockages à microcassettes, des interfaces liés à une carte d'acquisition evec entrées analogiques et un générateur assurant l'alimentation des réaistances pour la mesure et les amplications destinées aux capteurs de données. Dispositif de détermination de la valeur K, selon revendication r, caractérisé par le fait que l'ensemble des diverses mesure enregistrées est centralisé dans la premiére unité, la boite d'acquisition, les fraudes, les erreurs possibles et constta- tés avec les dispositifs limités à I ou 2 déterminations, sont alors rendues impossibles et les aléas de transports, déplacements de plusieurs unités ,nécéssaires par leurs limites à I et 2 enregistrements possibles, sont exclus. 3. Dispositif de détermination de la valeur K, selon revendications I et 2, caractérisé par la parfaite et rigoureuses coordination des diverses prise de mesures entre elles suivant les espacements de temps attribués à chcune des mesures > espacement qui est propre à chaque mesure et situé dans le créneau qui éxiste entre deux mesures. 4. Dispositif de détermination de la valeur Ka selon revendications ? et 3 caractérisé par le fait qu'il permet de recevoir et de traiter simultanément et indépendamment les unes des autres, plusieurs mesures enregsitrées sur fivers points des parois à analyser. 5* Dispositif de détermination de la valeur K, selon revendications 3 et 4, caractérisé par le fait qu'il permet de detailler chaque mesure, ce qui permet d'obtenir, sans attendre la valeur globale, à chaque instant les valeurs K instantannées, ou les valeurs K, de chcune des mesures, du départ de chaque créneau de temps fixé au moment-voulu, se situant entre les temps extrémes de chaque créneau, donc permet d'améliorer les éventuels déréglages des capteurs de mesures, qu'ils soient accidentels, ou corriger les poses non-conformes. 6. Dispositif de détermination de la valeur E, selon revendications I et 5, caractérisé par e fait qu'il permet et assure les déterminations simultanées de plusieurs K, résultant de divers points des parois où sont posés les capteurs de mesures. 7. Dispositif de détermination de la valeur K, selon revendications 1,4 et 6 oaractérisé par levait qu'il-permet dtadapter les déterminations de mesures nécéssaires à l'obtention de la valeur K aux indications données par la cartographie, par procédé infra-rouge par exemple, cartographie, préalablement effectuée à toute déterminations des mesures nécéssaires a la détermination de la valeur, et qui permet de poser les capteurs de données trés précisément sur les points de parois dont les composants sont, alors, révélés différents les uns des autres, sans homogénéité. 8* Dispositif de détermination de la valeur K , selon revendications 1,3,5, 6 et 7,caractérisé par It fait qu'il permet de fixer, pour chacune des mesures enregistrées un espacement de temps qui lui sera propre et qui se situera dans le créneau de deux mesures, dans cet espacement entre deux enregittrements, espacement de temps qui pourra, sur les points sensibles; être réduit, ou espacé sur des points moins sensibles,afin d'obtenir des valeurs K trés précises et comparatives. 9* Dispositif de détermination de la valeur K,selon revendication I,4 et 8 caractérisé par le fait que chacune des mesures enregistrées est fixée par un temps se situant entre l'espacement choisi entre deux enregistrements des mêmes données -nuxmétres, thermométres- du régime permanent, fixation définitive pendant lfopé- ration de détermination du K. IO*-Dispositif de détermination de la valeur K, selon revendications 3,5 et 9,caractérisé par llincorporaWion d'une imprimante dans la bofte d'acquisition - imprimante indépendante de celle de l'unité de traitement des données receuillies par la boit-e d'acquisition - permettant de révéler pendant toute la durée du régime permanent d'enregistrements les éventuelles anomalies dans les enregistrements des fluxmétres et thermométres,donc de les corriger, d'en analyser les causes. Ire Dispositif de détermination de la valeur K, selon revendications 1,4,5 et IO caractérisé par le fait qu'il empéche toutes les possibilités de fraudes ou de poses non-conformes des capteurs de données en permettant une comparaison rigoureuse des données entre elles lorsque les composants des parois sur lesquelles sont posées les capteurs sontles mémes ainsi que leurs environnements. 12. Dispositif de détermination de la valeur K, selon revendications I, Caractérisé par son fonctionnement par pites ou batteries, donc par une totale indépendance d'alimentation, éliminant, ainsi, les dangers de coupures, de grèves.. ,Ies Piles ou batteries sont équipées d'appareils de contrôle:voltmétres,indicateurs de puis sances disponibles, donc de durées - donnant une totale sécurité. 13. Dispositif de détermination. de la valeur K,selon revendica tions r2,caractérisé par le fait qu'il maintien en mémoire toutes les données enregistrées pendant toute la durée des régimes per manenta, rendant ainsi impossibles les effacements qu'entrainent toujours une interruption de courant, il alimentation de la boite d'acquisition étant indépendante des énergies extérieures. 