FR 2566267 A1 19851227 FR 8410073 A 19840626 Appareil thérapeutique utilisant des jets de liquide.- L'invention concerne un appareil thérapeutique utilisant des Jets de liquide. Elle a pour but de créer un nouvel appareil physiothérapeutique destiné à bombarder un point au moins de la peau d'un patient par un Jet de liquide mince et puissant pendant des périodes variant entre quelques secondes et quelques dizaines de minutes. La thérapie par moxacautères d'acupuncture est utilisée depuis des temps immémoriaux. Cette thérapie est basée sur le principe de l'application d'un stimulus par une pointe sur un point (point vital) de la peau, ce stimulus produisant un effet thérapeutique dans des zones affectées distantes du point de stimulation, ou dans tout le système. La médecine moderne ne peut apporter aucun éclaircissement sur l'origine de cet effet thérapeutique. Parmi les procédés utilisés Jusqu'ici pour effectuer la stimulation locale indiquée ci-dessus, du point choisi de la peau appelé "point vital", on peut citer la moxacautérisation qui chauffe le point vital en le brûlant directement par des moxas, et l'acupuncture qui consiste à percer le point vital par une aiguille fine de métal noble pénétrant à travers la peau. Parmi les variantes possibles de ces procédés très anciens, il a été récemment mis en oeuvre un procédé consistant à faire passer un courant électrique par l'aiguille fine traversant la peau à l'endroit du point vital, ou un procédé consistant à appliquer une électrode haute fréquence ou basse fréquence sur la peau au-dessus du point vital, ou encore un procédé consistant à masser le point vital au moyen d'un vibrateur. L'auteur de l'invention a effectué une étude approfondie en vue de développer un appareil pré- sentant une meilleure efficacité thérapeutique que les dispositifs classiques indiqués ci-dessus, et qui soit capable d'administrer le traitement facilement et rapidement à un grand nombre de patients, ce qui a permis de perfectionner l'invention. Le but de l'invention est ainsi de créer un appareil physiothérapeutique qui soit capable de produire, sur le point vital de la peau, une stimulation beaucoup plus efficace que n'importe lequel des appareils thérapeutiques de ce type. connus del'art antérieur. A cet effet, l'invention concerne un appareil thérapeutique pour le bombardement direct d'un ou plusieurs points de la peau reconnus pour manifester un effet de stimulation, par un Jet de liquide mince et puissant pendant des périodes variant entre plusieurs secondes et quelques dizaines de minutes, appareil thérapeutique caractérisé en ce qu'il comprend au moins une buse d'éJection dirigée vers un point Q de la peau, un dispositif pour régler la vitesse à laquelle le jet de liquide Jaillit, et un dispositif pour délivrer de manière intermittente le liquide comprimé à la buse d'éjection. Suivant une autre caractéristique de l'invention, le dispositif pour débiter, de manière intermittente, le liquide sous pression, est équipé de moyens permettant d'effectuer une commutation entre des liquides chauds et froids. Suivant une autre caractéristique encore de l'invention, l'appareil thérapeutique utilisant les Jets de liquide, pour permettre le bombardement direct d'un ou plusieurs points vitaux de la peau par des Jets de liquide minces et puissants pendant des périodes variant entre plusieurs secondes et plusieurs dizaines de minutes, comprend une ou plusieurs buses d'éJection dirigées vers le point ou les points vitaux ci-dessus de la peau, un dispositif de réglage de la vitesse à laquelle les Jets de liquide Jaillissent des buses, un dispositif destiné à fournir une solution aqueuse de germanium aux buses d'éjection, un dispositif de récupération et de filtrage de la solution aqueuse de germanium utilisée pour les Jets de liquide, et un dispositif permettant de ramener la solution aqueuse récupérée au dispositif ci-dessus fournissant cette solution. L'invention sera décrite en détail en se référant aux dessins Joints dans lesquels - la figure 1 est un schéma explicatif d'une forme de réalisation de l'invention - les figures 2, 3 et 4 sont des schémas explicatifs illustrant les conditions dans lesquelles sont utilisées des versions à grande échelle de l'appareil thérapeutique selon l'invention - la figure 5 est une vue en perspective illustrant un groupe typique de buses d'éJection selon l'invention - la figure 6 est une vue en perspective d'un autre groupe typique de buses d'éJection selon l'invention ; et - la figure 7 est une vue en perspective d'un grand appareil thérapeutique selon l'invention, capable de