FR 2346893 A1 19771028 FR 7609340 A 19760331 La présente invention concerne un appareil destiné à engendrer des impulsions de haute tension par décharge de condensateurs. Une des applications possibles d'un tel appareil réside dans le pilotage d'un tube à rayons X faisant partie d'une unité transportable de radio-diagnostic. On a représenté à la Fig. 1 un schéma d'un tel appareil de l'art antérieur, permettant d'engendrer des impulsions de haute tension par décharge de condensateurs, et connecté pour la piloter à une charge, qui peut entre en particulier un tube classique à rayons X. De façon plus précise, un transformateur a un enroulement primaire alimenté par exemple sous une tension alternative de 240 V, 50 Hz et un enroulement secondaire délivrant une très haute tension, connecté par l'intermédiaire de deux diodes (voir fig. 1) à deux condensateurs de stockage, d'une capacité unitaire de par exemple 2 ç , pour charger lentement chacun des condensateurs, par exemple jusqu'à environ 65 kV.Comme les deux condensateurs sont en série et sont ainsi chargés à polarités opposées, la tension totale entre armatures extrêmes est d'environ 130 kV. La capacité unitaire (2 o ) des condensateurs est telle que l'énergie totale ainsi stockée par les deux condensateurs est d'environ 8 kilojoules. Les condeysateurs sont connectés en série, à travers des résistances de protection anti-arc, à l'anode et à la cathode du tube à rayons X, lequel a une grille de commande connectée à un circuit de commande permettant de commander le programme de 1'émis- sion de rayons X. Comme la grille de commande peat ne pas être parfaitement efficace et que la tension de 130 kV est appliquée en permanence entre anode et la cathode du tube, le tube peut donner de façon tout aussi permanente, des fuites de rayons X qui sont dangereuses. D1un autre cOté, la qualité voulue pour l'émission de rayons X est telle que la seule énergie utilisable correspond à celle produite par une chute de tension d'environ 130 kV à environ 80 kV ou plus, c'esr-à-dire seulement une faible fraction de celle qui a été emmagasinée. il en résulte que les condensateurs doivent être beaucoup plus grands et plus lourds qu'ils ne le seraient si Iton pouvait utiliser une fraction plus importante de l'énergie stockée. Ceci est un inconvénient pour une unité transportable de rayons X. Enfin, stocker une énergie de 8 kJ sous 130 kV dans une telle unité transportable est un risque extrdmement grave qui peut même être fatal, en raison de la possibilité d'un claquage de l'isolement électrique. La présente invention a pour but de proposer un appareil de production dwimpulsions de haute tension par décharge de condensateurs, dans lequel lténergie puisse être stockée sous tension plus faible et la fraction utilisable de cette énergie stockée puisse être plus importante que dans l'art antérieur. A cette fin, un tel appareil comportant une pluralité de condensateurs ainsi que des moyens de charger chacun deux, se caractérise suivant l'invention en ce qutil comporte en outre (a) un transformateur élévateur de tension ayant au moins un enroulement primaire, un noyau et au moins un enroulement secondaire, (b) des moyens de commutation sélectivement manoeuvrables, pour décharger au moins certains de ces condensateurs séquentiellment à travers le(s) dit(s) enroulement(s) primaire(s), de manière à induire dans ledit noyau un champ magnétique alternatif et dans le(s) dit(s) enroulement(s) secondaire(s) une haute tension alternative, (c) des moyens redresseurs pour redresser cette haute tension alternative. L'appareil suivant l'invention présente avantageusement au moins une des caractéristiques complémentaires suivantes : - l'appareil peut comporter en outre des moyens de filtrage pour lisser sa tension de sortie, moyens constitués de préférence par au moins un condensateur - chacun des composants de ladite pluralité de condensateurs peut avoir une première électrode reliée à un point commun tous les condensateurs, et une seconde électrode reliée, pour certains d'entre eux à un premier point de charge, pour les autres à un second point de charge, points de charge respectivement portée à un potentiel positif et à un potentiel négatif par lesdits moyens de charge - l'appareil peut comporter en outre des moyens sélectivement manoeuvrables permettant de choisir le nombre de condensateurs à décharger, en.fonction de lténergie totale demandée à l'appareil - le rapport dudit transformateur élévateur de tension peut être sélectivement ajustable, et celà de préférence par le fait que l'on peut changer le nombre de spires de 1 1enroulement primaire de ce transformateur dans lesquelles on fait se décharger chacun dtau moins certains des condemsateurs de ladite pluralité - un condensateur supplémentaire peut être connecté de façon à pouvoir appliquer entre les bornes du (ou d'un) enroulement primaire dudit transformateur une tension relativement faible et lentement décroissante, de façon à produire dans le noyau de celui-ci un flux initial de polarité opposée à celui produit par la décharge du premier de ladite pluralité de