FR 2536274 A1 19840525 FR 8219642 A 19821124 Douche buccale à pression et à température réglables et distributrice de dentifrices ou produits médicamenteux Depuis quelques années, sont apparus des dispositifs qui projettent un faible jet d'eau, actionnés par un moteur élec trique et une pompe. Pour des raisons de sécurité le fabricant recommande bien de ne projeter que de l'eau à l'exception de tout autre produit tels que des sels par exemple. Ces appareils (dimportation le plus souvent) sont couteux et fragiles 9 en quelques mois la pompe se détériore par le dépot calcaire l'invention consiste à produire un dispositif très robuste et pratiquement inusable car il utilise la pression du robinet de l'eau de la ville. On peut régler comme l'on veut la puis- sance du jet et la température de l'eau. Sa conception très simple et sa robustesse vont-être décrites par les textes et dessins qui sont donnés a titre des- criptifs et non limitatifs dans leurs formes 9 détails et dessins qui vont suivre L'appareil est représenté sur la planche unique par la Fig.1 il est constitué d'un tube rigide dont la partie avant projectrice (2) à été coudée de telle façon que tenue dans la main par une sorte de poignée le jet peut attreindre n'importe qu'elle partie de la bouche9 dans les interstices dentaires sous les prothèses fixées sur piliers ( bridges ) etc et certaines prothèses orthodontiques que portent souvent les enfants9fixées elles aussi sur des dents et qui sont autant de réceptacles ali- mentaires engendrant caries inflammation des tissus, gonflement des gencives, saignements et toujours mauvaise haleine, L'embout (2) est vissé sur@corps du tube rigide et reçoit une pièce en forme d'étoile à profil tronconique (6) et (6') laquelle guidera le jet, A la sortie de la poignée de préhension9 le tube rigide est relié à un tube souple grâce à un rétreint du tube (3) main tenu par un collier de serrage.Ce tube souple se termine par un réservoir souple (4) en forme de poire faisant corps avec lui comme le montre la Figes 9 ce réservoir possède à son sommet un trou (4) qui servira à se brancher sur un robinet possédant Un mélangeur, Si le branchement ne comporte pas de mélangeur on pourrait y adjoindre une pièce en forme de Y. Dans le réservoir mélangeur (4) on placera une cartouche(5) constituée comme un entonnoir dont la partie cylindrique la plus faible s'encastrera dans la base du réservoir mélangeur et la partie- supérieure de cet entonnoir percée d'une malti- tude de petits trous pourra recevoir un dentifrice de préfé- rence solide, l'eau arrivant dessus produira à la sortie une eau savonneuse ou additionnée de dentifrice. On pourraitégalement placer dans cet entonnoir une ou deux sphères (7) percées comme l'entonnoir 65) et contenant un dentifrice ou placer dans ces petites sphères certains médicaments désin- fectants ou du fluor par exemple etc. Beaucoup de gens apprécient maintenant dans les cures thermales, les douches au jet, c'est un moyen radical pour activer la circulation et éprouver un mieux être. Les Praticiens dentistes, prescrivent aussi un brossage intensif des dents et des gencives pour les mêmes raisons. ON pourrait également utiliser ce dispositif en génycologie en remplaçaift l'embout (2) par un autre approprié à SE fonction. - REVENDICATIONS 1 - Douche buccale à pression et à température réglables distribuant du dentifrice ou des produits médicamenteux caractérisée par a) un tube rigide dont la partie avant a été coudée et se termine par un embout (2) vissé sur le tube rigide, et muni dlune pièce en forme dlitoile à profil tronconique (6) et (61) b) un tube souple relié au tube rigide grâce à un rétreint (3) maintenu par un collier de serrage. c) ce tube souple se termine par un réservoir souple'(4) en forme de poire ayant un trou au sommet (4') pouvant se brancher sur un robinet mélangeur. d) une cartouche(5) en forme d'entonnoir dont la partie cylindrique la plus faible s'encastre dans la base du réservoir mélangeur. 2-- Douche selon la rev. 1 caractérisée en ce que la cartouche (5) peut être remplacée par 1 ou 2 sphères (7) percées comme l'entonnenoir. 3 - Utilisation de la douche buccale selon les revendications 1 et 2 caractérisée par la seule utilisation de la pression de l'eau de ville à l'exception de toute énergie électrique ou mécanique. 4 - Utilisation de la douche selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée par la projection dun médicament sous pression sels de fluor par exemple ou tout autre médicament en instillation. 5 - Utilisation de la douche selon l'ensemble des revendications précédentes en gynécologie en plaçant un embout vissé approprié.