recevoir deux ou plusieurs personnes. L'invention fournit un appareil thérapeutique nouveau permettant d'effectuer le bombardement direct des points vitaux par des Jets de liquide minces et puissants. Le liquide qui Jaillit des buses entraine de l'air en traversant celui-ci et subit une pulvérisation, de sorte qu'au moment où il vient heurter la peau, il produit sur celle-ci un stimulus différent d'une pression d'impact ordinaire. L'appareil thérapeutique selon l'invention présente un certain nombre d'avantages et notamment la possibilité d'effectuer la stimulation de manière intermittente, de faire contenir aux Jets de liquide une substance de qualité médicinale permettant ainsi à la peau bombardée de s'imprégner de cette substance, et d'effectuer brusquement une commutation entre des liquides à hautes et à basses températures, de manière à renforcer ainsi l'intensité du stimulus applique. Il est maintenant décrit la construction et le fonctionnement du dispositif selon l'invention en se référant aux dessins Joints. La figure 1 représente une forme de réalisation de l'invention n'utilisant qu'un seul Jet de liquide 1. Le principal but et, par conséquent, le principal mode de fonctionnement de l'appareil thérapeutique selon l'invention, consiste à bombarder directement un point (vital) Q, reconnu pour produire Effet de stimulation dermique, par un Jet de liquide mince et puissant 1 pendant une période se situant entre quelques secondes et quelques dizaines de minutes. Ce point vital Q ne se limite pas nécessairement au point unique du poignet représenté ici. Les principaux éléments constitutifs de la forme de réalisation de la figure 1 comprennent une buse d'éJection 3 dirigée vers un (ou plusieurs) points Q, un dispositif 5 de réglage de la vitesse à laquelle le Jet de liquide 1 Jaillit de la buse 3, et un dispositif de fourniture intermittente de liquide sous pression à la buse d'éJection 3 par une pompe alternative 2. Bien qu'il soit généralement utilisé un réservoir de liquide comme source de Jet de liquide, il est aussi possible d'utiliser un robinet branché à une conduite d'eau domestique. Dans le dispositif de fourniture intermittente de liquide illustré dans la présente forme de réalisation, la pompe 2 servant de générateur de pression sert en même temps de disposi-tif de fourniture intermittente de liquide. Quand une pompe rotative ou une conduite d'eau est utilisée comme générateur de pression, une soupape de commutation automatique peut être montée séparément en source de débit intermittent. La valeur de la pression et la forme de la buse d'éjection 3 sont déterminées de façon que le Jet de liquide 1 Jaillissant par la buse 3 et venant frapper le point vital de la peau, produise sur le patient une sensation de douleur lorsque le dispositif 5 de réglage de la vitesse du Jet de liquide est ouvert au maximum. L'expression "Jet de liquide fin et puissant 1" signifie que le Jet de liquide présente un diamètre aussi petit que possible, c'est-à-dire ne dépassant pas 1 cm et se situant généralement autour de 1 mm lorsqu'il est sur le point d'atteindre la peau. Lorsque le Jet de liquide est aussi fin et puissant que décrit ci-dessus, son impact sur la peau provoque une sensation de douleur ou une sensation atteignant pratiquement le seuil de douleur. Lorsque la pompe 2 est utilisée, la capacité de cette pompe doit augmenter proportionnellement au diamètre del'orifice de la buse 3 et proportionnellement au nombre des buses 3. La force du bombardement direct du Jet de liquide augmente proportionnellement à la diminution du diamètre 1 du Jet de liquide 1 Juste avant qu'il frappe la peau. Ainsi, il est souhaitable que l'orifice de la buse 3 soit aussi petit que possible dans la zone dans laquelle le Jet de liquide 1 prend la force nécessaire au bombardement direct. Cela est dû au fait que le volume de liquide Jaillissant par la buse d'éjection 3 augmente lorsque le nombre de buses 3 augmente. La capacité que doitXposséder la pompe varie avec la manière selon laquelle est utilisé l'appareil thérapeutique, et la pression de pompe requise varie avec la distance parcourue par le Jet de liquide 1 avant d'atteindre la surface de la peau, et avecla direction de sa trajectoire. La pression de la pompe peut être diminuée en utilisant l'appareil de telle manière que le jet de liquide 1 n'ait à parcourir qu'une courte distance et soit dirigé vers le bas. Le dispositif de fourniture intermittente de liquide sous pression donne satisfaction dans la mesure où il permet à la buse d'éjection 3 de communiqer la pression voulue au jet de liquide 1 et de