condensateurs à décharger en séquence - le premier condensateur de ladite pluralité de condensateurs à décharger en séquence peut avoir une capacité différente de celle de chacun des autres, et peut en particulier avoir une capacité supérieure à celle de chacun des autres - ledit premier condensateur peut être connecté de façon qu'on puisse le faire se décharger dans un premier nombre de spires de l'enroulement primaire dudit transformateur élévateur, diffrent d'un second nombre de spires dans lesquelles on fait se décharger chacun d'au moins certains des autres condensateurs de ladite pluralité à décharger en séquence ; de préférence ledit premier nombre de spires est supérieur audit second nombre de spires t - chacun des condensateurs de ladite pluralité peut être déchargé même au moyen d'un thyristor associe parmi une/pluralité sous la commande d'un registre à décalage, le courant provenant de chacun de ces condensateurs s'élevant jusqutà un maximum pour tomber ensuite pratiquement à zéro, et des moyens de détection du courant peuvent être agencés de façon à commander ledit registre pour amorcer la décharge de chaque condensateur, exception faite du premier, aussit8t détection dtun courant pratiquement nul en sortie du condensateur précédent de la séquence. L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit d'exemples de réalisation, et à ltexamen des dessins annexés correspondants dans lesquels - la fig. 1 est un schéma de circuiterie dtun appareil de l'art antérieur, schéma déjà utilisé pour l'exposé de celui-ci - les figes, 2A, 2B à juxtaposer côte à côte, la première à gauche de la seconde, est un schéma de circuiterie dtun appareil suivant l'invention (premier exemple) ; ; - la fig. 3 est une vue de perspective d'un commutateur faisant partie du schéma des figs. 2A, 2B - les figs. 4A, 4B à juxtaposer côte à côte, la première à gauche de la seconde, est un schéma de circuiterie d'un appareil suivant ltinvention (second exemple) - la fig. 5 est un schéma de détail de la seule circuiterie relative à unité de commande faisant partie du schéma des figs.4a,4B Tel qu'il est représenté aux figs. 2A, 2B, 3, un appareil suivant l'invention comporte quarante condensateurs C1 - C40, chacun d'une capacité de 8 F (microfarads) (parmi lesquels seuls les condensateurs C1 à C6 et CN-3 à C N où N = 40 ont été repos sentes). Chacun des condensateurs C1 - C40 est connecté, en série avec un interrupteur associé parmi quarante Sw1 - Sw40 et, en série également, avec une résistance associée de charge, parmi quarante R1 - R40, entre les bornes d'un enroulement secondaire TR1S d'un transformateur TRI pouvant être alimenté par le réseau. D'une façon plus précise, armature supérieure de chaque condensateur d'indice impair, donc de chacun des condensateurs C1' 03, -,C2n-1' -,C39 (où n est un entier compris entre 1 et 20) est connectée par l'intermédiaire de son interrupteur Sw2n-1, et de sa résistance de charge R2n-1 1 associés, ainsi que par un isolateur de charge ISOL1, commandé par relais, à la cathode d'une diode D1, dont l'anode est reliée à la borne supérieure de l'en- roulement secondaire TR1S du transformateur TRI.L'armature inférieure de chacun de ces condensateurs d'indices impairs est directement connectée à un point commun, lui-même relié à la borne inférieure du secondaire TRIS de TR1 (dans tout le cours de la présente description les adjectifs "supérieur" et "inférieur" sont à considérer comme se rapportant aux positions relatives des composants sur les figures). L'armature inférieure de chaque condensateur d'indice pair C2 C4 -, C2n, -,C40 est connectée, par l'intermédiaire de son interrupteur Sv et de sa résistance de charge R2n associés, ainsi que par un isolateur de charge ISOL2 également commandé par relais (d'ailleurs sous commande unique avec ISOL1), à l'anode d'une diode D2, dont la cathode est reliée à la borne supérieure du secondaire TR1S de TR1. L'armature supérieure de chacun de ces condensateurs d'indices pairs est directement connectée audit point commun, luimême relié, comme on î'à déjà dit, à la borne inférieure du secondaire TR1S de TR1. L'enroulement primaire TR1P du transformateur TR1 est connecté, par l'intermédiaire d'un commutateur de tension SW1 à un réseau dont la tension est par exemple de 240 volt, 50 Hz, et est conçu pour que l'enroulement secondaire TRIS de TR1 puisse donner jusqu'à 5 kV en crête (c'est-à-dire 10 kV de crête à crête). En conséquence, chacun des codensateurs C1 - C40 peut être lentement chargé jusqu'à 5 kV (ou moins), plus précisément les armatures supérieures des condensateurs d'indices impairs positivement par rapport audit point commun, les armatures inférieures des condensateurs d'indices pairs négativement par rapport audit point commun, à condition seulement que leurs interrupteurs associés Sw2n-1 , Sw2n soient fermés.L'énergie totale ainsi emmagasinée n'est au maximum que de 40 x 100 Joules ou 4,0 kJ (kilojoules) à raison de 100 joules par condensateur (demi-produit de sa capacité par le carré de la tension). L'appareil des fige. 2A, 2B, 3 comporte aussi un commutateur de