FR 2536272 A1 19840525 FR 8219643 A 19821124 Pérfectionnements apportés aux dispositifs de prise d'occlusion,d'articulation(c'est-à-dire la façon d'ouvrir, fermer la bouche et de pouvoir mastiquer les aliments sans aucune gêne.) @L'opération consistant à effectuer ces manipulations et à les reproduire sur articulateur reste encore aujourd'hui très complexes et peu fiables@soit qu'elles soient enregistrées dans la ca vité buccale soit extra buccale. Il n'existe aucun système valable pouvant enregistrer ces mouvements mandibulaires ( machoire inférieure seule mobile) et qu'ensuite un articulateur puisse les restituer dUune façon précise. L'invention suivante, se propose de palier à ces inconvénients à l'aide des descriptions et des dessins qui vont suivremet qui sont donnés à titre descriptif et non limitatif permettant de mieux suivre et comprendre les "astuces" qui sont en somme une copie des mouvements de la mandibule grace à l'enregistrement et à la restitution de ces mouvements à la manière d'une machine à copier ( tour. fraiseuse ). Pour la bonne compréhention de Mesdames ou Messieurs les examinateurs s et pour ne pas alourdir les commentaires on décrira som- mairement l'articulateur, qui permet d'appliquer les astuces de l'invention, car il est le seul à fonctionner comme les machoires humaine, c'est-à-dire que la machoire du haut étant fixe, la mandibule du bas est mobile > alors que tous les autres systèmes c'est l'inverse, on fait bouger le haut alors que le bas est fixe il s'ensuit les imprécisions décrites plus haut. Cet articulateur se compose donc PL.I - d'une ambase 1 percée de deux trous 2 et 2' laquelle embase peut coulisser sur deux Liges cylindriques 9 et 3' lesquelles sont solidaires d'un montant 4 et est percée à son sommet 5 perpendiculairement au montant 4 dans lequel se situe un axe 6 qui supporte une pièce 7 et 7' supportant deux petites cuvettes fixes 8 et 8' et qui reçoi vent à leur tour deux petites cuvettes amovibles 9 et 91 PL II- fg. I aux extrémités de l'axe 6 se trouvent deux cages 10 et 10' contenant trois ressorts placés à 120 11 et 11' PL.I et PL.II -go2 on pourrait placer dans ces cages un ressort en forme de spirale I2 PL.II fg.2 sans pour cela sortir du cadre de l'inven- tion ( ceci est une partie des astuces annoncés plus haut) Toujours sur le montant 4 et en dessous de l'axe 6,se trouve un axe 13 et 13' lequel est solidaire d'une pièce 14 - sur cet ensemble 13 et 14 et à leurs extrémités sont placées deux pièces cylindriques 15 et 15' Pl.I et PL.II fg.l qui peuvent coulisser sur l'axe 13 et 13' ces pièces 15 et 15' sont percées et taraudées à l'avant et reçoivent respectivement des stylets 16 et 16' qui sont bloqués par une vis 17 et17' PL.I fg@l et PL.II fg.l Sur les récipients 8 et 8s on place les cuvettes 9 et 9Ê PSoII fg.l qui recevront une matière molle auto durcissable.La base de l'ensemble 13 et 14 est solidaire d'une équerre 18 laquelle reçoit un porte modèle 19 qui recevra l'empreinte du Patient (mandibulaire ) ce modèle sera fixé par une vis 19 9 plus avant est fixé un cylindre 20 , percé dans le sens vertical et dans lequel cou- lissera un stylet 16 réglable en hauteur et maintenu en place par une vis 22 . Sur l'embase 1 PL. I fg l se trouve une petite cuvette de forme oblongue 23 du coté linguale et rayonnée du coté vestibulaire munie à sa base d'un téton cylindrique 24 PL.II fg 3 qui a sa place dans un logement approprié 25,PL II @@ 3 et maintenu par une vis 26 elle est donc amovible on verra plus loin son utilité. PL.I sur le montant 4 est fixée une équerre 27 terminée par un ensemble porte-modèle articulé 28 qui peut être rendu immobile par une clavette 29o On décrit maintenant sommairement les deux maxillaires haut et bas après une prise d'occlusion grace à notre compas 30 PL.II fg5 muni de deux plaquettes qui ont servi à ée@rter les lèvres lers- que le Patient, édenté total, n'avait rien dans la bouche, on a pu prendre la D.V. c'est-à-dire la dimension verticale du Patient qui est très difficile à prendre par les moyens habituels connus La fg@@. PL II représente les deux maxillaires haut et bas avec leur maquette de prise d'occlusion parfaite avec les mouvements imprimés à ces maquettes d'une façon dynamique par la mandibule. On a placé également la cuvette 24 que l'on a introduite sur la maquette mandibulaire et à l'avant