fournir le liquide de manière intermittente à la buse 3. Par exemple, la combinaison indiquée ci-dessus d'une pompe rotative avc une soupape de commutation automatique, ou la combinaison d'un robinet ou d'un réservoir monté sur un toit, capable de fournir la pression d'eau requise grâce à la auteur de la colonne d'eau, avec une soupape de commutation automatique, peuvent être utilisées à la place de la pompe alternative dans la mesure où la combinaison en question est capable de donner au jet de liquide la vitesse requise. Quand le jet de liquide contient une substance capable de pénétrer dans la peau et de produire des effets bénéfiques du point de vue de la santé et des soins à apporter, l'appareil thérapeutique selon l'invention permet d'associer l'effet physiothérapeutique du Jet de liquide à' l'effet médicinal de la substance. En général, le Jet de liquide est constitué d'eau pure. La substance aJoutée au jet de liquide peut être un médicament pharmaceutique externe. En outre, il est possible d'utiliser une substance capable de produire un stimulus thermique produit par moxacautérisation. Un exemple concrêt d'une telle substance est fourni par une solution de menthe. L'auteur de l'invention a été la première personne au monde à démontrer que le germanium produit un effet médicinal sur le corps humain. Au cours des expériences effectuées avec le jet de liquide décrit cidessus, l'inventeur utilisait de l'eau contenant un composé de germanium soluble dans l'eau. I1 a déJà démontré dans un certain nombre d'expériences, l'effet thérapeutique du germanium solide déposé sur la peau, et a obtenu du Ministère japonais de la SanX et du Bien-être, une autorisation de fabrication et de vente de la préparation formulée pour le dépôt de germanium solide. Pendant le temps nécessaire au dépôt de la présente demande de brevet cette préparation a subi des essais chimiques de vérification de son efficacité dans plusieurs services physiothérapeutiques d'hopitaux annexés à des universités. L'auteur de l'invention a démontré qu'une petite parcelle de germanium déposée sur un point vital ou un point douloureux, produisait un effet remarquable contre les douleurs aux épaules et à la taille, améliorait la circulation du sang et favorisait l'appétít. Quand l'appareil thérapeutique selon l'invention est muni, en plus des éléments principaux décrits ci-dessus, d'un dispositif capable d'effectuer, à intervalles fixes, une commutation entre des Jets de liquide à haute et basse température, la peau ainsi traitée est soumise à des stimuli alternativement chauds et froids. Ainsi, l'appareil thérapeutique selon l'invention est capable de produire de nouveaux stimuli qui ne pouvaient jusqu'ici être obtenus par aucun des moyens classiques de stimulation des points vitaux. Les cellules nerveuses, capillaires et autres, sont mieux stimulées lorsqu'elles sont exposées non seulement à l'impact du bombardement dujet liquide mais encore au stimulus thermique, que lorsqu'elles ne sont exposées qu'à l'impact. Ce stimulus thermique est encore renforcé par le fait que la peau subit alternativement le chaud et le froid. Comme les séries des jets liquides sont interrompues pendant la commutation entre le liquide chaud et le liquide froid, l'effet de l'interruption du bombardement est également renforcé. Les tuyaux d'alimentation en liquide 4a, 4b de l'appareil de la figure 1 sont reliés à des réservoirs (non représentés) de liquide chaud et de liquide froid. Ces tuyaux d'alimentation en liquide 4a, 4b sont reliés par un dispositif automatique 6 à une entrée d'aspiration 2b de la pompe alternative 2. Dans la forme de réalisation illustrée ici, il est utilisé, comme dispositif de commutation 6, une soupape de commutation constituant le dispositif de commutation le plus simple possible. Dans le dispositif de commutation 6, une tige de soupape 6a va-et-vient à intervalles fixes de manière à permettre au tuyau d'alimentation de liquide chaud 4a et au tuyau d'alimentation de liquide froid 4b, de communiquer alternativement avec l'intérieur de la pompe 2. Le mouvement de va-et-vient de la tige de soupape 6a est produit par la rotation d'une manivelle entraînée par un moteur Ainsi, l'appareil thérapeutique selon l'invention est, en outre, équipé d'un interrupteur dé marche-arrêt 7 du moteur d'entrainement, et d'un bouton 8 de réglage de la vitesse de rotation du moteur. Le bouton 8 sert donc de moyen de réglage des intervalles de commutation du dispositif ci-dessus. Du point de vue du fonctionnement, le dispositif 5 de réglage de la vitesse du Jet constitue un élément important du