FR 2470591 A1 19810612 FR 7930418 A 19791207 L'objet de l'invention concerne un dispositif de portique autonome fonctionnel pour soins médicaux et chirurgicaux. Il est plus particulièrement destiné pour le levage ainsi que les déplacements des grands brtlés vers les postes de traitement ainsi que pour les transports en salles d'opérations. Parmi les dispositifs connus, il existe bien des systèmes de levage de brancards, mais il fallait transporter les grands brûlées dans des draps ou autres, ce qui exigeaient des multiples déplacements très douleureux pour le patient. Le dispositif suivant l'invention supprime ces inconvénients et permet d'abord de placer sur le support mobile, le patient, ensuite sans autres transbordements, l'amener vers les postes de traitemetsafin qu'il les subisse sans autre déplacement. Il est constitué par la combinaison d'un chassis mobile à la partie supérieure duquel est monté un vérin pneumatique à double effet actionnant par channes de transmission, le déplacement dans le plan vertical d'un cadre support de lit. Sur les dessins annexés donnés à titre d'exemple non limitatif d'une des formes de réalisation de l'objet de l'inven tion La figure 1 représente le chassis vu en dlévation et dans son ensemble. La figure 2 est une vue de cEte du même objet. Les figures 3 et 4 représentent des détails d'exécution de la liaison du cadre avec le dispositif de levage. Les figures 5 et 6 montrent schématiquement le système de pesage. La figure 7 est une vue en plan du cadre support de lit. Le dispositif de levage est constitué par un chassis formé par les montants 1, 2 et la traverse 3 en profilés. Des entretoises obliques li, 24 confortent les montants. L'ensemble est monté sur organes de roulement 33. La partie supérieure 3 supporte un vérin pneumatique 4 à double effet relié aux réservoirs dtair sous pression 5. La tige du vérin est solidaire d'uoechané 6 avec renvoi 7, 7'. Ces channes sont assemblées avec les supports profilés 8, 9, 8', 9' dont les coudages 10, 11 maintiennent un espace intercalaire 12, 13 écartant le cadre support de lit 14, des montants 1 et 2, étayés par les entretoises 1 et 2'. Cet espace; permet de plonger le patient dans une baignoire ou autre. Ces potences 9, 9' sont reliées à leur partie haute 15 à un chariot guide 16, 16' lui même solidaire des channes 7, 7' tractées par le vérin. Ce chariot guide assure une parfaite régularité et stabilité du levage. Les moufflages et poulies de renvoi assurent les répartitions des translations. Un système de treuils 17 avec câbles 18, 19, permettent de réaliser manuellement le levage en cas d'indisponibilité du système pneumatique. Le cadre support de lit 14 fig 1, 7, comporte des traverses 19, et des longerons 20, pourvus de moyens d'arrêt pour retenir un filet 21 amovible qu'on peut passêP sous le patient et laisser à demeure le cas échéant. Les guides coulissant 16, 16 solidaires des potences 8, 9, 8', 92 actionnent en fin de course, les vérins hydrauliques de pesage 22, 23 qui permettent par les compressions transmises la pesée du malade dont on peut connaitre le poids avant et après traitement par lecture sur le manomètre 32. On arrive ainsi à utiliser la pression hydraulique actionnant les vérins et à les synchroniser pour permettre le pesage. Les réservoirs 5 sont reliés au manomètre de contrôle haute pression par le conduit 30 qui passe par le détendeur 24 avec manomètre basse pression, le régulateur de débit 25, le huileur 27, le distributeur 28, pour atteindre par le seotetit 29, le vérin 4. L'extrémité opposée du vérin est reliée par le conduit 30' au distributeur 28 et au filtre 31, avec régulateur de débit 26. Ceux qui permet de régler la montée et descente du cadre support de lit 14. La figure 5 montre que les guides coulissant 16 et 16' en fin de course, impriment une pression sur les vérins hydrauliques de pesage 22, 23 et de signaler par le manomètre 32, fig a le poids du patient à l'aller et au retour ou avant et après le bain. Les potences 9, 9', 8, 8, peuvent être télescopiques com me les cadres support lits7 afln de les adapter aux baignoires, litteries et autres postes de soins. Le filet peut être remplacé par des lacets. C'est pourquoi les formes, dimensions et dispositions des différents éléments pourront varier dans la limite des équivalents comme d'ailleurs les matières utilisées pour leur fabrication, sans changer pour cela la conception générale de l'invention qui vient d'être décrite. REVENDICATIONS 1" Dispositif de portique autonome fonctionnel pour soins médicaux et chirurgicaux plus particulièrement destiné au levage et déplacement des grands brûlés vers les postes de traitement ainsi que pour leur transport vers les postes de traitements qui sont ainsi subis sans autre manipulation se caractérisant par la combinaison d'un chassis mobile monté sur organes de roulement à la partie supérieure duquel est monté un vérin pneumatique à double effet actionnant par chaîne de transmission, les potences profilées supportant le cadre support de lit, étant précisé que l'entraînement pneumatique est doublé par un entrainement manuel avec câble et treuils. 2" Dispositif suivant la revendication 1 se caractérisant par le fait que les montants verticaux entretoisés par des étais servent de guide à un chariot coulissant relié avec les chaines et cables de transmission aux potences profilées supportant le cadre support de lit maintenu écarté des montants. 30 Dispositif suivant la revendication 1 se caractérisant par le fait que les guides coulissants arrivent en fin de course inférieurs, et impriment une pression sur les vérins hydrauliques de pesage qui transmet la pression sur un manomètre qui indique le poid. 4" Dispositif suivant la revendication 1 se caractérisant par le fait que le cadre support de lit comporte des longerons et traverses pourvus de dispositif de retenue de filets ou lacets amovibles formant la surface portante.