FR 2403545 A1 19790413 FR 7728673 A 19770919 Dans diverses circonstances, on a besoin de connaître les pos sibilités dtabsorptien par le sel d'eau rependue sur sa surface. C' est en particulier le cas à résoudre lors du calcul de l'évacua- ti@n des eaux ménagères usées, après passage dans les installations réglementaires telles fosses septiques ou bacs dégraisseurs. Or les Américains ont établi des tables qui donnent la charge d'eau admissible par metre carré et par jour en fonction de la vi tesse moyenne d'infiltration de l'eau dans le sel vitesse mesurée dans des conditions standard.- Mais cette mét@ode est peu utilisée en raison de la difficulté que lton a à calculer cette vitesse. Le problème se ramène donc à trouver une méthode permettant d'apprécier rapidement cette vitesse, ce qui permettra d'utiliser les tables.- C'est l'objet du montage faisant l'objet de cette étude; une installation schématisée est représentée sur la figure jointe. L'opération se fait en deux temps: d'abord humidifier le sel pour le rendre comparable à celui que l'on rencontre dans les con- ditions les plus défavorables, ensuite mesurer la quantité d'eau absorbée par une surface connue pendant un temps bien@déterminé. l'eau à évacuer sera aménée dans un trou cr@usé dans le. sel à étudier (6) ce trou aura un diamètre bien déterminé ( dé OmIO à 0i;L 50) et une prefondeur constante ( Om50) Dans ce treu (6) l'eau sera maintenue à une hauteur constante ( OmI5).- Cette eau provient d'un réservoir en charge (I).- On cons@ sidère g néralement qu'au bout de 4 h l'imprégnation souhaitée est réalisée et on peut alors commencer les opérations de mesures. L'appareil se compose donc d'un réservoir (I) en charge relié à une burette graduée (2) eu moyen d'un piquage latéral.- Un robi net (4) permet d'ouvrir ou de fermer le passage de l'eau entre le réserv@ir et la burette. La burette est relire à un dispositif classique de maintient de niveau constant (3) situé dans le trou (6).- Un robinet d'arret (5) est prévu en dessous de la burette. Dans le premier temps, on ouvre les robinets (4) et (5) et en laisse couler l'eau dans le trou o elle conserve un niveau constant en raison de la présence de l'appareillage (5). Au bout de 4 h on estime que le sol est suffis ament imprégné et on ferme le robinet (4) en laissant le robinet (5) ouvert. liteau qui va descendre dans le trou sera donc celle qui est dans la burette et dent en aura seigneusement ncté le niveau. C'pst le deuxième temps de l'opéation. Au bout du temps voulu, on ferme le robinet (5) et on lit dir lestement sur la burette la quantité d'eau qui en est sortie. Comme l'on connaît parfaitement la surface du fond du treu, le temps qu'à duré l'opération et le volume d'eau qui est descendu, il est facile d'en déduire la vitesse d'écoulement en cm3 par seconde et par cm2 du sol. On peut donc ainsf se référer aux tables américaines et effec- tuer les calculs désirés. On peut donner à l'opération le nom de "test de percalatien" On peut, tout en conservant le meme principe prévoir des caractéristiques différentes pour les dimensmons, mais on devra en tenir compte. Il est également pessible d'automatiser la mesure en installant des minuteries ou d'autre appareils à programme, qui ouvrirent et fermeront les robinets en temps voulu.- On peut aussi prévoir des dispositifs classiques enrégistreurs. R E V E N D I C A T I O N S I - Appareil de mesure de la vitesse d'infiltration d'un liquide dans le sol ( principalement de l'tau} caractérisé par la présence simultanée d'un réserv@ir humidificateur du sel qui agit pendant un temps déterminé sous tression constante, d'un réservoir gradué qui débouche en temps v@ulu dans un distributeur à niveau constant plaçé dans un trou de dimensions standard aménagé dans le sol à étudier. 2 - Appareil selon la revendication N I caractérisé par le fait que le liquide qui se déverse du réservoir humidificateur cule pendant un temps précis, et,se répand dans le sol en passant par un réserveir à niveau constant. 3 - Appareil selen les revendications précédentes caractérisé par le fait que l'@pération d'humidification terménée , le liquide à infiltrer provient uniquement d'un réservoir gradué qui se déverse dans la servoir à niveau c@nstant, que cet écoulement a une durées limitée et cue la lecture directe du volume utilisé permet de déduire im@édiatement la vitesse d'infiltration cherchée