système. I1 est du type comportant un agitateur de débit laminaire inséré dans la buse 3 comme illustré par le schéma, mais peut également être de n'importe quel autre type connu tel que, par exemple, un type utilisant une soupape de régulation pour réduire le volume de liquide débité et pour réduire, par conséquent, la vitesse de débit de ce liquide. L'appareil thérapeutique 10 de la figure 1 est un modèle domestique destiné à effectuer séquentiellement le traitement des points vitaux Q les uns après les autres. I1 est muni, dans sa partie située au voisinage de la pompe 2, d'un support (non représenté) permettant de déplacer cet appareil thérapeutique dans le sens vertical ou dans le sens horizontal, ou encore de le maintenir fixe, suivant le but recherché pour chaque traitement particulier. La buse d'éJection 3 est tout d'abord appliquée ers le bm sur le point vertical Q, puis rele ée vers le haut et bloquée dans la position illustrée par la figure. L'interrupteur 7a de la pompe 2 est alors enfoncé, de sorte que le plongeur 2c de la pompe commence à aller et venir pour fournir de manière intermittente du liquide froid à la buse d'éjection 3 par le tuyau d'alimentation 4b. Ainsi, le jet de liquide 1 bombarde le point vital Q de manière intermittente. Au début, le bouton du dispositif 5 de réglage de la vitesse du Jet est maintenu dans la position destinée à produire la turbulence du débit de liquide et à réduire l'intensité du jet de liquide. Après le démarrage du jet de liquide, le bouton est manoeuvré progressivement pour augmenter l'intensité du jet. En appuyant sur le bouton de commutateur 7, l'éjection alternée de liquide chaud et de liquide froid est alors démarrée. Les intervalles de cette commutation peuvent être réglés convenablement au moyen du bouton 8. Lorsque les conditions de fonctionnement normal sont établies, le traitement au point vital Q suivant est effectué après bombardement du premier point vital pendant une période de temps prescrite. Pour introduire un composé de germanium, servant de substance médicinale, dans le Jet de liquide, il faut prévoir, en -outre, un réservoir de stockage de ce composé de germanium et une soupape destinée à démarrer et à stopper alternativement la fourniture du composé. La forme de réalisation de la figure 1 permet d'assurer le traitement séquentiel des points vitaux les uns après les autres sur la peau. Si le traitement est effectué au rythme d'une minute par point vital, l'ensemble du traitement à appliquer à une personne nécessite beaucoup de temps. Pour réduire le temps ainsi nécessaire au traitement, il est possible d'utiliser plusieurs buses d'éjection 3 de même construction que celle de la figure 1, ces buses étant disposées de manière à traiter plusieurs points vitaux Q en même temps. Dans ce cas, il faut augmenter proportionnellement la capacité de la pompe 2. I1 est maintenant décrit, en se référant à la figure 2, une version de grande taille de l'appareil thérapeutique selon l'invention, destinée à augmenter le rendement du traitement thérapeutique. Cet appareil de plus grande taille, sauf en ce qui concerne son olume, est entièrement basé sur les mêmes principes de fonctionnement que ceux de l'appareil de la figure 1. La figure 2 représente un système dans lequel une personne M soumise au traitement, est allongée sur u-n lit 9 étanche à l'eau, mobile verticalement, tandis qu'un appareil thérapeutique 10 peut être déplacé horizontalement le long du côté supérieur du patient. Bien que le schéma ne représente qu'un seul dispositif de fourniture de liquide et un seul tuyau d'alimentation 4a (b), où il est possible d'utiliser différents résersoirs pour stocker le liquide chaud, le liquide froid, la solution de menthe, et une solution aqueuse de ger manium, ainsi que les tuyaux d'alimentation et soupapes correspondantes destinées à commuter les différents débits de liquides pro\enant des réservoirs. I1 est nécessaire d'adapter le dispositif à une augmentation du nombre des buses d'éJection 3 en augmentant de préférence proportionnellement le nombre des pompes plutôt qu'en augmentant la capacité d'une même pompe. S'il est désiré d'appliquer simultanément le traitement à plusieurs points vitaux de la peau, il devisent nécessaire d'amener avec précision chacune des buses d'éJection individuelles en face du point ital correspondant. Dans ce but, la forme de réalisation de la figure 2 est équipée, du côté de la sortie de la pompe 2, d'une chambre de distribution de liquide 12. Un certain nombre de tuyaux sortant de la chambre de distribution 12, sont reliés, par leurs extrémités d'entrée