FR 2501859 A1 19820917 FR 8105461 A 19810313 L'appareil présenté a été initialement prévu peur des laberateires industriels de produits chimiques, il est destiné & ver- ser un velume déterm@né d'un liquide dans une série de récipients simultanément.- Mais on pourrait dans bien des cas l'utiliser pe- ur des produits pulvérulents ou granulés. Il est généralement commandé à la main, mais il serait faoile de le mécaniser. Les figures Jointes donnent schématisées des vues d'un exemple de réalisation decl'appareil; la fig.I est une vue de l'ensemble ble ( carrosserie enlevée), la fig.2 une vue en coupe de la pièce intérieure. L'appareil comporte essentiellement ; un réserveir (I) qui centient le liquide q répartir et un rebinet (I2) cemmande la descente de ce liquide (fig.I) Plus bas que le réserveir (I) se treuve un bac (2) à niveau visible et p@uvant etre ouvert par le haut , au quel sont fix- és les doseurs (3) placés au dreit des flacons à garnir (9). Sur le fend de ce bac (2) sent fixés ( mais amovibles ) tous les doseurs (3) qui sent maintenus en place par des celler@t@ tes (I0) qui auront en outre mission d'assurer l'étanchéité locale. Ces doseurs peuvent etre extraits par le haut, les collerettes peuvent etre démentables. Dans l'axe des doseurs peut se déplacer une tringle (6) qui porte vers la partie basse une pièce (4) qui va Jouer le rCle de soupape pour ouvrir ou fermer la sortie vers le bas du liquide contenu dans le deseur(3) et qui y est arrivé du bac (2). A la partie supérieure de la tringle (6)est une partie ri- lette qui permettra de la fixer à un cadre mobile dans le sens vertical (5).- Les déplacements de ce cadre vont donc commander simultanément les ouvertures ou les fermetures de tous les doseurs L'epération se déroule donc comme suit : En agissant sur le robinet, on met en communication le ré- serveir et le bac , la soupape étant fermée le liquide va donc emplir les divers deseursz. - Quand ceux-ci serent pleins, ils déberderent dans le bac (2).-Quand ils seront tous pleins, on ferme le robinet et le liquide en éxcédent dans le bac s'en va par simple gravité dans le bac de récupération (II) plaçé à la partie inféri. eure; ceci terminé les doseurs sent correctement remplis et on peut, en ouvrant les soupapes garnir les flacons Pour faciliter le guidage des tfingles (6) , on a prévu en dessous de chaque soupape (4) une tige supplémentaire (7) qui limitera les déplacements latéraux@- Le diamètre de ces tiges (7) est tel qu'il laisse un passage suffisant entre (7) et le bac terminal (8) pour ne pas freiner trop la descente du liquide. I1 peut arriver que le nombre de flacons à garnir d'une meme taille, avec le meme liquide, ne permette pas d'utiliser complètement l'appareil alers qu'en à à remplir avec le meme liquide des flacens plus petits.-Il est facile de faire les dsux epérations simultanément en remplaçant le nombre voulu de doseurs trop grands, par des doseurs appropriés, le remplissage de la totalité des flacons se fera simultanément. Il peut étre construit des appareils sur le meme principe mais dont la disposition des accessoires peut varier en raison de l'usage prévu,et le nombre de doseurs à utiliser, et l'empla- cament disponible. Tous métériaux convenables peuvent etre utilisés. REVENDICATIONS I'- Doseur pour laboratoires destiné à distribuer simultanémant dans plusieurs récipients, un volume déterminé d'un certain produit généralement liquide mais pouvant etre granuleux ou pulvérulent.- I1 est caractérisé par le fait que les dedeurs individuels sont fixés sous un bac intermédiaire dans lequel se répandra le produit en excès fourni aux doseurs, excédent que l'en récupèrera. 2 - Deseur selon la revendication N I caractérisé par le fait que toutes les soupapes servant à ouvrir ou fermer tous les doseurs partiels, sont commandées en meme temps, soit manuellement soit par une commande mécanique.- Tous les doseurs sont donc garnis simultanément du meme produit et il est possible que tous les doseurs ne reçoivent pas, à la demande, le meme volume.