décharge COM. Ce commutateur est constitué par un stator en forme de corps isolant B porteur d'un anneau supérieur de vingt électrodes d'éclatement E2n-1 etdtn anneau inférieur de vingt électrodes d'éclatement E2n ; chacune des électrodes E est connectée à une borne associée T parmi quarante. A l'intérieur du stator est monté un rotor entraîné par un moteur M. Le rotor comporte un bras supérieur + et un bras inférieur RA2 coopérant avec les électrodes E dudit anneau supérieur et dudit anneau inférieur respectivement. Le rotor comporte aussi un contact de sortie OC connecté à ses deux bras.L'agencement est tel que, lorsque le rotor tourne, il "connecte" effectivement le contact OC alternativement avec les électrodes de l'anneau supérieur et avec celles de l'anneau inférieur, chaque connexion à une électrode supérieure étant suivie, au bout du temps nécessaire à la déconnexion totale, d'une connexion à l'électrode inférieure la plus proche, et viceversa. Les armatures supérieures des vingt condensateurs d'indices impairs sont connectées à des bornes aesociées T1, T3, -,T2n1, --, T39 de l'anneau supérieur d'électrodes du commutateur COM, par l1 intermédiaire de leurs interrupteurs respectifs 5v. Les arma tures inférieures des vingt condensateurs d'indices pairs sont connectées à des bornes associées T2, T4, --,T, --,T40 de l'anneau inférieur d'électrodes du même commutateur, par Itinter médiaire de leurs interrupteurs respectifs Sw.Le contact QC est connecté par un composant dit "TRIAC" désigné par Tri(qui peut hêtre remplacé en variantes par deux thyristors montés tete-bêche ou par un tube à gaz) et un interrupteur de sûreté SW2, à l'extré- mité supérieure de l'enroulement primaire TR2P d'un autre transformateur élévateur de tension TR2. La borne inférieure du primaire TR2P de TR2 est connectée, par l'intermédiaire dudit point commun, directement à la borne inférieure du seccndaire TR1S de TRI. L'interrupteur de streté SW2 est commandé par relais, à partir d'un circuit de commande CCT et il est conçu pour être sélectivement fermé lorsqu'une impulsion de sortie à haute tension est nécessaire.Le triac Tri est automatiquement commandé par le circuit de commande CCT, après fermeture de SW2, pour se fermer juste avant que le bras de rotor RA1 vienne à connecter l'une quelconque des bornes T, ou plus précisément l'une des électrodes E du commutateur COM. Ainsit la fermeture de l'interrupteur SV2 suivie de la fermeture automatique du triac Tri aboutit à une décharge séquentielle de tout ou partie des condensateurs C1 - C40 dans le primaire de TR2, pouvant aller jusqu'à vingt impulsions positives alternant avec un nombre égal d'impulsions négatives (avec un coefficient d'utilisation au plus égal à l'unité pour produire un courant alternatif dans le primaire TR2P de TR2 et un champ magnétique alternatif dans le noyau TR2C de ce transformateur.Chaque impulsion a une durée de 2 ms et un intervalle de 0,5 ms sépare deux impulsions successives, en sorte que la période totale correspondant à une impulsion positive suivie d'une impulsion négative est de 5 ms. En cours de charge les résistances R2n-1 1 et R2n maintiennent le courant de charge dans la limite du pouvoir de charge de 1'ali- mentation réseau et de TR1. En cours de décharge les résistances R2n 1 et R2n isolent pratiquement les autres condensateurs de celui quel qu'il soit qui est en décharge, à un instant donné. Un isolement supplémentaire peut en cas de besoin être obtenu au moyen de quarante diodes (non représentées) chacune en surie avec une résistance associée, parmi les quarante R2n-1 1 R2n r ces diodes étant montées de façon à laisser passer le courant de charge mais non celui de décharge. Le secondaire de TR2 donne 65 kV en crête, c'est-à-dire 130 kV de crête à crête. La borne supérieure de cet enroulement est connectée par l'intermédiaire de diodes redresseuses D3 , D4 et de résistances de protection anti-arcs RF1, RF2 à des bornes de sorties positive et négative respectivement, La borne inférieure dudit secondaire est à la terre. Deux condensateurs de filtrage C51 , C52 sont connectés entre la terre et les points communs, l'un à D3 et RF1, l'autre à D4 et RF2. Chacun de ces condensateurs de filtrage C51 , C52 bien qu'ayant à supporter des tensions très élevées, peut n'avoir qutune capacité très faible, par exemple de 0,025 F. La vitesse du commutateur OOM est de 10 tours par seconde, pour permettre la décharge de la totalité des quarante condensateurs C1 - C40 en 100 millisecondes. Couine ces condensateurs sont de polarités alternées, la fréquence fondamentale sur TR2 est de 200 Hz. Bien que chaque demi-période de cette fréquence fondamentale sur TR2 soit ainsi de 2,5 m5, la connexion du bras de rotor avec chaque électrode E du commutateur COM ne dure qu'environ 2 ms, temps au cours duquel l'impulsion est obligée de monter à son maximua et de redescendre ensuite à zéro, de façon approximativement demi-sinusoïdale" En conséquence, le transformateur TR2 est conçu pour avoir une réactance de fuite* de façon à former un circuit accordé avec chacun des condensateurs C1 - C4 et CS1 ou