respectives, à des tuyaux 11 à l'épreuve de la pression. Les extrémités avant des tuyaux 11 à l'épreuve de la pression s'adaptent dans les buses d'éJection 3. Dans cette disposition particulière, les buses d'éjection 3 peuvent être déplacées vers les positions moulues. N'importe quelle méthode peut être utilisée pour fixer les buses d'éJection 3 aux endroits nouvellement choisis. De la manière la plus simple, ce déplacement des buses d'éJection peut être obtenu par un opérateur prenant les buses d'éJection 3 une par une, les déplaçant vers les positions nouvellement choisies, les réglant aux endroits conxenables définis par des pièces transversales longitu finales et latérales, et les fixant à ces pièces transver- sales, par exemple par des fixations.En variante, un dispositif automatisé de mise en place peut être utilisé de telle manière que les buses d'éjection 3 puissent etre placées avec précision conformément à la taille particulière de la personne à traiter, avec détermination par un calculateur électronique. La forme de réalisation illustrée ici est munie d'un panneau de configuration 13 percé de trous aux endroits correspondant aux points vitaux des parties inférieure, centrale et supérieure du corps d'une personne particulière. Les buses d'éjection sont mises facilement en place dans cette forme de réalisation, en les laissant simplement tomber dans les trous du panneau de configuration. En plus de la forme de réalisation de la figure 2 nécessitant le mouvement des buses d'éjection comme décrit ci-dessus, l'alignement requis des buses d'éjection 3 avec les points vitaux peut être obtenu par un procédé consistant à ne choisir, parmi un grand nombre des buses d'éjection 3, que celles tombant directement au-dessus des points vitaux, et à ouvrir ces buses d'é Jection choisies, en manoeuvrant les boutons poussoirs de soupapes à solénoide correspondantes tout en laissant les autres buses d'éjection fermées, ou par un procédé consistant à laisser toutes les buses d'éjection 3 ouxer- tes en permanence en laissant-ainsi les jets de liquide jaillisant des buses 3 enir frapper les emplacements correspondants de la peau du patient sans se préoccuper de savoir s'il s'agit de points vitaux ou autres. Les formes de réalisation illustrées en figure 3 et suivantes, sont basées sur ces procédés. La figure 3 représente une forme de réalisation dans laquelle le corps M d'une personne est enfermé dans une bote à jets 14 contenant un grand nombre de trous de buses dans ses parois opposées aux côtés latéraux, aux côtés ayant et arrière et à la tête du corps du patient. La pompe et autres éléments du système ne sont pas représentés sur le schéma. Pour que le patient prenne une position correcte par rapport aux panneaux de la boite, la marche placée à l'intérieur peut être conçue de manière à pouvoir être déplacée librement dans le sens vertical et à l'intérieur de la botte un panneau de gabarit peut être prévu, destiné à écarter, par exemple, le corps du patient de la distance convenable par rapport à la paroi intérieure de la boite.En variante, la boite à jets peut être conçue de manière que le patient soit assus au lieu d'être debout, le siège pouvant être levé ou abaissé librement à la hauteur convenable pour que le patient soit dans la posture correcte à l'intérieur de la boite. La figure 4 représente une forme de réalisation essentiellement destinée à exploiter l'effet médical d'une solution aqueuse de germanium. Une base thérapeutique du type baignoire 15 est munie, dans le fond de celle-ci, d'un lit en forme de traineau 16 destiné à maintenir en suspension le corps d'un-patient M. Par des groupes de buses d'éjection formées dans le fond et dans les parois latérales de la base, la peau du patient est pratiquement complètement bombardée directement par des jets de liquide contenant du germanium. En variante, la base peut être remplie d'un liquide contenant du germanium W, de telle manière que la pénétration de la peau du patient par le germanium soit renforcée en combinant le bombardement direct des Jets de liquide à l'immersion du corps du patient dans le bain de liquide. Un groupe de tubes de Jaillissement 17 disposés le long de chacune des parois latérales, comme illustré en perspective en figure 5, consiste en une boite de chambre de distribution 12 associée à plusieurs tubes contenant chacun une série de buses d'éjection\ espacées 3. La position verticale des tubes de jaillissement peut être réglée librement au moyen d'une poignée 18 placée au-dessus de la base thérapeutique 15. Avec cet appareil, les jets de liquide peuvent bombarder la