FR 2504387 A1 19821029 FR 8108625 A 19810428 La présente invention concerne les accessoires du domaine orthopédique permettant le soutien et la contention dans le traitement des traumatisés et des opérés de l'épaule, de la ceinture scapulaire et du membre supérieur. Classiquement, le soutien et la contention dans ce domaine se font par divers types de bandages qui se heurtent à des difficultés majeures : 1/ Difficultés de réalisation du bandage lui même, dont la soli dité ne peut excéder quelques jours. 2/ Difficultés de maintien du bandage entraînant une répétition de celui-ci. 3/ Les bandages sont#souvent d'usage unique, ce qui augmente leu prix de revient. 4/ Le confort du malade n'est pas respecté (impossibilité de réaliser une toilette convenable ou des soins locaux sans défaire ou détruire le bandage). 5/ Certains systèmes adhésifs engendrent des réactions d'intolé rance cutanée. 6/ Le coude qui n'est souvent pas concerné par le traumatisme ou l'intervention, est bloqué par le bandage, et se trouve être le siège de douleurs rapportées et d'ankylose, parfois into lérables. Le gilet orthopédique de soutien et de contention, selon l'inven tion (voir planche 1/3 gilet fermé vu dans l'espace), permet d'éviter ces inconvénients. Il s'enfile comme un gilet ordinaire par une fente (1) qui laisse passer l'avant-bras. La zone intéressée (épaule, clavicule, omoplate) est enveloppée, et le gilet se referme au niveau de la région axillaire opposée grâce à un système réglable (fermeture 2), ce qui permet une contention et une immobilisation plus ou moins ferme. L'avant-bras peut 8trie à volonté amené dans un reposoir amovible, situé à l'avant du gilet. Une fente (5) située à la base du reposoir permet à celui-ci de ~glisser d'un côté ou de l'autre du gilet. Le gilet devient ainsi réversible et permet une utilisation gauche ou droite par simple retour nement. Le reposoir (3) possède son propre système de fermeture (4). Il accueille l'avant-bras, le coude étant replié à 900 environ, et perme une contention souple et agréable /figure 2 (Planche 2/3)/. Selon une ibère variante : le gilet orthopédique sera souple et clastique dans toutes les dimensions, respectant les mouvements respiratoires (le reposoir restant inextensible). Les bords du gilet seront souples et atraumatiques. Selon une 2ème variante : la région de l'épaule et du bras pourra être renforcée par un tissu plus ou moins matelassé Selon une 3ème variante : le gilet pourra être en tièrement inextensible Selon une 4ème variante II-Le gilet est caractérisé en ce que les moyens de serrage, de fermeture peuvent être de type lacets, velcro, fermeture éclair, boutons, boutons pressions, adhésifs type COHEBAN, fermetures metalliques, ou tout autre système permettant un serrage du gilet et une fermeture de reposoir Selon une Se me variante III-Le gilet est caractérisé en ce que la matière uti- lisée pour sa réalisation est de nature suivante : souple, rigide, semi-rigide ou élastique dans une ou plusieurs dimensions, en tissage serré ou lâche (type filet). Selon une 6ème variante IV-Le gilet pourra être gonflable par n'importe quel fluide ou par système de dépression Selon une 7ème variante V- Le gilet n'est pas réversible Selon une 8ème variante VI- Les systèmes de fermeture ne seront pas réglable. Selon une 9ème variante VII- Le gilet est caractérisé en ce qu'il comporte des fixations de maintien sur le pantalon ou la ceinture Selon une 10ème variante VIII- La fermeture du gilet ne sera plus lateral- mais postérieure Selon une Items variante IX- Le gilet comportera une deuxième ouverture si- tuée entre le cou et le coude intéressés Selon une 12ème variante X - Le gilet comportera un système de manche externe ou interne au gilet permettant la protection et un certain confort pour la régi c axillaire (Fig. 3 - Planche 3/3). Cette manche comportera un