CS2, avec une période naturelle de 4 ms, c'està-dire une fréquence naturelle de 250 Hz. Cette réactance de fuite est d'environ 318 "H rapportée à l'enroulement primaire de TR2 . On pense que l'on peut obtenir en sortie jusqu'à 80 ou 90% de l'énergie totale ezi-agasinée, sous une tension convenant à la production de rayons X de qualité acceptable à partir du tube d'une unité de diagnostic. Si l'on n'a besoin que d'une énergie moindre en sortie, on peut ouvrir un ou plusieurs interrupteurs parmi les quarante 5v1 - Sw40, de façon telle que les interrupteurs fermés soient connectés à des bornes en série continue du commutateur CON Une fois que les condensateurs C1 - C40 ont été chargés, on peut ouvrir les isolateurs de charge ISOL1 , ISOL2 et 1-ap- pareil peut alors être déconnecté du réseau.Une alimentation portable (non représentée), par exemple un accumulateur acideplomb par exemple d'un type pour l'automobile, éventuellement même muni d'un chargeur d'entretien, peut être incorporée pour desser vir le moteur M, le circuit de commande OCT et les interrupteurs commandés par relais. De cette façon, une unité transportable de diagnostic par rayons X incorporant l'appareil suivant l'in vention peut toujours être mise en oeuvre à l'écart de toute possibilité d'alimentxtion par un réseau de distribution. Après usage, il est indiqué pour des raisons de sécurité de fermtr ISOL1 et ISOL2 pour que C1 - C40 se déchargent par RL1 - RL22 le temps de décharge jusqu'à 50 volts ne dépassant pas 120 secondes. On observera que jusqu'à ce que SW2 soit fermé, il n'y a pas de haute tension en sortie, donc pas de fuites de rayons X à partir d'un tube à rayons connecté à cette sortie. On appréciera également qu'un stockage de 4 kilojoules sous 5 kV donne beaucoup plus de sécurité qu'un de 8 kilojoules sous 130 kV. Le nombre de condensateurs à charger n'est pas obligatoirement de quarante, mais on pense que ce nombre représente un bon compromis. Une tension de charge de 5 kV est suffisamment élevée pour permettre une charge raisonnablement forte par unité de volume de condensateurs à diélectrique solide et suffisamment faible en ce qui concerne les commutations. Le commutateur COM peut être remplacé par une circuiterie électronique de commutation. Comme le commutateur est rotatif, il n'est pas nécessaire que le condensateur C1 soit le premier à être déchargé. Le circuit de commande CCT peut être conçu de façon que le triac Tri se ferme dans les intervalles de déconnexion totale d'une électrode quelconque d'éclatement E à la suivante, parmi les quarantes E1 - E40. Suivant une variante, les interrupteures Sw2n-1 ,Sw2n sont supprimés et l'appareil est modifié de façon ou bien que le circuit de commande compte les couples dtimpulsions positive et négative et ouvre le triac Tri une fois que le nombre voulu est passé, ou bien qu'une détection de la position angulaire du rotor ou de la décharge des condensateurs permette de commander la durée de sortie et par conséquent l'énergie de sortie. Une circuiterie logique de commande donne l'assurance que les impulsions positives et négatives transmises à TR2 sont en nombre égal* en vue d'éviter d'avoir à polariser ce transformateur. On peut concevoir que le transformateur TR2 comprte plus d'un enroulement primaire. C'est ainsi par exemple que les condensateurs d'indices impairs pourraient se décharger dans un premier enroulement primaire et ceux d'indices pairs dans un autre enroulement primaire, les polarités étant telles que le champ magnétique produit dans le noyau de TR2 soit alternatif et par conséquent aussi le courant de sortie dans l'enroulementsecondaire de TR2. il est également possible selon une autre variante de répartir les couples de condensateurs en trois enseables se déchargeant dans trois enroulements primaires associés d'un transformateur élévateur de tension triphasé, de façon à donner en sortie un courant triphasé. Un tel courant pourrait nécessiter un moindre filtrage et le transformateur élévateur être sans doute plus petit. il est désirable que le circuit de commande soit conçu de façon à permettre une aimantation rémanente du noyau de TR2 après chaque mise en oeuvre. il faut plus précidément avoir l'assurance que le premier condensateur à décharger renverse la polarité du noyau. il en sera ainsi si l'on fait toujours se décharger un nombre pair de condensateurs et si le premier condensateur à faire se décharger est toujours le même ou au moins de polarité prédéterminée. Dans le cas contraire, il faut recourir soit à une mémoire soit à un capteur d'aimantation rémanente. On connatt des moyens de la faire en technique des décharges sous haute tension. Lt appareil représenté aux figs. 4A, 4B, 5 comporte vingt condensateurs COt - C19 parmi lesquels COI , Oit , C2' , CI7t C18' , C19' seuls ont été représentés. Chacun de ces condensateurs COt - C19' est connecté en série avec un interrupteur de type thyristor, parmi vingt Sw0' - Sw19' entre deux lignes L1 t L2 Chacun des couples condensateur-interrupteur d'indices impairs est connecté par l'anode du thyristor à la ligne L1 et par l'armature inférieure