FR 2533823 A1 19840406 FR 8216584 A 19821004 Certains traitement médicaux ,portant notamment sur la circulation sanguine, consistent à allonger le patient sur un sommier qui est aména g; pour autre animé d'un mouvement de bascule assez lent, de sorte que alternativement la te te du patient se trouve placée à un niveau infé rieur à celui des pieds ou b un niveau supérieur. Dans les dispositifs habituels l'oscillation est obtenue par des organes mécaliques, roues,engrenages,poulies,etc. entrainés par un moteur et le tout supporté par un un bati rigide reposant sur- le sol. Cet ensemble , sommier,mécanisme,moteur et bati, est assez lourd et encom brans, et devient gènant lorsque l'on n'en a plus l'usage. L'objet de laprésente invention est de réaliser un sommier qui se caractérise d'une part par le fait qu'il n'utilise pas d'entrainement à moteur pour ses mouvements d'oscillation mais de simples changement de position du centre de gravité du malade, et se caractérise d'autre part par le fait que ses éléments constitutifs peuvent être facilement désassemblès ou repliés et rabattus les uns sur les autres à la façon des meubles de plage ou de camping.Son encombrement apres usage n'est donc plus un problème pour l'usager, d'autant que la suppression du moteur et du mécanisme permet d'alleger considérablement l'ensemble. Sans moteur,l'oscillation est obtenue à partir de la remarque suivante: Lorsque le malade repose repose sur un sommier horizontalement, la position de son centre de gravité se déplace le long de son corps suivant qu'il place ses bras le long des oreilles fig. 2 - ou le long des jambes - fig. 3 - . De sorte que si le sommier est construit pour osciller autour d'un axe horizontal et transversal, -repère I sur les fig. I, 2 , 3 , -le poids du corps appliqué au centre de gravité va entrainér le sommier en rotation dans un sens ou dans l'autre selon que le centre de gravité G se trouvera d'un coté ou de l'autre de l'axe de rotation du sommier. Dans la fig. I ,le patient est positionné de telle façon que les bras étant levés ,son centre de gravité ainsi déterminé se trouve dans le même plan vertical que l'axe de rotation du sommier. Celuibci est donc en position d'équilibre et cet équilibre est stable si G est à un niveau inférieur à celui de l'axe I 2 et il est instable si G est à un niveau supérieur à celui de l'axe I.Dans le cas d'équilibre stable, le corps pivotant tend à revenir à sa position d'équilibre lorsqu'on l'en écarte. Ce sera la disposition choisie pour le cas présent. Les mouvements du sommier sont donc obtenus sans aucun mécanisme .a'en- trainement à moteur mais uniquement par self-déplacement du centre de gravité du patient par rapport au sommier et don@ b son axe de rotation réel ou virtuel. C'est la première caractéristique de l'invention. L'expression axe de rotation"virtuel" peut être employée car,en effet, si le sommier est placé sur un berceau composé de 2 demi- cercles serti caux et entretoisés l'un à l'autre parallèlement, et reposant sur le sol par leur partie circulaire, l'axe de la rotation des berceaux passe par la centre géomètrique des: cercles ou arcs de cercles en contact avec le sol, mais cet axe- n'a pas besoin d'être matérialisé. Par contre le modèle de berceau oscillant représenté sur la fig. 12 est muni d'un axe de rotation bien réel, relié au piétement repliable, qui supporte le sommier. Sur cette figure, le sommier n'est pas représenté, mais seulement le passage des boulons qui pourraient le fixer aux Vlé- ments oscillants intermédiares entre le piètement et le sommier. La seconde caractéristique de l'invention consiste à réaliser un ensemble sommier/berceau oscillant, qui soit facilement démontable, en éléments plats, ou même repliables comme certains lits ou fauteuils de camping ou de plage, de façon à pouvoir être manipulés ou rangés sans difficultés Une première réalisation de cette caractéristique est décrite ciaprés. Voir figures 4,5,6,7. Selon cette réalisation, le berceau es composé de -2 éléments plats,ver ticaux, reliés d'une façon démontable au sommier. Chacun de ces éléments plats ( ou demi-berceau ) ,repères 8 et 9 sur