FR 2454801 A1 19801121 FR 7910745 A 19790427 Appareil dit de massage pour activer la circulation des capillaires irrigant les cellules. La présente invention concerne les soins corporels à autre utilisés sur des personnes souffrant d'arthrose, d'artérite, d'ulcères variqueux; pour la eonsolidation rapide après les réduetions de factures. Dans les appareils connus et vulgarisés, il n'y a pas ce principe que je présente Savoir : les aspirations réglables avec point d'appui + les chocs qu'il produit qui sont aussi réglables à volonté. Les aspiration et percussions dont les cadences sont aussi réglables en fonction des battements du coeur multiplié par 4 qui est la fréquence des capillaires ou plutot des micro-coeurs lorsque le corps est reposé, ce rythme est en moyenne de 300 battements Mn qui peut aller jusqu'a 450, il est necessaire de régler ces cadences pour un résultat optimum. L'irrigation déficiente des cellules est le point de départ de toutes les causes de la maladie et d'affaiblissement de l'organisme. Les appareils utilisés jusqu'alors ne sont pas assujettis sur ce principe, ce sont des vibrations, ils ne favorisent pas le métabolisme mais au contraire, bloquent la circulation puisqu'ils refroidissent et rendent les tissus exangues, le sang ayant trop d'inertie. Les appareils à ventouse créant une dépression continue, celle-ci doit être déplacée rapidement sinon il y a un hématome en surface de la peau, il n' y pas de rythme et ne peut accélérer le métabolisme nutritif. Le système que je présente n'a donc aucun rapport avec ce qui existe, un sytème à ventouses multiples existe mais il est manuel, il faut faire un certain effort pour sten servir et pas de réglages qu'a celui que je présente, le résultat des ventouses multiples est bon et donne d'excellents résultats. Le système SPIRO-CHOCS DEGRE est facile à manier, une membrane en matière élastique fixée à l'embout d'un cylindre est destinée à s'appliquer sur la peau, des nervures circulaires rendent hermétique les aspirations produites par un piston coulissant dans un cylindre dont le rappel est ramené par un ressort, en fin de course le piston vient frapper le diaphragme qui produit des chocs dirigés et agit également comme vaso-constriteur des vaisseaux,une gachette sous la poignée permet de régler les chocs meme de les supprimer et augmenter la dépression puisque le piston est plus enfonce dans le cylindre. Le piston se trouve commandé par un cable souple avec une gaine comme point d'appui, à la partie supérieure du cylindre une poulie qui coulisse par un levier permet de faire jouer une amplitude du piston. Un moteur électrique et un réducteur qui ramène à 100 Tmn, sur l'arbre de sortie sont assujetties des poulies à cames 4,5, ou 6 cames plus il y a de cames, plus il y a d'aspirations et de percussions, les cames sont à échappement. Un levier pivotant et pouvant se déplacer latéralement sur l'axe celui-ci muni de petites gorges qu'une bille pousséepar un ressort autobloquant dans une position prévue, au centre du levier un galet tournant sur un axe venant s'appuyer sur les cames à l'autre extrémité des trous de réglage pour augmenter ou diminuer la course du cable, un étrier avec axe est assujetti le cable dont le système de fixation est démontable, le point d'appui de la gaine est fixé par un montage en forme de grand étrier, un tendeur pour régler la tension par une grande vis pereée qui se visse sur l'étrier et un contreécrou pour la bloquage la gaine venant s'y emboiter, la longueur du cable est en fonction de l'emplacement du moteur et de l'appareil d'utilisation sur les patients. Cet appareil est réservé aux praticiens du Corps médical, il a l'avantage d'avoir des résultats trois fois plus efficaces que les autres massages, il n'y a pas d'accoutumances comme les drogues et agir à l'endroit où on veut traiter ainsi que sur les points d'acupuncture. I1 est donc recommandé pourles hopitaux, cliniques, infirmeries, l'armée, les médecins physiologistes et sur ordonnance, les kinésithérapeutes. REVEADICATIONS Appareil de massage caractérisé en ce qu'il comprend Un moteur électrique avec un réducteur de vitesses qui commande un arbre à plusieurs poulies à cames, un levier pivotant sur un axe avec un galet venant faire pression sur les cames, à l'autre extrémité du levier est fixé un étrier lequel est fixé un cable souple des trous espacés sont sur le levier pour changer la course du cable à volonté une gaine faisant point d'appui sur un support assujetti avec une vis de réglage pour reccourcir ou allonger le cable. Un appareil avec une poignée reçoit le cable qui commande un piston dans un cylindre, ce piston ayant un mouvement rectiligne crée des dépressions, le piston est repoussé par un ressort lorsque la came a quitté la bosse, il y a un échappement ce qui produit un choc, cette percussion vient frapper un diaphragme en matière élastique, ce diaphragme est muni de nervures circulaires pour rendre hermétique les aspirations - un système de coulisse guide l'intérieur du piston qui est dans le cylindre.