du condensateur à la ligne L2; chacun des couples condensateur-interrupteur d'indices pairs est connecté par l'armature supérieure du condensateur à la ligne L1 et par l'anode dii thyristor à la ligne L2.L'anode du thyristor Sw0' est connectée à la ligne L2. L'enroulement primaire TR1P' d'un premier transformateur TRI t est alimenté à partir d'un réseau alternatif, par exemple sous 240 volts à 50 Hz. L'enroulement secondaire TRIS' du transformateur TR1' a une prise intermédiaire m connectée directement à la ligne L2. La borne supérieure du secondaire TR1S: est connectée à la ligne L1 par l'intermédiaire en série d'une diode D2', d'une résistance R21', d'une diode D3' et d'un contact de travail (donc normalement ouvert) PL1a d'un relais RL1 ; un condensateur de filtrage C20' est connecté entre la ligne L2 et le point commun à R21' et D3t. La tension entre la prise m et la borne supérieure du secondaire TRIS t est d'environ 5 volts crête. La borne inférieure du secondaire TRIS' est connectée, par l'intermédiaire d'un contact de travail EL1b du relais précité RLi et d'une diode D1t à la borne d'entrée SW1I' d'un commutateur SW1' Ce commutateur SVi a dix neuf bornes de sorties SW10/1 - SW10/19 qui sont connectées chacune par une résistance associée, parmi dix neuf R1' - R19' au point commun entre un condensateur associé (parmi CI' - C19') et un thyristor associé (parmi SwI' - Sw19').Le commutateur SW1' g un contact mobile SW1M' sélectivement manoeuvrable pour connecter la borne d'entrée SW1I' soit à toutes les bornes de sorties SW10/1 - SW10/19, soit à un nombre moindre de ces bornes* d'indices en série continue à partir de UN. Lorsque dans ces conditions* le moment arrive de faire se décharger le nombre voulu de condensateurs, d'une façon qui sera décrite plus loin, ou bien les vingt condensateurs COt à C19' sont amenés à se décharger, ou bien un nombre moindre dont les indices sont en série continue à partir de CO'. L'extrémité inférieure du secondaire TR1S' est également connectée par RL1b et D1t déjà nommés, ainsi que par une résistance sélectivement ajustable RV1 et une résistance ROt au point commun entre le condensateur COt et le thyristor Sw0'. La tension entre la prise m et la borne inférieure du secondaire TRUST est dtenviron 500 volts crête. Un second transformateur TR2' a un enroulement primaire TR2P1 dont la borne inférieure est à la terre et connectée par une résistance R23t à la ligne L2. L'enroulement primaire TR2P' g trois prisas n1, n2, n3 et une borne supérieure n4 (voir fig. 4B). Un relais RL2 a des contacts inverseurs RL2a et RL2b conçus (voir fig. 4B) pour connecter sélectivement la ligne L1 et l'armature supérieure du condensateur CO' respectivement soit aux points n2, n4 soit aux points n1' n3. On observera que la connexion aux points nl, n3 correspond pour le transformateur TR2' à un rapport élévateur de tension supérieur à celui donné par la connexion aux points n2, n4. Une unité de commande CLI présente des bornes de sortie RL1T pour exciter le relais RL1, des bornes de sorties STO - ST19 pour-amorcer les thyristors Swit - Sw19 respectivement, une borne de référence (terre) E, des entrées de références li I2' des interrupteurs de commande SW3', SW41, enfin une lampe témoin npret" LA L'enroulement secondaire TR2S' du transformateur TR2' a une prise médiane 2 et donne 65 kilovolts en cette entre la prise médiane p et chacun de ses bornes terminales, de sorte qu'on a au total environ 130 kilovolts crête d'une borne terminale à l'autre de l'enroulement secondaire TR2S' tout entier. Un redressement à deux alternances et un filtrage sont assurés par quatre redresseurs SR1 - SR4 et quatre condensateurs de filtrage CS1' CS4' (connectés comme l'indique le fig. 4B), la prise médiane p étant à la terre. Chacun des condensateurs de filtrage CS1' CS4' bien qu'ayant à supporter une tension très élevée, peut n'avoir qu'une faible capacité.La tension, redressée à deux alternances, entre le point commun SR1, SR3 et le point commun SR2, SR4 est appliquée par l'intermédiaire de résistances de protection anti-arcs RF1', RF2' respectivement, entre anode et cathode d'un tube à rayons x (voir fig. 4B). Le filament chauffant de la cathode de ce tube est connecté à une source de tension de chauffage VSU comportant une résistance sélectivement ajustable RV2 permettant de commander le courant de chauffage. Les résistances ajustables RV1' RV2 sont à commande unique par un commutateur Sw5 permettant de commander la tension de fonctionnement du tube à rayons X en même temps que le courant de chauffage de ce tube.Un relais RL3 présente des contacts RL3a et RL3b connectés (voir fig. 4B) en séries avec des résistances R24t R25' respectivement, entre la prise médiane p et les points communs à CS1' CS2' d'une part, à CS3t t CS4t d'autre part, de façon à pouvoir court-circuiter sélectivement les condensateurs de filtrage CS2t , CS3' respectivement. Les relais RL2, RL3 sont à commande unique par un interrupteur SV2t de façon à pouvoir appliquer au tube à rayons x au choix soit une gamme "haute" de tensions (d'environ 92 à 130 kV), soit