les fig. 5,6 et 7 , et repères (10) et (I1) sur les fig. 8,9,10,et11, est en contact avec le sol par une surface de forme circulaire de façon à obtenir le bascule ment cherché. Le centre géométrique du cercle ainsi défini est un point de l'axe horizontal autour duquel tourne l'ensemble berceau/sommier. Dans cette première réalisation, cet axe n'est pas matérialisé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Mais il se trouvera à une hauteur supérieure à celle du centre de gravité du patient allongé sur le sommier,0.15 m environ,tandis que le rayon de la partie circulaire est d'environ 0.55m Des évidements tels que 6 peuvent autre aménagés dans les sommiers. Pour des raisons d'agrément à l'usage, la courbure du berceau,au point de contact avec le sol,peut ne pas avoir un rayon de courbure constant Selon la réalisation proposée, chaque d-mi-berceau est réalisé en contrez plaqué de 2 cm d'epaisseur environ, et est fixé d'une façon démontable au sommier par des crochets dont la partie rectiligne est filetée et passe au travers du contreplaqué , par des trous spécialement aménagés, (12). Le serrage créé Jar ces crochets ( 13), est obtenu par des écrous (I4) à six pans, ou de préférence des écrouis à oreilles (I5). La rotation du berceau doit être limitée à une certaine valeur sur la fig. 5 et cette limitaion peut se aire par tout moyen approprié. @elon les fig.5 et 6, la partie circulaire du berceau s'arréte à partir d'un certain angle, et le berceau se prolonge par une partie plate qui le cas échéant, venant en contact avec le sol, empèche toute rotation supérieure. Selon la fig. 9, la rotation du berceau est limitée par un organe spécial formant butée ( I6) Dans d'autres cas les organes de fin de rotation peuvent être fixés sur le sommier. Sans rien changer au principe de cette réalisation, les demi-berce@ux peuvent être réalisés en éléments tubulaires, comportant également des oragnes de fixation avec le sommier. Voir fig. I3 & 14 En ce qui concerne le sommier, on trouve dans le commerce de nombreux modéles de lits pliants, comportant 3 ou 4 piètements repliables, et dont le cadre du sommier proprement dit se déplie et replie Sui-même en plusieurs éléments articulés les uns avec les autres. La figure 4 représente l'une des réalisations possibles. Le sommier se compsant de 2 parties (I7) et (I8) dont le cadre est articulé sur une chape centrale (19), laquelle maintient également le piètement central tandis que les 2 piètement d'eitrémités 21 et 22, peuvent se rabattre sous le.. sommier au moyen de leurs articulations propres (23). Le cadre du sommier et ses piètements sont en tubes métalliques te rigidité appropriée, et le piètement central (20) est utilisé comme contreven tement pour maintenir l'équerrage et le parallèlisme de l'ensemble sommier /demi-berceaux On remarque que dans la réalisation indiquée, les piètements (21) et (22) n'interviennent pas dans les mouvements du berceau, mais on peut allège ces berceaux en réduisant leur surface et en faisant inteitenir les piétements d'extrèmité (21) et (22) qui par leur contact avec le @ sol peuvent servir à limiter l'amplitude des rotations du berceaux Donc, selon cette première réalisation, on utilise 3 éléments principaux pour l'ensemble sommier/berceau oscillant, b savoir un sommier pliant dont le cadre et les piètements se replient les uns sur ou sous les autres,et 2 desi-berceaux, plats, reliès au sommier par des organes démontables facilement, de sorte que aprés désassemblage, l'ensemble puisse être facilement rangé en raison du petit volume présenté. En variante de cette réalisation dans laquelle les d@mi-berceaux sont constitués de panneau en contreplaqué de 2 cm, entièrement, les fig, 13 et 14 , montrent des demi-berceaux qui sont fabriqués b partir d'éléments tubulaires. Le tube 35 possible la forae du contour du panneau 8 ou 9, tant dans la partie basse que dans les parties verticales, et rient se fixer sur un longeron 36,au moyen des goussets 37 filés aux extremités par des boulons appropriés. Le point d'appui du contreventenent 20 sur chaque demi-berceau 35+36 est obtenu par l'entretoise 39 , en tube carré de 