système propre de réversibilité (système de fentes), et de serrage. Le gilet, selon l'invention, permet une contention et une immobi lisation confortables, et peut s'enlever à tout moment pour permettre une toilette, un-pansement éventuel, l'ablation de fils de sutures, c une thérapeutique locale quelconque (massage - rayonnements, ect...) Le dessin annexé est une vue du gilet fermé dans l'espace. Les flèche en pointillées indiquant les trajets possibles du reposoir. Tel qu'il est représenté (planche 1/3, gilet vu dans l'espace), gilet comporte une fente (1) permettant le passage de ltavant-bras ju qu'au coude, un système de fermeture latérale (2) réglable à volonté un reposoir (3) amovible qui accueille l!avant-bras. Ce reposoir (3) sède son propre système de fermeture (4), il est réversible grace à u fente (5) disposée à sa base. Cette fente (5) lui permet de glisser d'un caté ou de l'autre du gilet (passage du côté externe au côté int ne et vice-versa. Ainsi, par simple retournement, le gilet aura une utilisation gauche ou droite à volonté. Pour cela, les systèmes de fe metures (2) et (4) seront disposés de façon symétrique sur les côtés internes et externes du gilet. Le gilet orthopédique, objet de ltinve tion, peut être utilisé dans le domaine médical et para-médical chaqu fois que le soutien, la contention ou l'immobilisation des régions an tomiques suivantes et nécessaire : - Articulation de l'épaule, omoplate, clavicule. - Articulation -acromio-claviculaire, bras, coude, avant-bras, po gnet, thorax. Les indications principales sont les suivantes - Traumatismes aigus avec impotence fonctionnelle, fractures, su te de luxations. - Suites chirurgicales. - Affections médicales aigües ou chroniques invalidantes. REVENDICATIONS I - Gilet de soutien (planche 1/3) des traumatisés et opérés de l'épaule, de la ceinture scapulaire et du membre supérieur présentant une fente (1) permettant le passage de l'avant-bras caractérisé par le fait qu'il comporte un système de serrage (2) latéral réglable et un reposoir(3) de l'avant-bras possédant son propre système de fermeture (4) et une fente (5) de passage recto-verso permettant l'u tilisation gauche ou droite. Le tissu utilisé présente une élasticité dans toutes les dimensions permettant des mouvements respiratoires normaux. Il - Gilet selon la revendication I caractérisé en ce que les moyens de serragedefermeture peuvent être de type lacets, velcro, fermeture éclair, boutons, boutons pros- sions, adhésif type COHEBAN, fermetures métalliques, ou tout autre système permettant un serrage du gilet et une fermeture du reposoir. III - Gilet selon la revendication Il caractérisé on ce que la matière utilisée pour sa réalisation est de nature suivante : souple, rigide, seari-rigid~ ou élastique dans une ou plusieurs dimensions, en tissage serré ou lâche (type filet). IV - Gilet selon la revendication I caractérisé en ce qu'il peut être gonflable par n'importe quel fluide ou par système de dépression. V - Gilet selon la revendication I caractérisé en ce qu'il n'est pas réversible. VI - Gilet selon la revendication I caractérisé en ce que les systèmes de fermeture ne sont pas réglables. VII- Gilet selon la revendication I caractérisé en ce qu'il comporte des fixations de maintien sur le pantalon ou la ceinture. VIII - Gilet selon la revendication I caractérisé en ce que la fermeture du gilet n'est plus latérah mais posté rieure IX - Gilet selon la revendication I caractérisé en ce qu'il comporte une deuxième ouverture située entre le cou et le coude intéresses. X - Gilet selon la revendication I caractérisé en ce qu'il comporte un système de manche externe ou interne au gilet permettant la protection et un certain confort pour la région axillaire (fig. 3 - Planche 3/3). Cette manche comportera un système propre de réversibilité ~système de fentes), et de serrage.