peau du patient sur pratiquement toute sa surface, y compris les points vitaux. La forme de réalisation de la figure 4 concerne l'opération de récupération du liquide contenant le germanium utilisé dans le bombardement. Plus précisément, un filtre 20 est placé à l'extérieur d'une ouverture 19 formée dans la paroi inférieure de la base thérapeutique 15. Au filtre 20 est relié.un bloc de récupération destiné à permettre au liquide ayant traversé le filtre 20, d'être envoyé par une pompe de circulation 21, au dispositif de fourniture de liquide 4 servant de réservoir pour la solution aqueuse de germanium.Le liquide ainsi récupéré par le dispositif 4 est envoyé par des tubes aux pompes 2' servant à alimenter séparément les groupes de buses La figure 6 représente une forme de réalisation dans laquelle un groupe de buses occupant beaucoup de place, à l'inverse du groupe de buses utilisant les tubes de jaillissement comme illustré en figure 5, est obtenu en préparant un certain nombre de boites à jets 14 renforcées contre la pression par incorporation de rangées intérieures de pièces transversales 22 se coupant perpendiculairement et en équipant chacune de ces botes à Jets 14 d'une pompe 2' de capacité convenable, et en les disposant soigneusement côte à côte. Les boites à Jets des figures 3 et 7 sont construites de la même façon. La figure 7 représente un appareil thérapeutique typique destiné à bombarder la totalité du corps d'une personne par une solution-aqueuse de germanium, plutôt pour améliorer sa constitution physique que pour soigner une maladie. Quand des personnes M désirant subit le traitement entrent dans le compartiment pour s'asseoir à l'intérieur, une bote à jets mobile 14' est avancée ers ces personnes pour fermer l'entrée du compartiment. Les jets de liquide sont ensuite projetés sur les personnes par toutes les buses des boltes à jets 14, 14' formant les parois erticales et le plafond, ou seulement par les buses tombant en face de zones moulues, ou par les buses tombant dans des rangées alternées. Il est, bien entendu, possible de placer dans le fond du compartiment un bloc de récupération comprenant un filtre comme illustré en figure 4, pour recycler le liquide à utiliser. Les personnes peuvent être revêtues d'un léger vêtement à l'intérieur du compartiment. Comme ce vêtement forme un écran amortisseur, l'intensité des jets de liquide peut être augmentée proportionnellement. L'invention a été décrite en se référant à un certain nombre d'exemples pratiques. Il est cependant évident pour les spécialistes de la thérapie et-de la conception des machines, connaissant bien l'art antérieur, qu'il peut être apporté de grandes modifications et va- riantes, s'adaptant à des conditions d'utilisation pratiques, aux formes de réalisation ci-dessus, sans sortir du cadre de l'inxention. Les points de bombardement direct par les jets de liquide ne doivent pas nécessairement être limités aux points "vitaux" connus depuis longtemps, mais peuvent également comprendre des zones de sensibilité, des zones d'inflammation, et même des zones reconnues pour présenter des effets de stimulation.La forme de l'orifice de la buse d'éjection peut être librement choisie, celuici pouvant, par exemple, être circulaire, polygonal ou annulaire. Les exemples pratiques ci-dessus ont été décrits en utilisant une pompe alternative pour faire jaillir le liquide. En cas d'utilisation de l'ouverture et de la fermeture d'une soupape plutôt que la coupure du mouvement de la pompe pour produire l'interruption des jets de liquide, étant donné qu'il est possible de faire arier librement le rapport de la durée du jaillissement à celle de l'interruption, l'appareil thérapeutique selon l'invention peut fournir un jaillissement de liquide intermittent présentant le rapport optimum des périodes de marche-arrêt, ce rapport pouvant être déterminé empiriquement par les personnes mettant en oeuvre la thérapie. Lorsqu'il est effectué périodiquement une commutation entre du liquide chaud et du liquide froid, l'appareil thérapeutique selon l'invention permet à n'importe quelle personne utilisant cette thérapie de parvenir à un haut degré de technicité en choisissant simplement le rapport optimum des périodes de marchearrêt ci-dessus et en choisissant ensuite les températures convenables des liquides chaud et froid. Les formes de réalisation sous lesquelles peut se présenter l'appareil thérapeutique selon l'in Invention sont très variées et sont d'une version simplifiée pour usage domestique à une version à usage général, commandée par calculateur, destinée aux hopitaux. En fait, cet