une gamme basse" de tensions (d'environ 65 à 92 kV).Dans le cas où les contacts RL2a, RL2b mettent au travail les prises n2, n4 (cas représenté à la fig. 4B), en vue de faire donner par le transformateur TR28 une tension de la gamme basse, les contacts RL3a, RL3b court-circuitent les condensateurs CS2', CS3'. On se reportera maintenant à la fig. 5, montrant que l'unit de commande OU comporte un registre à décalage S/REG ayant vingt bornes de sortie 0-19-respectivement connectées aux primaires de vingt transformateurs de sortie TO - T19, dont les secondaires sont respectivement connectés aux bornes précitées STO - ST19 en vue de la commande des thyristors respectivement associés Sw0' - Sw19' L'une des bornes du secondaire de chacun des transformateurs d'indices pairs TO - T18, est connectée à une borne I1 dont le potentiel est celui de la ligne L1 ; l'une des bornes du secondaire de chacun des transformateurs d'indices impairs , T1 - T19, est connectée à une borne I2 dont le potentiel est celui de la ligne L2, ceci en vue d'assurer que le signal donné en chacune des bornes de sortie STO - ST19 est à un niveau correct pour permettre l'amorçage des thyristors respectivement associés, SwO' - Sw19', le moment venu. L'unité de commande CU comporte d'autre part six basculeurs monostables MON1 - MON6 . MON1 donne après manoeuvre de l'interrupteur SW3' une impulsion positive de douze secondes permettant dtopérer la charge des condensateurs COt - C19', dune maniè- re qui va maintenant être décrite. Le front avant de l'impulsion provenant de MON1 est détecte par un premier détecteur DET1 qui met au travail un premier basculeur bistable BIS1 pour exci- ter le relais RL1 à partir des bornes RL1T. Le front arrière de l'impulsion provenant de MON1 est détecté, douze secondes plus tarde par un second détecteur DET2 pour allumer la lampe "prêt" LA.Ce détecteur DET2 met également au travail MON3 produisant alors une impulsion de dix secondes pour activer pendant tout ce laps de temps une porte ET désignée par & et et inhiber une porte OU désignée par OU . Au cours des dix secondes pendant lesquelles la porte & est activée, l'opérateur peut, en manoeuvrant l'interrupteur SW4', faire envoyer par MON2 une impulsion de cinquante microsecondes à la porte & actuellement activée et, à travers celle-ci, à MON4 ainsi qu'à la porte OU actuellement inhibée.MON4 produit alors au bout de cinquante millisecondes, une impulsion de cinquante microsecondes transmise à MON5 ainsi qu'au premier étage dit "O" du registre à décalage S/REG.Le signal ainsi transmis à l'étape "O" du registre REG provoque l'excitation du transformateur TO, donc l'amorçage du thyristor Sw0', donc la décharge du condensateur CO' . Le signal reçu par MON5 fait produire par celui-ci une impulsion de cent vingt molli secondes activant pendant tout ce laps de temps une seconde porte ET désignée par & . Un détecteur de courant nul DET3 est connecté entre les borne E et I1 pour détecter l'instant auquel le courant provenant de chacun des condensateurs CO' - C19' passe par zéro et mettre alors MON6 au travail. Celui-ci transmet alors une im- pulsion de cinquante microsecondes à travers la porte & actuellement activée au registre S/REG pour que ce registre avance d'un pas. De cette façon, chacun des transformateurs T1 - T19 ne donne un signal de sortie qu'unie fois tombé à zéro le courant provenant du condensateur associé précédent. Ceci permet de faire utiliser par le tube à rayons X une forte proportion de énergie stockée dans chacun des condensateurs CO' - Ci9'. La circuiterie de décharge vue" tour à tour par chacun des condensateurs CO' - 019' est très peu amortie, c'est-à-dire fortement oscillante de façon que le courant provenant de chacun des condensateurs CO' - C19' passe par zéro. A l'état de repos, le relais RL1 est désexcité, ce qui fait que les condensateurs CO' - C19' sont maintenant coupés de tut apport d'énergie, le condensateur C20' ayant été chargé dtautre part sous faible tension à travers R21' et D2'. Ltopérateur choisit la tension voulue pour le tube à rayons X (par ltintermédiaire de la tension du filament chauffant et par conséquent de la valeur maximale du courant anodique du tube) en manoeuvrant le commutateur SW5t pour ajuster les résistances variables RV1, RV2. il règle aussi par SW1' la valeur voulue du nombre de milliampères/seconde par la durée de décharge.Le choix du courant voulu pour le tube à rayons X résulte automatiquement du choix de la tension de crête appliquée au tube adaptée à la puissance @ominale de crête du tube, compte tenu des caractéristiques- na- turelles dtimpédance de sortie de l'appareil des figs. 4A, 4B, 5. L'opérateur choisit par SW2' soit la gamme à tensions bas-ses, soit la gamme à tensions élevées. Lors de la charge de l'appareil, il actionne l'interrupteur SW3' pour exciter le relais RLI à partir des bornes RL1T. La ferme ture du contact RL1b a pour effet de connecter le secondaire TRIS' à ceux des condensateurs COI - C19' qui ont été retenus par le commutateur SW1', et de les charger par l'intermédiaire des résistances RO' - R19' (de fortes