20 ,par exemple, maintenue sur le tube 35 ( d'un diamètre de 25 mm par exemple)par ur. gousset 38, et sur le longeron 36 par un gousset de même nature. Les goussets étants fixés par tout moyen habituel, Vis ,rivets ,boulons. La jonction entre le contreventement 20 et l'entretoise 39,est @tenue dans le cas présent par un crochet à tige filetée 13 et écrou 14 de même nature que les précédentes jonctions. La figure 14 , est une vue latérale d'un tel berceau sur laquelle le sommier filé apparaît uniquement par ses éléments repèrés 20,17 et 18 identiques à ceux de la figure 4. Le longeron 36, qui dans le cas defigure,est prévu en bois d'environ 2 cm d'épaisseur, peut Qtre réalisé en tube métallique également. La figure I3 est une demi-coupe transversale de cette réalisation. Une autre réalisation possible sera celle d'un modèle dont les éléments sommier et demi-berceaux restent pour la plup--rt solidaires mais reliés par des articulations qui permettent à tous les éléments constitutifs de se replier les uns sur, ou saas, les autres. Les fig. 8,9,10,11 donnent un exemple de matérialisation,simple, de ce second modèle de réalisation. Le sommier est composée,par exemple de 3 parties, l'une centrale 24 ;et 2 d'extrèmités, 25 et 26. Les parties d'extrèmités sont aménagées pour pouvoir 8tre replièes sur la partie centrale 24. En outre ,cette partie centrale est liSe d un piètement 27 @,servant de cortreven tement comme dans le cas précédent,qui est doté de la possibilité de pivoter autour d'un axe horizontal, transversal au sommier,( ou même de toute autre façon) de façon à pouvoir,lui aussi,se replier,par exemple sous le sommier, comme indiqué sur la fig. 11 et 10. A cet effet, dans la réalisation indiquée, les pièces 24 et 27 du sommier sont liées à un longeron en bois-par exemple- repéré 28 sur les figures 8;9,10,11. Ce longeron transmet les charges du sommier à 2 demi-berceaux , de forme circulaire pour permettre l'oscillation,en contact avec le sol, mais ces demi- berceaux 10 et Il , - sont reliés au longeron 28 par des charni ères 29 , qui permettent à ces demi-berceaux de se repliér ,eux aussi sous ( eu sur, selon mode d'attache) le sommier.Entre le contreventement 27 et les demi-berceaux , il est créé une liaison démontable telle queles crochets à tige fileté 13 du modèle précèdent. Dans le cas de figure, la limitation de l'amplitude de la rotation est obtenue au moyen d'un organe tel que 16 (sur la fig. 9), tout autre disposition pouvant etre utilisée,formant butée d'oscillation. La fig. 9 reprdsente une coupe longitudinale de l'ensemble en état de marche, contreventement baissé et bloqué, sommier déployé. La fig 10 représente le même ensemble ,en coupe, après que les extrémités 25 et 26 du sommier aient été rabattues sur la partie centrale 24, et que le piètement- ou contreventement- 27 ait été relevé sous le sommier; le berceau demi-circulaire II n'ayant pas été manipulé. Ces berceaux 10 & Il, peuvent être également én. contrèplaqué de 2 cm. La figure 10 représente une coupe transversale de l'ensemble sommier/ berceaux dont @ous les éléments ont été repliés sur ou sous la partie centrale du sommier. Pour plus de cLarté des dessins, les organes de fixation ou de liaison des différents éléments entre eux n'ont pas été représentés,sur cette figure. Selon cette deuxième réalisation également, l'axe de rotation du berceau n'a pas été matérialisé.Repère 1 sur les fig. 8,9,10,11. Une variante de cette deuxième manière de réalisation est représentée sur la figure 15. Salon cette variante, les demi-berceaux 10 & lI ini tialement réalisés en contreplaqué de 2 cm environ d'épaisseur, sont remplacés par une forme circulaire,ou sensiblement circulaire, exécutée en tube métallique, d'un diamètre de 25 mm par exmple,(41)qui est reliée au longeron 28 par sas extrémités, au moyen de charnières 42,permettant à la forme tubulaire de pivoter en se rabattant sous le sommier 24. En outre, ces demi-berceaux pivotants doivent ,pour la rigidité de l'ensemble, prendre appui sur le contreventement 27, lié F1 sommier par tout moyen approprié, ( ici par un gousset 43 rivé sur le sommier 24 et sur le