de la bouche et à l'aide du stylet 16 fixé sur la maquette supérieure on a enregistré un mouvement capital appelé ".are gothique" en plaçant dans la cuvette 23 de la résine auto-polymérisante ou un matériau similaire, on obtiendra l'enregistrement c'est à dire une piste qui aura été créee par le stylet 16. Ensuite au laboratoire les maquettes qui ont servi à prendre ces relevés sont placés sur l'articulateur déerit plus haut dans les cuvettes amovibles 9 et 9' PL.II fgl on mettra le même matériau que dans la cuvette 23 et à l'aide de l'équerre 18 Pi. 1 et de la poignée de l'équerre 32 on tracera dans les dites cuvettes des pistes représentant le traJet que font dans la bouche les condyles représentés par les stylets I6 et 16' dans les cavités glénoTdes représentées par les cuvettes amovibles 9 et 9' l'axe I3 peut avoir un recule, mouvement de rétrusion et de protusion en avant trace à la pièce I4 qui a à son arrière une encoche 33 PL. II fg 4 dans laquelle s'encastre un doigt 34. contenant un ressort qui fait que l'axe 13 support des condyles 16 et 16' est toujours en contact souple et soutenu par les muscles suspenseurs ptérygoldiens 32 PL I à la manière de notre mandibule humaine. L'auteur s'excuse auprès de l'@xaminateur de toutes ces précisions techniques, dloù découlent les astuces qui justifient cette demande de brevet. REVENDICATIONS Perfectionnements apportés aux dispositifs de prise d!occlusion, dtarticulation (c'est=à- dire la façon d'ouvrir,fermer la bouche et pouvoir mastiquer les aliments sans aucune gêne ). I.- La présente invention se rapporte à des modifications et adaptations à un type d'articulateur ,utilisé en art dentaire de façon à ce que les mouvements mandibulaires fonctionnent exaete- ment comme ceux du Patient cBest-àwdire que la mandibule ne doit pas être tributaire d'un articulateur de façons rigides et fixes mais rattachée au squelette par des moyens souples, que l'on puisse enregitrer ces mouvements dans la bouche et que ces mou- vements puissent être restitués à la demande. La hauteur intermaxillaire est- déterminée en bouche à l'aide d'un compas spécial qui permet en soulevant et écartant les lèvres de visualiser cette hauteur appelée dimension verticale. 2.- Modifications et adaptations à un type d'articulateur utilisé en art dentaire de façon à ce que les mouvements que fait la mandibule caractérisés en ce qu'ils comportent un axe fixe supportant à ses extrémités chacun une boite contenant un sys tème élastique et également des supports fixes contenant des cuvettes mobiles-dans lesquelles seront inscrites des pistes ou parcours condyliens. 3.- Modifications et adaptations selon la revendication 1 et 2 caractérisées par l'enregistrement dans une pâte auto-durcissable située dans les cuvettes mobiles par des stylets placés sous l'axe fixé sur un axe mobile et solidaire du système élastique décrit dans la revendication 2. 4. -Modifications et adaptations selon les revendications 1-2-3 caractérisées par l'enregistrement dû aux stylets représentant les condyles dans les cavités glénoïdes représentées par des cuvettes fixes contenant des cuvettes mobiles. 5.- Modifications et adaptations selon les revendications 1-2-3 et 4, caractérisées par un axe mobile supportant les condyles et qui peut suivant les mouvements que fait la mandibule avancer (protusion) ou reculer (rétrusion) grace à un doigt contenant un ressort étant toujours en contact avec l'axe charnière. 6.- Modifications et adaptations 1-2-3è4-5- caractérisées par une lame de ressort supportant l'équerre mandibulaire et jouant le role des muscles "ptérigoïdiens" ou muscles suspenseurs qui évite au Patient d'avoir la bouche ouverte 7o Modifications et adaptations des revendications précédentes caractérisées par une équerre mobile qui supporte des modèles de la bouche haut et bas sur lesquelles on construit des maquettes à boudin et avec lesquelles on va enregistrer les mouvements-que fait la mandibule et ceci dans la bouche du Patient et grace à une petite cuvette de forme appropriée à l'arcade inférieure dans laquelle sera placée une pâie auto-durcissable et sur la maquette supérieure on placera un petit stylet en face de cette cuvette, de ee fait on obtiendra le parcours de "l'arc gothique " c'est-à-dire un mouvement capital aux dires des Grands Spéciali- stes Mondiaux de l'articulation balancée@