14. Dispositif de détermination de la valeur K, selon revendica tion 12 et 13, caractérisé par une alimentation par piles ou bat teries,dis-posées dans la boite de traitements des données enre-. gistrées dans la boite d'acquisition, les dites piles ou batteries disposées dans la boite de traitement alimentant la boite d'acqui sition, des contrôles visflelsz-ou- sonores signalent toutes les anomalies dans l'arrivée de I'atmentatiow à la boite d'acquisi tion. - baisses de régime d'alimentation, mauvaises transmissions I5.Dispositif de détermination de la valeur K, selon revendications 4 et 13 caractérisé par le déclancheur qui est disposé sur chacunE des entrées qui équipent la boite d'acquisition, déclancheur qui agit sur l'horloge de la boîte d'acquisition dés le branchement du cabale transportant les données du fluxmétre ou du thermométre auquel il est relié, action qui assure l'identification de chacune des données des capteurs posés,par fixation d'un temps qui sera propre à cette donnée, fixation obtenue par réglage sur la bouton-molette prévu à cet effet, bouton-molette -gradué, afin de trouver facilement la donnée recherchée. 16. Dispositif de détermination de la; valeur K, selon revendications 4,5 et I5, caractérisé par le fait que par simple action sur le bouton-molette d'identification monté sur la boite d'acquisition, puis sur le bouton d'allumage il est, à chaque ins tant,possiblede visualiser,sur l'écran disposé à coté du dit bouton-moletté, les mesures enregistrées, et par action sur la cornmande de l'imprimante, de recevoir un récupitulatif des an- registrements depuis le départ des enregistrement du régime per manent. I7. Disposotif de détermination de la valeur K,selon revendications 5,6 et I6, caractérisé par le montage, sur la boîte d'acquisition, de deux voyants, chaque voyants étant équipé de ses bou-tons-molettes d'identifications et d'allumages, l'un des voyants étant destiné aux fluxmétres, l'autre aux thermométres. Ce qui évite toute confusion, toute possibilité d'erreur. I8. Dispositif de détermination de la valeur K, selon revendications Z,3,4 caractérisé par l'emploi, dans la boite d'acquisition, d'un amplificateur destiné à amplifier les mesures reçues qui sont micro-voltique - tant pour les fluxmétres que pour les thermométres dont les mesures doivent être au dixième de degré et donc de pouvoir traiter des données faciles à utiliser dans le cadre des déterminations des valeurs K, amplificateurs, incorposés dans la boite d'acquisition et agissant dés l:1intro- duction du câble transportant la mesure dans l'entrée qui lui est réservé en propre, donc avant son enregistrement. r9 Dispositif de détermination de la valeur K, selon revendication I,2,4,8 et 9, caractérisé par le fait que toutes les esu- res-stockées dans la boite d'acquisition sont dirigées sur l'ordinateur qui constitue le second processus du dispositif de dé termination de la valeur K dés que le temps fixé pour le régime permanent est atteint, ceci suivant un interface chargé d'établir la liaison entre les mesures reçues par la boîte d'acquisition et l'ordinateur.Cette opération peut, également, être assurée par un logiciel adpaté à ce seul envoi des diverses données enregistrées dans la boite d'acquisition vers l'ordinateur,logi- ciel qui permet d'établir le langage utilisé pour permettre à l'ordinateur de déterminer la valeur K recherchée. 20. Dispositif de détermination de la valeur K, selon revendica tionA9, caractérisé par l'utilisation d'une carte d'acquisition, qui est branchée dans l'un des connecteurs de ltordlnateur prévu à cet effet, de données analogiques numériques avec autant dten- trées analogique qu'il est nécéssaire et fonction du nombre de déterminations de chaque opération, avec une sortie correspondante pour la connection avec le micro-ordanateur. ?r, Dispositif de détermination de la valeur K, selon revendications 1,19 et 20, caractérisé par un logiciel établi en fonction des caractéristiques des diverses données enregistrées, de leurs émissions amplifiées et de leurs incorporations dans l'équation connue permettant dtobtenir la valeur K recherchée. Les programmes mis en oeuvre correspondent à ltéquation K et sont traités suivant la méthode des moyennes et celles des moindres carrés. 22. Dispositif de détermination de la valeur R, selon revendications 1,2,4,5,20, 2I et 22, caractérisé par l'incorporation dans l'ordinateur d'un voyant exclusivement destiné à indiquer la valeur K instantannée, dans le créneau fixé pour Ia régime perma-. nent, ttincorporation d'une imprimante ,qui a enregistré toutes les données transformées par l'interface a leurs sorties de la botte d'acquisition, données toujours personnalisées, en permet les anaixses détaillée, l'étude des érolutions,-leur motifs, 23. Dispositif de détermination de la valeur K, selon revendications 1,2,4,20 et 22, caractérisé par le fait qu'il ests minutes nant possible,avec un seul dispositif, d'obtenir la valeur K moyenne de toute paroi, de toute terrasse et donc de définir trés économiquement, trés éxacterent, les matériaux nécéssaires à lzob- tention du K recherché, en général 0,3. 24. Dispositif de détermination de la valeur K, selon revendications 1,3,6,7, Ia et 22, caractérisé par le fait quarrés les travaux destinés à obtenir ce K économique, il est possible de contrôler si les travaux ont été effectués confortes. En cas de non-conformité, il est, alors, possible de décéler si les non-conformités sont locales, accodentelles ou générales.