FR 2371914 A1 19780623 FR 7635999 A 19761130 La présente invention concerne les appareils dits de presso- the'ratie tour Je traitement de certaines affections circulatoires, tissulaires et musculaires. Dans les dispositifs connus de ce enre, on comprime l'-ir dans un réservoir génralement muni d'une soupape de sureté tarée à un certain nombre de bars. Une fois la pression requise atteinte, l'air comprimé est dirigé vers un détendeur qui réduit la pression initiale à quelques centaines de millibars, l'air dé- tendu étant alors dirigé vers des électrovannes commandées soit par un compte-tems mécanique ou électronique qui règle la cadence de gonflage et ae dégonflage de bottes ou brassières spécialement conçues pour les traitement envisagés.Un manomètre genre Bourdon est associé aux circuits de distribution d'air de façon qu'on puisse contrôler la pression dtair dans les bottes ou brassières. D'autres dispositifs sont également en usage, comme pr exemple d'autres réalisations où l'on a supprimé le réservoir à haute pression qu'on a remplacé par une sorte de soupape tarée qui laisse éclater à l'air libre le surplus de pression d'air délivré par le compreseur. Les autres réalisations dérivent des mêmes principes et ne auront donc pas décrites, l'affichage de la pression est assurée uniquement par un manomètre. L'inconvénient majeur de tels dispositifs réside dans le fait qu'on ne peut pratiquement pas afficher par un cadran la pression réelle délivrée dans les bottes ou brassières. En effet, le réglage des détendeurs est toujours approximatif et ne correspond jamais à celle affichée par le manomètre témoin. Le second inconvénient, dans le cas a' appareils de pressothérapie qui possèdent des compresseurs à haute pression, réside dans le fait qu'il nécessite un réservoir également à haute pression qui délivre de l'air échauffé. De plus, ce dispositif exige une soupape de sureté sujette à défaillance.Outre l'ancombrement et le poids, le prix de relient n'est pas compétitif du fait même de l'inexactitu- de d'affichage de la pression utile d'utilisation variable selon chaque cas d'application de ce genre de soins. Le dispositif suivant l invention permet d'éviter ces incon vénients et assure de façon formelle le contrôle et le règlage exacts des pressions à appliquer à chaque sas de traitement. Il consiste en un dispositif baromètrique connu mais non encore e- ploya dans le genre d'appareils aits de pressothérapie oui donnera une satisfaction complète aux utilisateurs, la pression réelle étant affichée par une colonne de mercure qui indique à chaque instant la pression règnant à l'intérieur des bottes ou brassières. La c La lecture se fait donc de façon précise et facile. De plus, la couleur de l'éclairage change pour les temps de pression et de dépression. Afin de bien faire comprendre la constitution et le fonctionnement du dispositif objet de l'invention, on se reportera à la figure unioue 1, qui représente le dispositif baromètrique vu dans sa face antérieure. Tel qu'il est représenté dans la figure 1, le dispositif comporte un corps parallélipipèdique en matière plastique transparente aux regards 1 -, trois cavités 2 - 4 - 3 - ont été réservées dans la masse dudit parallélépipède 1 - et une certaine quantité de mercure 5 - y a été introduite. Trois contacts électriques 1112 - 13 - serviront à établir les circuits électriques selon la montée de la colonne mercurielle lors de l'arrivée d'air sous pression issu de la conduite 6 -. Les corps spongieux 7 - et 10 empècheront le mercure de séchapper des cavités 2 - 3 - 4 -, lors d'un retournnment accidentel de l'appareil. Il est ben évident que l'ensemble représente un baromètre åont le principe est connu, Cependant, l'adaptation de ce dernier à un appareil de pressothérapie comporte des avantages considérables comme on le verr par la suies Le fonctionnement en tant que baromètre étant connu ne sera pas décrit, mais on remarchera les modifications importantes apportées à la réalisation ui fait l'objet du présent.La masse de l'appareil tant transparente, on a gravé une échelle étalonnée graduée en millibars sur sa face antérieure, le niveau variable du mercure donnant exactement la mesure de pression dans les tubulures 6 - 23 - 24 - et 22 - , qui sont reliées à une botte gonflable ou encore à une brassière destinée à différentes soins médichaux, Pour faciliter la lecture de l'échelle 14 -, on a dépoli la la face postérieure du parallêlipipède 1 -, derrière