valeurs ohmiques) associées. Le chemin de retour de courant pour les condensateurs indices pairs COI, C2',...,C18' passe par la prise n1 ou n2, la partie associée de l'enroulement primaire TR2P' et la résistance R23t jus qu'à la prise m sur l'enroulement secondaire TRiS'. Le condensateur de démarrage CO' est chargé sous une tension égale ou inférieure à celle des autres condensateurs, suivant le réglage de la résistance variable RV1, qui forme avec la résistance R22' un diviseur de tension. D'autre part, la fermeture du contact RL1a amène le condensateur C20' à appliquer entre les bornes de l'enroulement primaire TR2P' une tension de faible valeur et lentement décroissante en lançant dans le noyau TR2C' du tranformateur TR2' un flux initial, de sens opposé à celui produit par la décharge du condensateur de démarrage COI. Au bout d'environ douze secondes, correspondant à la durée de mise au travail du basculeur monostable MON1, la lampe LA s'allume, indiquant que l'appareil est prêt et en attente de la manoeuvre de l'interrupteur SW4' par l'opérateur. Le basculeur monostable MON3 donne l'assurance que la manoeuvre de SW4' n'a d'effet que si elle a lieu dans un délai d'environ dix secondes après que la lampe LA s'est allumée. Pour des raisons de sécurité, si l'opérateur n1 actionne pas SW4' au cours de cette période de dix secondes fixée par MON3, le front arrière de l'impulsion de dix secondes donnée par MON3 remet au repos les basculeurs bistables BIS7 et BIS2 pour relâcher le relais RL1 et éteindre la lampe LA respectivement. Si l'opérateur actionne l'interrupteur SW4t (dans le délai de dix secondes après que la lampe LA s'est allumée, c'est-à-dire tant que MON3 active la porte ET & ) le relais RL1 est remis au repos par un signal provenant de MON2 et transmis à travers & à la porte OU puis à BISAI. Ceci a pour effet de faire s'ouvrir les contacts RL1a et RL1b et de couper l'enroulement secondaire TR1S' des condensateurs COI - C19'. La temporisation de cinquante millisecondes par MON4 est prévue pour donner au relais RL1 un temps suffisant pour revenir au repos avant amorçage du thyristor SwO' par l'étage "O" de S/REG et le transformateur TO. Le condensateur COt se décharge ensuite sur la borne appropriée de démarrage n3 ou n de l'enroulement primaire TR2Pt Les valeurs de COt du rapport élévateur de démarrage du transformateur TR2' (correspondant à n3 ou n4), des inductances de fuite de TR2t et du courant dans le tube à rayons X, sont telles que la tension de crête requise en sortie est pleinement atteinte entre les armatures extrêmes des condensateurs CS1' à CS4' (ou de CS1t et CS4') vers la fin de la décharge de CO'. Le courant dans l'enroulement primaire de TR2P' revient à zéro peu après production de la crête de la tension de sortie et le thyristor SwO' se coupe.Le détecteur DET3 détecte le courant nul par la tension entre E et I1 et transmet un signal à MON6, lequel envoie une impulsion à travers la porte & au registre S/REG pour faire avancer celui-ci d'un pas, en amorçant le thyristor suivant Sw1' pour faire se décharger le condensateur CI' sur la prise appropriée ( n1 ou n2) de l'enroulement primaire TR2P', en renversant le sens du flux dans le noyau TR2C'. Les valeurs de chacun des condensateurs Oit - C19', du rapport élévateur du transformateur TR2' (correspondant à n1 ou n2), des inductances de fuite de TR2' et du courant dans le tube à rayons X sont encore une fois telles que la tension de crête requise en sortie est pleinement atteinte entre les armateurs extrêmes de CS1' à CS4' (ou de CS1' et CS4') juste avant de recommencer à tomber. Les redresseurs SR1 - SR4, qui sont en silicium, donnent l'assurance que la tension de sortie reste constamment de même polarité, quel que soit le sens des courants de décharge dans l'enroulement primaire TR2Pt. Une fois que le courant provenant du condensateur Cl' est tombe à zéro, le détecteur DET3 envoie de nouveau une impulsion d'avance transmise par MON6 à travers la porte & au registre pour pour exciter T2, donc amorcer Sw2, et faire se décharger C2' dans le primaire TR2Pt.De mEme une fois C2' complètement déchargé, c'est C3' qui se décharge, et ainsi de suite régulièrement jusqu'à 019' ou un condensateur précédent, suivant le réglage du commutateur SW1', A la fin de ce processus, qui dure au maximum environ cent millisecondes (dans le cas où l'on met en action tous les condensateurs CO' - C19t) les condensateurs de filtrage CS1 à CS4 (ou CS1 et CS4) se déchargent à travers le tube à rayons X Jusqu'à ce qu'il nty ait pratiquement plus d'énergie à entre stockée à un endroit quelconque de l'appareil, en faisant cesser toute application de tension entre les électrodes du tube à rayons x et en ramenant l'appareil à son état de repos. On donne ci-après les valeurs de quelques uns des composants de l'appareil des fige. 4Â, 4B, 5 RO' = 3300 # CO' = 2600 F, 500 V cont R1' à R19' = 5000 # C1' à C19' = 1550 F, 500 V cont R21' = 100 # C20' = 20000 F, 5 V cont R22' = 470 # R23' = 3m # CS1', CS4' = 88 nF, 46kV cont R24' = 330 # CS2', CS3' = 88 nF, 33kV cont R25t = 330 RV1 = 68 # lin. Transformateur