longeron 28), tout en conservant la possibilité de se rabattre sous le sommier 24, comme dans le cas exprimé fig.11; le contreventement 27 comportera donc également une articulation 44,comme bans la réalisation décrite précédemment fig. 8,9,10 & 11. Dans cette réalisation ,on indique que la butée de fin de rotation est obtenue au moyen de pittements repliables,un de chaque coté des berceaux, tels que 48 .Cette disposition de mitée peut être utilisée dans toutes les réalisations. - Quand le contreventement est dans une position"d'usage", il prend appui sur les demi-berceaux par l'intermédiaire d'une entretoise 45, qui est liée au demi-berceau correspondant d'une part par un gousset fixe, 46 fixé sur le tube 41, et d'autre part par une charnière 47, rivée ou vissée sur le longeron 26, permettant le pivotement de l'ensemble demiberceau/entretoise autour d'un axe horizontal et son rabattene nu sons (ou aur, selon les dispositions adoptées) le sommier 24. Pendant la nise en service , le contreventement 27 et l'entretoise 45 sont bloquées l'une contre l'autre par un organe de serrage ,démontable, approprié, et les crochets à tige filetée tels que 13 précédemment décrits (fig.7 par exemple), conviennent parfaitement. Aprés usage, l'organe 13 est désserré, le contreventement 27 rabattu sous le sommier 28, ce qui permet aux demi-berceaux d'être également repliés sous ce sommier 24, et les parties extrèmes de ce sommier, 25 et 26 fig. 9, sont rabattues sur la partie centrale 24, ainsi que l'indique la figure 10 & II; les deux piitement extremes du sommier, tels que 46 sont également repliés, et l'ensemble des éléments sont disposés comme l'indique schématiquement la fig. 10 Les formes données aux berceaux et sommiers dans les figures mention nées ci-dessus et ci-aprds ne sont pas limitatives, non plus que les dispositions indiquées comme butées de fin de rotation du sommier. Ces éléments constitutifs d'un ensemble sommier/berceau basculant dont les réalisations sont présentement définies peuvent être associés séparéments les uns des autres avec leur caractère propre afin de s'adapter le mieux possible aux impératifs de prix de revient, fiabilité et autres contraintes e Dans toutes les réalisations décrites précédemment, les berceaux roulent en quelque sorte sur le sol,en entrainant le sommier, mais l'axe de rotation n'est pas matérialisé. Sur la figure 12 est indiquée une autre réalisation selon laquelle l'axe de rotation ,au contraire, est matérialisé. Selon cette réalisation, le sommier, repliable également , est sépara- ble du berceau, leur liaison temporaire étant réalisée par tout moyen approprié. Dans cette figure, le sommier n'a pas été représenté, car il est du tjpe repliable comme les précédents, mais le contreventement fourni par le piétement central 20 ou 2T, n'est plus utile ici,étant donné que ce travail de contreventement est assuré ,dans le cas présent par les piètements d'un tréteau tel que 30.Ce tréteau est fait de 2 pieds tubulaires en forme de U , par exemple, et les pieds en sont repliables l'un sur l'autre par les articulations 31, placées aux extrèmités des branches; l'écartement des pieds est maintenu fermement par des tirants appropriés, 32 .La partie supérieure du tréteau supporte d'une façon robuste deux fortes tiges cylindriques 33, alignées sur un mZme axe horizontal, qui 'est autre que l'axe de rotation du sommier. ( 1 ) Le sommier est relié à chaque tige 33 par une piece' de liaison 34, qui comporte par exemple un longeron 343 qui recevra les boulons de fixa- tion qui le relie au sommier, et une piece de liaison 34A en forme de bretelle par emmple, qui relie ce longeron 34 @... à la tige 33 formant axe de rotation pour le berceau ( et le sommier qui y est fixé) . R E V E N D I C A T I O N S I. ensemble médical composé d'un sommier et de son berceau basculant dont l'eatrainement est obtenu par des mouvements du malade lui-meme, sans moteur, et caractérisé en ce que l'ensemble est composé d'éléments sensiblement plats ,pouvant s'assembler ou se szparer, ou se replier les uns contre les autres de façon à permettre,aprés usage, un rangement ou un transport facile. 