FR 2446629 A1 19800814 FR 7901702 A 19790117 Il existe de nombreux modèles de paralléliseurs. Certains sont très simples, d'autres très sophistiqués. Sur ces paralléliseurs, l'orientation du support portemodèle est réalisée par pivotement sur rotule et blocage. En cas de repris., la remise en position est obtenue par tatonnement et de façon approximative. Il m'a paru intéressant d'étudier un appareil original offrant un large choix de possibilités d'utilisation. Un prototype et cin@ paralléliseurs de pré-série ont été construits. Cinq dont le prototype sont utilises depuis Juin 1978 à la Faculté Dentaire de Marseille ot étudiant de 5 année en chirurgie dentaire, je suis également moniteur en prothèse t le sixième est expérimenté depuis cette date par Mon- sieur FABRE prothésiste à Brive. Voici les principales caractéristiques de l'invention. 1 ) Sous-ensemble support de plâtre-modèle, PL. VI/25. Une chape 3 assure la rotation des deux secteurs gradués 6, deux axes 7 et deux écrous B permettent le blocage en po- sition. Deux vis 15 rendent solidaire ce sous-ensemble du socle. Un tourillon 46 PL. VIII/25 peut relier le plateau inférieur 4 et le socle 1. En enlevant les deux vis 15, le plateau peut tourner autour de son axe. L'isostatisme du modèle est assuré PL. VII/25. 20) Travail à l'appareil manuel. Mise en position suivant PL.I/25. Un coulissement vertical de 100 mm d'amplitude est permis par coulissement de la tige 3 dans la colonne 2, blocage par vis 14. L'appareil manuel sous-ensemble PL. XIX/25 autorise une course verticale de l'outil de 15 mm. Un ressort de rappel, pression entre 20 et 100 gr le maintient en position haute au repos. 30) Travail avec le porte-flexible. Mise en position suivant ensemble PL.II/23 et sous-ensembl PL. XXI/25. Un articu lateur 20 permet une course, de 15 mm du bras 21 sur lequel est monté le porte-flexible. Le ressort de rappel 31 main tient le porte-flexible en position haute au repos. 4 ) Travail avec 1. bras fixe. PL.III/23. Le porte-outil manu el et le porte-flexible restent montés. Dégager la tige coulissante 3, enfiler en butée le bras 50, le bloquer avec la vis 14, remonter à hauteur voulue la tige 3 dans la colonne 2, bloquer. La coulisse 51 a une course verti cale de 20 mm dans l'articulateur 50. Un ressort de rap pel maintient la coulisse en position haute au repos. 3e) Utilisation d'une pointe chauffante PL. IV/25. Un fer à souder "Stylo 19 W" TOUTELECTRIC Monaco ref. 1600 "Radar" se monte à la place de l'appareil manuel. Un fourreau 55 assure le guidage et, un ressort de compression 56 main tient la pointe en position haute au repos. La course ver ticale est de 15 mm. Le branchement du fer se fait sur le rhéostat du tour de prothdsiste. En agissant au pied sur le rhéostat, on obtiont sans problème la température vou lue de la pointe chauffante. 6.) Adaptateur porte-plaquette interchangeable sur le plateau supérieur 5. PL. V/25. La plaquette interchangeable est fixée sur l'adaptateur48 par une vis 59, celui-ci est ren- du solidaire du plateau 5 par deux vis 60. Deux photos, la nomenclature et le mode d'emploi ac compagnent les 25 planches qui définissent le paralléli sour. 36 1 Broche XC 85 Stub XXII 35 x Outils St. 34 3 Ecrous H 5 Laiton St. 33 1 Ecrou H 6 Laiton St. 32 1 Ressort de compression broche 8,5 x 30 31 1 Ressort de compression bras 21 8,5 x20 30 1 Vis CHc 6 x 15 St. 29 6 Vis pour axes de liaison C 35 28 1 Axe de liaison 20-21 XC 85 Stub XVIII 27 2 Axes de liaison 18-19, 18-20 XC 85 Stub XVIII 26 2 Ecrous de blocage outil A 46 XX 25 1 Fourreau appareil à main C 35 XX 24 1 Bague de broche C 35 XX 23 1 Bouchon C 35 XX 22 1 Broche appareil à main C 35 XX 21 1 Bras Au4 g XVII 20 1 Articulation Au4 g XVI 19 1 Bras Au4 g XV 18 2 Bras Au4 g Xv 17 1 Vis blocage bras 18 C 35 XII 16 3 Vis de blocage outils C 35 XVIII 