appareil peut être facilement conçu, par n'importe quel spécialiste des équipements thérapeutiques, sous une forme et dans une taille correspondant à la nature de l'utilisation recherchée et du budget disponible. L'appareil thérapeutique selon l'invention produit de minces Jets liquides puissants destinés à bombarder directement les points de la peau d'un patient qui sont connus pour présenter des-effets de stimulation. Comme le Jet liquide entraine de l'air en passant dans l'air et subit une pulérisation, le bombardement direct de la peau par de fines particules liquides provoque une stimulation spéciale des points 11vitaux", à mi-chemin entre la stimulation obtenue par "l'acupuncture" classique et celle obtenue par pression des doigts classique. Comme le Jet de liquide est produit par jaillissement, ce jet peut être facilement interrompu dans le but de renforcer l'effet du bombardement de la peau. L'incorporation d'une substance médicinale dans le Jet de liquide permet d'obtenir la combinaison voulue de l'effet de bombardement et de l'effet médicinal.Comme la substance médicinale est proJetée sur la peau aec le liquide, cette substance peut pénétrer plus facilement dans la peau. En faisant pénétrer du germanium dans la peau, son effet médicinal dure plus longtemps. Ce procédé de dépôt du germanium évite la nécessité de laisser du germanium solide déposé sur la peau pendant un temps très long. L'invention offrant ainsi la possibilité d'utiliser un nouvel appareil thérapeutique à jets de liquide, aJoute un moyen moderne de traitement à la série des moyens classiques tels que l'acupuncture et la moxacautérisation. La concentration des différents effets du bombardement intermittent de la peau, de la stimulation thermique, et de la pénétration d'une substance médicinale, que l'invention permet d'obtenir est extrêmement importante des points de ue technique et médical. REVENDICATI05-S 10) Appareil thérapeutique pour le bombardement direct d'un ou plusieurs points de la peau reconnus pour manifester un effet de stimulation, par un jet de liquide mince et puissant pendant des périodes variant entre plusieurs secondes et quelques dizaines de minutes, appareil thérapeutique caractérisé en ce qu'il comprend au moins une buse d'éjection (3) dirigée vers un point Q de la peau, un dispositif (5) pour régler la vitesse à laquelle le jet de liquide jaillit, et un dispositif (2) pour délivrer de manière intermittente le liquide comprimé à la buse d'éjection. 20) Appareil thérapeutique selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif (2) pour délivrer de manière intermittente le liquide sous pression est une pompe alternative. 30) Appareil thérapeutique selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif pour délivrer de manière intermittente le liquide sous pression, est une soupape de commutation automatique comportant des moyens d'application de pression. 40)..Appareil thérapeutique selon la revendication 1, caractérisé en ce que le jet (1) de liquide contient une substance capable de pénétrer dans la peau, cette substance étant bénéfice pour la santé et/ou pour apporter un remède à une maladie. 50) Appareil thérapeutique selon la revendication 4, caractérisé en ce que la substance médicinale est un composé de geranium soluble dans l'eau. 60) Appareil thérapeutique selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif pour délivrer de manière intermittente le liquide souspression, est muni de moyens de commutation (6) entre les liquides chauds et froids. 70) Appareil thérapeutique selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que les moyens de commutation (6) entre les liquides chauds et froids, sont reliés au dispositif pour délivrer de manière intermittente le liquide sous pression, par l'intermédiaire de la soupape de commutation automatique comportant des moyens de réglage des intervalles de commutation. 80) Appareil thérapeutique selon la revendication 1, pour bombarder directement un ou plusieurs points de la peau par au moins un jet de liquide mince et puissant, pendant des périodes variant entre plusieurs secondes et quelques dizaines de minutes, appareil thérapeutique caractérisé en ce qu'il comprend au moins une buse d'éjection (3) dirigée vers ce point de la peau, un dispositif (5) pour régler la vitesse à laquelle le jet de liquide jaillit, un dispositif (17) pour délivrer ce liquide contenant une solution aqueuse de germanium, un dispositif (i9, 20) pour récupérer et filtrer ce liquide utilisé pour le bombardement, et un dispositif (21) pour ramener le liquide filtré au dispositif d'alimentation (4).