TR2' : Rapports élévateurs RV2, RF1, RF2 sont pour n1 = 1 : 487 des composants normalisés pour n2 = 1 s 344 de blocs d'alimentation pour n3 = 1 : 299 classiques pour n4 = 1 s 211 Inductance de fuite = 1,78 mH rapportés au primaire TR2P' pour toutes les prises primaires REVENDICATIONS 1. Appareil destiné à engendrer des impulsions de haute tension par décharge de condensateurs et comportant une pluralité de condensateurs ainsi que des moyens de charger chacun d'eux, caractérisé en ce qu'il comporte en outre (a) un transformateur élévateur de tension (TR2 ou TR2') ayant au moins un enroulement primaire (TR2P ou TR2Pt), un noyau (TR2C ou TR2C') et au moins un enroulement secondaire (TR2S ou TR2S'), (b) des moyens de commutation (COMouSwO' - Sw19t) sélectivement manoeuvrables pour décharger au moins certains de ces condensateurs (C1 - C40 ou CO' - C19t) séquentiellement à travers le(s)dit(s) enroulement(s) primaire(s), de manière à induire dans ledit noyau un champ magnétique alternatif et dans le(s)dit(s) enroulement(s) secondaire(s), une haute tension alternative (c) des moyens redresseurs ( D3, D4 ou SR1 - SR4) pour redresser cette haute tension alternative. 2. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte en outre des moyens de filtrage (CS1 , CS2 ou CS1' - CS4') pour lisser la tension de sortie de 11 appareil. 3. Appareil selon la revendication 2, caractérisé en ce que lesdits moyens de filtrage sont constitués par au moins un condensateur. 4. Appareil selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que chacun des composants de ladite pluralité de condensateurs (C1 - C40) a une première électrode reliée à un point commun à tous les condensateurs et une seconde électrode reliée, pour certains d'entre eux (C1 ,-, C2n-1 ,-,C39) à un premier point de charge pour les autres (C2 ,6, ,-,C40) à un second point de charge, points de charge respectivement portes à un potentiel positif et à un potentiel négatif par lesdits moyens de charge (TRi, D1, D2). 5. Appareil selon l'urne des revendications 7 à 4, caractérisé en ce qu'il comporte en outre des moyens sélectivement manoeuvrables ( Sw1 - Sw40 ou (SW1' permettant de choisir le nombre de condensateurs ( C1 - C40 ou CO' - C19') à décharger, en fonction de l'énergie totale demandée à l'appareil, 6. Appareil selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le rapport dudit transformateur élévateur de tension (TR2') est sélectivement ajustable. 7. Appareil selon la revendication 6, caractérisé en ce que ledit rapport du transformateur élévateur de tension (TR2') est sélectivement ajustable par le fait que l'on peut changer le nombre de spires (prises n1, n3 ou n2, n4) de l'enroulement primaire de ce transformateur dans lesquelles on fait se décharger chacun d'au moins certains des condensateurs de ladite pluralité (CO' - C19') 8.Appareil selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'un condensateur supplémentaire (C20') est connecté de façon à pouvoir appliquer entre les bornes du (ou d'un) enroulement primaire (TR2P) dudit transformateur (TR2') une tension relativement faible et lentement décroissante, de façon à produire dans le noyau de celui-ci un flux initial de polarité opposée à celui produit par la décharge du premier (CO') de ladite pluralité de condensateurs (CO - C19w) à décharger en séquence. 9. Appareil selon la revendication 8, caractérise en ce que le premier condensateur (CO') de ladite pluralité de condensateurs (CO' - C19t), à décharger en séquence a une capacité différente de celle de chacun des autres. 10. Appareil selon la revendication 9, caractérisé en ce que ledit premier condensateur (cor) a une capacité superietlre de chacun des autres de ladite pluralité de condensateurs à décharger en séquence. 11. Appareil selon l'une des revendications 9 et 10, caractérisé en ce que ledit premier condensateur (cor) est connecté de façon qu'on puisse le faire se décharger dans un premier nombre de spires (prises n3 ou n4) de l'enroulement primaire (TR2P) dudit transformateur élévateur, différent d'un second nombre de spires (prises n1 ou n2) dans lesquelles on fait se décharger chacun d'au moins certains des autres condensateurs (C1t - C19w) de ladite pluralité à décharger en séquence. 12. Appareil selon la revendication 11, caractérisé en ce que ledit premier nombre de spires (prises n3 ou n4) est supérieur audit second nombre de spires (prises n1 ou n2). 13. Appareil selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que chacun des condensateurs (CO' - C19') de ladite pluralité est déchargé au moyen d'un thyristor associé parmi une même pluralité (SwOc - Sw19') sous la commande d'un registre à décalage (S/REG), le courant provenant de chacun de ces condensateurs s'élevant jusqu'à un maximum pour tomber ensuite pratiquement i zéro et des moyens de détection de courant (DET3) sont agencés de façon à commander ledit registre pour amorcer la décharge de chaque condensateur (C1' - C19'), exception faite du premier (CO') aussitôt détection d'un courant pratiquement nul en sortie du condensateur précédent (CO' - C18') de la séquence.