laquelle on a disposé deux éclaires colorés qui indiquent les phases de gonflage et de dégonflage des bottes ou brassières reliées en 22 -O On remarquera ensuite le contact électrique 13 - assujetti à une tige métallique 9 - mobile dans le sens de la flèche, cette tige coulissante 9 étant reliée érectriquement au contact électrique 24 -. le fait de monter ou de descendre la tige 9 munie de son contact électrique 10, règlera la pression choisie par la touche de ce dernier sur la surface du mercure de la colonne 3 et à son niveau comparé aux divisicns de l'échelle. Il est donc très facile de régler l'appareil, la visualisation de l'échelle 14 - et de la colonne de mercure étant facilitée par l'éclairage coloré dont il a été question plus haut.On remarcuera spécialement la aisposition particulière des contacts électriques Il 12 - 13 -, le contact 11 étant relié électriquement à la masse des circuits composés de bascules électroniques bistables, commandant à leur tour des électrovannes0 Fonctionnement : à la mise sous pression des tubulures 24 6 - et 23 - par l'action d'un compresseur à basse pression représenté par la flèche 20 -, l'électrovanne 15 - 16 - étant ouverte et l'électrovanne 17 - 18 - étamtfermée, les bottes disposées en 22 - vont se gonfler, la pression d'air augmentant dans la cavité 3 - jusqu'au palpeur 24 -, règlable en hauteur par rapport au niveau zéro de l'échelle 4-.Le contact électrique créé entre la masse Il - et le palpeur 24 - change d'état une bascule électro nioue nui commande la fermeture de l'électrovanne 15 - 16 - et, après temporisation éventuelle, l'ouverture de l'électrovanne d'échappement à -l'air libre 17 - 18. La colonne de mercure dans 3 - redescend et lorsqu'elle quitte le contact électrique 12 fixé à quelques millibars au-dessus du niveau zérc de l'échelle 14 -,bascule dans le sens opposé le dispositif électronique (non indiqué) qui, après éventuelle temporisation fait repartir le cycle d'admission d'air sous pression. On remarquera la présence de la soupape réglable 19 - disposée directement à la sortie d'air du compresseur représenté par 20 -, qui permettra la mise à l'air libre de la sortie du compresseur, lors du temps de fermeture de l'électrovanne 15 - 16. Une différence de diamètre apportée entre 2 - et 3 -, permet tra un plus ou moins grand déplacement du mercure dans cette dernière, donc une lecture plus facile Cette différence sera déter minée par les exigeances des résultats à obtenir le dispositif qui vient d'etre décrit est spécialement conçu pour tous usages où il est nécessaire de savoir à tous instants la valeur de la basse pression réelle sans aucune marge d'erreur et après étalonnage pour chaque usage déterminé par les praticiens médicaux et para-médicaux, ainsi que dans de nombreux- appa reillages industriels. R E V E N 1) I C A T I 0 N S 1 - Dispositif permettant la lecture précise de la ression d'air admise dans les bottes ou brassières destinées à certains soins médicaux et paramédicaux, caractérisé par le fait qu'il comprend a) des moyens permettant un réglage précis de la pression d'air, b) un moyen de lecture de la pression, c) la visualisation lumineuse de la phase de pression et de celle de dépression 2 - Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le moyen de mesure de pression est un ensemble barometri- que à colonnes merclrielles. 3 - Dispositif selon la revendication 2, caractérisé par le fait que l'ensemble des colonnes mercurielles est contenu dans un parallélipipède en matière plastique transparente aux regards. 4 - Dispositif selon la revendication 1, (sous a), caractérisé par le fait que des contacts électriques fixes et mobiles as surent un réglage facile et précis de la pression atair qui règne dans les conduites de l'appareil. 5 - Dispositif selon les revendications 1 (sous b), caractérisé par le fait c'une échelle graduée et étalonnée est gravée ou imprimée sur la face antérieure du corps en matière plas tique. 6 - Dispositif selon la revendication 1 (sous c), caractérisé parie fait que la visualisation lumineuse des phases de pression et de dépression est constituée de deux sources lumineuses de couleurs différentes disposées sur la face postérieure préa lablement dépolie du corps de l'appareil en matière plastique. 7 - Dispositif selon la revendication 6, caractérisé par le fait que l'éclairage de l'échelle graduée en millibars change Ce couleur à chaque changement de phase de pression et de dépres sion.