2. Ensemble médical sommier/berceau asculant,selon la revendication I ,caractérisé en ce que le sommier est composé de plusieurs parties planes, repliables,(17),(18),(21),(22),fig.4et que le berceau qui le suppor te se compose de 2 parties symétriques(8),(9),liées d'une façon démonta, ble,par des organes appropriés tels qne 13,aux parties latérales du sommier déplié pour l'usage.Chaque demi-berceau est réalisé em matière pleine,telle que contreplaqué, ajouré (6) ou non, et comporte une partie arrondie au contact avec le sol pour permettre le basculement.Le centre de rotation de la courbure assurant le basculement est toujours situé à un niveau supérieur à celui du centre de gravité du malade allongé sur le sommier.Ltangle de rotation du berceau est limité soit par une forme droite prolongeant la forme arrondie du berceau, soit par des organes particuliers, liés soit au berceau tels que (16)fig.9,soit au sommier tels que (45) fig;15. Pour maintenir leur bon équerrage par rapport au sommier, chaque demiberceau prend appui sur un contreventement lié au sommier tel que 20 fig. 4, G, 7 > 13,14 et y sont fixés par des organes démontables tels que 13 fig. 7 3.Ensemble médical sommier/berceau basculant, selon les revendications I et 2, caractérisé en ce que chaque demi-berceau,fig.13 et 14, est constitué de 3 éléments principaux,(35)(36)(39)pouvant être en tubes métalliques, reliés entre eux par tout moyen approprié,notamment des goussets et des boulons.L'élément (35) ici représenté comporte la partie droite ,prolongeant la partie courbe en contact avec le sol, nécéssaire pour limiter l'angle de rotation.Une solution telle que l'organe 48, fixé sur le sommier ,pourrait être également retenue. L'élément 39 lié à (35) et (36) est une entretoise qui sert de point d'appui du berceau sur le contreventement (ZO) du sommier, auquel elle est liée par un organe démontable , tel que (13) En desserrant tous les organes (13), le berceau est séparé du sommier qui peut ainsi être replié parfaitement. 4.Ensemble médical sommier/berceau basculant,selon la revendication 1, caractérisé en ce que le sommier pliant et le berceau sont composés de parties sensiblement planes f articulées et liées les unes aux autres pour pouvoir être repliées les unes contre les autres avec facilité. Les demi-berceaux ont une forme arrondie en contact avec le sol , pour permettre le basculement, mais restent liés aux cotés du semmier par des organes permettant leur repliement sous le dit sommier. Les organes de liaison entre le sommier et les 2 demi-berceaux basculant sont donc des charnières telles que (29) sur les fig. 9,10,11,qui repré- sentent un tel ensemble dans le cas ou les demi-berceaux sont réalisés en matière pleine telle que du contreplaqué. Le contreventement central du sommier qui doit être lié d'une façon démontable aux 2 demi-berceaux doit être lui aussi articulé pour po@voir autre relevé sous le sommier: (27) fig. 8,9,10,11. Des organes tels que 13 le lient aux demi-berceaux. 5. Ensemble médical sommier/berceau basculant, selon la revendication I et X, caractérisé en ce que les demi-berceaux repliables sous le sommier, (ou sur le sommier selon les dispositions aménagées)sont consti. tués d'éléments tubulaires tels que (41),(45),@(28)sur la fig.15, assem blés entre eux par des goussets fixes (38) ou formant charnières (42) et (47) pour permettre le repliement de chaque demi-berceau.Ce repliement est rendu possible après que le contreventement pivotant (27) ait été désolidarisé de l'entretoise (45) ,par démontage de l'organe de liaison ,(13) fig.15, puis rabattu sous le sommier fig.II Ensemble médical sommier/berceau basculant, selon la revendication I, caractérisé en ce que le berceau est composé d'une part d'un tréteau (30)pliable,sans traverse supérieure, et supportant dans sa partie supé- rieure 2 axes (33), solides sur lesquels viennent s'articuler les organe hes de liaison (33 A),(34 3)du tréteau avec le sommier. La limitation de l'angle de rotation au sommier est obtenue par des organes particuliers fixés au sommier,(21),(22) fig.4 et (48) fig.15. Le sommier lui-même est articulé pour être repliable.