FR 2339381 A1 19770826 FR 7603250 A 19760202 Il arrive parfois qu'une personne, en raison de son age ou de son état de santé,peut éprouver des difficultés pour entrer dans sa baignoire eu en ssrtir.- L'appareillage présenté y obvie.- Il peut selon l'état de l'usager etre commandé par lui-mème eu par une tierce persenne et cel@ grâce à un pupitre (6) que l'@n placera selon les circonstances. Selon le degré d'invalidité, deux types d'appareils principaux peuvent etre réalisés. La fig.I montre un exemple de ré@lisation concernant les meins hendicapés, et la fig.2 est destiné @ux moins agiles. Dans les deux cas le principe de base est le meme l'usager ne pénètre pas directement dans la baigneire, mais se place d'abord sur un chessis (I) équité d'une sorte de filet ou d'une pl@que perforée, et ce n'st au'une ois qu'il ser en position que ce chassis sera immergé en meme temps aue le baigné, dans la b@in.- Lorsque le bein sera terminé l'usager en sortira par un processus inverse.- La montée et la descente sont commandés de façon classique, mais la solution par vérins est recommandée. Si l'usager a 15 possibilité de s'asseoir seul sur le chassis (I) plaçé au dessus de 13 baignoire légèrement su dessus du rebord de celle-ci , on a la solution proposée sur la fig.I. Dans cette solution le mouvement du chssis (T) qui est plaçé au dessus de la baignoire est simplement une descente et une mentée.- Au départ il est légèrement au dessus des bords de la baignoire (2)- Le baigneur s'étend sur le filet et commande la descente en se servant des commandes disposées sur le pupitre (6) qui selon les cas sera plaçé à sa portée u Q celle de son aide. Le chassis (1) peut comporter un desseret facilitant le confort de l'utilisateur.- La montée ou la descente peuvent etre provoquées par le vérin (5) qui peut se trouver selon les cs d-ns une @utre place que sur la fig.I qui on le rappelle @ été dessinée uniquement peur faciliter la description du fonctionnement. Mais il peut arriver que l'usager ne puisse se hisser seul sur le chessis plaçé au dessus de la baignoire.- Cn devra denc alors prévbir la position de départ en dehors de le baignoire et à un niveau plus bas que celui des bords de celle-ci, puis on soulever ra patient et chassis, on le transporterc au dessus de le baignoire puis n le fera descendre dans son bain.- Pour la sortie processus en sens inverse. Pour ce deuxième cas deux solutions envisagées. D'bord une solution proche du pont roulant, mais dans bien des cas elle ser@ à rejeter car elle nécessite une installa tion électrique importante qui pourrait mal se comporter en présence de l'importante vapeur d'eau que l'on trouve génér@lement dns les salles de bains Itne autre solution ( voir fig.2) consiste à employer une sorte de double grue à flèche mobile en hauteur.- Le figure est très schématisée.- Il y a un support (3) à chaque extrémité de la baignoire (2) et en avant de celle-ci.-le chassis porteur du baigné (I) est relevé par l'action des vérins (5)- Lersqu'il est à une hauteur suffisante, les montents porteurs (3) articules en (7) sont inclinés, sous l'action des vérins (4). au dessus de le baignoire, le chassis est alore descendu avec le patient dans la baignoire. Comme dens le c-s précédent selon les cas 1 commande des divers mouvements se fera à partir du pupitre (6) oui sera à la portée de l'aide ou du baigné selon les cas. (Sur 1 fig.2, le dessin en tirets représente la position extrème des porteurs (3)- pour rendre le dessin plus lisible, la position en extension du vérin (4) n'a ps été représentée.). Bien que ce ne soit pes le solution unique, en préconise les mouvements par vérins car il est possible d'utiliser des modè- les susceptibles de fonctionner avec la seule pression de l'eau du réseau de distribution. Dans tous les cs le chassis (I) sera facilement démontable nour permettre l'ussge de la baignoire aux usagers normaux. R E V E N D I C A T I O N S I - Equipement facili@ant l'accès d'une baignoire à des persennes handicapées physiques pour quelque raison que ce soit. Il est caractérisé par la présence d'un chassis porteur de l'usager, chassis recouvert de façon à assurer le confort tout en laissant passer l'eau et qui assurera l'immersion ou l'émersion de la personne baignée. 2- Zquipement selon le revendication N I caractérisé par le possibilité de construire sur le meme principe deux types d'appareils selon l'état d'incapacité du baigné.- S'il est relativement agile, le chassis sera en permanence au dessus de la baignoire et ne fera que monter ou descendre.- Dans le cas d'une incapacité plus grands en position ds départ le chassis sera en avant de la baignoire et plus bas que celle-ci, yuis il sera élavé , transféré au dessus du bain et descendu dans celui-ci.- Processus inverse pour la sortie.- Ces divers mouvements pouvant etre assurés soit par un mécanisme genre pont roulant, soit, mieux, par l'intermédiaire de bras porteurs oscillants ( 8 la manière de grues à flèches inclinables.)- Les diverses commandes seront assurées de préférence au moyen de vérins actionnables par la seule pression de l'eau de la cana lisation de desserte.