15 2 Vis de blocage plateau A 46 VIII 14 2 Vis blocage tige coulissante C 35 XII 13 1 Chape C 35 XI 12 1 Vis de serrage modèle C 35 XII 11 3 Butées de position A 46 XII 10 1 Butée de serrage A 46 XII 9 2 Rondelles # 8,5 x # 20 e 2 A 46 8 2 Ecrous de blocage secteurs C 35 XI 7 2 Axes de secteurs C 35 XI 6 2 Secteurs gradués Au4 g X 5 1 Plateau supérieur Au4 g IX 4 1 Plateau inférieur Au4 g VIII 3 1 Tige coulissante A 46 XIV 2 1 Tige support A 46 XIV 1 1 Socle A 46 XIII Rep Nb DESICNATION MATIERE Obs. PL. P A R A L L E L I S E U R Ensemble combien avec 8 - Porte-outil manuel, porte-flexible pointe chauffante, bras fixe, adaptateur porte-plaquette. Inventé par Mr LAUDY Jean 1978- 1979. 60 2 Vis de blocage adaptateur C 35 XXIV 59 1 Vis de blocage plaquette C 35 XXIV 58 1 Ergot A 46 XXIV 57 1 Pointe chauffante A 46 XXIV 56 1 Ressort de compression fer 54 8,5x 30 55 1 Fourreau du fer à souder Au4 g XXIV 54 1 Fer à souder 15w "Toutélectric" St. 53 1 Ressort de compression bras 50 8,5x40 52 1 Axe de liaison 50-51 Stub XXV 51 1 Coulisse Au4 g XXV 50 1 Bras fixe Au4 g XXV 49 x Plaquette interchangeable St. 48 1 Adaptateur C 35 XXIV 47 1 Clé de blocage outil C 35 XXII 46 1 Tourillon C 35 VIII 45 4 Vis TF 6x20 St. 44 t Flexible de tour de prothésiste St. 43 1 Goupille "Mécaindus" 2,5x15 St. 42 1 Ecrou de position c 33 XXII 41 1 Ecrou porte-flexible c 35 XXII 40 1 Ecrou de blocage A 46 XXIII 39 1 Fourreau C 35 XXIII 38 t Roulement 6x15x5 619/62 St. 37 1 Roulement 7x14x3,5 618/7 St. Rep Nb DESIGNATION MATIERE Obs. PL. M O -D E D' E M P L O I Le porte-outil manuel et le porte-flexible de prothésiste restent montés en permanence. 1-) Travail au porte-outil manuel. (Voir PL. I/24) - Dégager vers l'extérieur le porte-flexible Monter ltoutil convenable dans la pince - Régler à hauteur voulue par action sur la tige coulissante et blocage. 2-) Travail au porte-flexible. (Voir PL. II/24) - Dégager le porte-outil manuel - Monter l'outil convenable dans la pince, bloquer à la cl - Régler à hauteur voulue. 3-) Travail à la jointe chauffante. (Voir PL. IV/24) - Degager le porte-flexible - Enlever le porte-outil manuel et le remplacer par le fer à souder stylo "TOUTELECTRIC" - Régler à hauteur voulue par action sur la tige coulissante Branches la prise sur le rhRostat du tour de prothésist. 4-) Travail avec le bras fixe. (Voir PL, III/24) - Sortir la tige coulissante, laisser porto-outil et porte flexible montés - - Enfiler le bras fixe dans la tige coulissante, le bloquer en butée - Remettre la tige coulissante dans la colonne - Monter selon besoin le porte-outil ou le porte-flexible - Monter l'outil convenable - Régler à hauteur voulue par action sur la tige coulissante - Libérer le plateau inférieur du socle en enlevant les deux vis de blocage et éventuellement lo tourillon. 5-) Travail sur plaquette interchangeable. (Voir PL, V/24) - Monter l'adaptateur sur lequel est fixée la plaquette sur le plateau supérieur. NOTA. En fonytionnement normal, le tourillon est monté en position, le plateau inférieur est rendu solidaire du socle par les vis de blocage et dans son axe. Si l'on veut augmenter la capacité, on enlève le tourillon. Si l'on désire que le plateau tourne sur son axe, le tourillon en place on enlève les deux vis de blocage. ENTRETIEN. Suiffer périodiquement les axes. L'invontion prdsente les oaractdristiques suivantes: 10) Un systbno assure l'isostatisme et le repérage angulaire en position do l'ensemble support-modèle; 2 ) Un appareil manuel 30) Un porte-flexible pour utilisation du tour de prothésiste 4 ) Système permettant d'éloigner ou de rapprocher de la co lonne, de faire tourner autour de son axe ou de libérer l'onsemble support-modèle 5 ) Une pointe chauffante 6v) Un bras fixo 70) Un adaptateur qui permet de fixer sur le plateau @@@@@ rieur les plaquettes interchangeables.