FR 2325351 A1 19770422 FR 7516577 A 19750523 Notre Mano capteur émetteur de pression ventriculaire cérébrale à scalp fermé ne présente pas tous les inconvénients et dangers décrits dans l'abrégé descriptif, du fait même de sa conception. Il s'agit d'un tube en matière plastique, d'un diamètre de 4 à 10 mm (6) permettant d'être stérilisé, muni à l'extrémité inférieure d'un bulbe à soufflets très souple (7) traité d'une telle manière, qu'il soit visible aux radiographies et autres examens radioscopiques, ce bulbe à soufflets est conçu de telle façon qu'il puisse subir les moindres variations de pression, ou des pulsations dans le ventricule où il est inséré. La longueur de ce tube (6) peut varier de 20 à 80 mm, de façon à pouvoir être inséré même chez des enfants en bas age. Le gaz inerte (5) est enfermé dans les membranes du soufflet à une pression qui selon sa valeur permet de mesurer avec précision des variations autour de la pression normale d'équilibre du cerveau ou d'explorer la plage de - 10 à + 100 mm d'eau par exemple. Le rapport relatif des pressions du gaz inerte (5) se trouvant à l'intérieur du bulbe à soufflets (7) d'une part et d'autre part la pression du gaz inerte se trouvant à l'intérieur du corps extérieur (6) dans sa partie supérieure sera également choisi en fonction du type de mesures à effectuer. Toute variation de pression ventriculaire se traduira par une compression de la membrane (7) qui se traduira aussitôt par une augmentation de pression (ou une diminution suivant le sens de la variation) tendant à augmenter ou à diminuer le volume du gaz (5). Il s'en suivra une translation du noyau (4) à l'intérieur du circuit oscillant (3) modifiant sa propre fréquence de résonnance. Si, extérieurement au crâne, un autre circuit oscillant est approché de celui du dispositif, il y a un couplage, lorsque leurs propres fréquences sont identiques, l'appareillage électronique le détecte facilement. Un dispositif électronique annexe peut effectuer un ''balayage' 'scanning" en fréquence et un enregistreur notera les variations de pression dans le temps. Si celles-ci dépassent certaines valeurs, une alarme peut être donnée, l'ensemble de l'appareillage s'intégrant facilement dans une unité de "monitoring." Il est certain que l'exemple décrit ci-dessus n'est pas limitatif et que tout autre dispositif donnant les mêmes résultats est envisageable. Les matériaux employés pour la confection de ce dispositif sont tels qu'ils n'entraînent aucun inconvénient physique ou physiologique dans le temps, c'est à dire, diffusion des gaz ou de vapeur d'eau, etc. . de l'intérieur vers l'extérieur et inversement, tendant à fausser les mesures. Le dispositif peut permettre des adaptations à d'autres variantes, comme par exemple, l'incorporation d'un émetteur ou pile, permettant des mesures déambulatoires ou séquentielles, ou par exemple l'incorporation égale ment d'un interrupteur à lame souple, magnétique, permettant de couper la pile, lorsque les mesures ne sont pas nécessaires. Chaque appareil, est livré avec sa propre courbe d'étalonnage, de façon à pouvoir donner le maximum de précision dans ses mesures. L'étalonnage sera effectué en pression à la température moyenne de 380C à l'aide d'un appareil étalon servant également au réglage de tous les dispositifs électroniques annexes. Sur chaque courbe d'étalonnage, un nombre sera portétlet l'affichage de ce nombre sur l'unité électronique permetta de recaler exactement l'appareil sur 11 étalonnage. Ce dispositif peut encore être plus miniaturisé. Une fois ce dispositif mis en place, le scalp est refermé par de la cire, le patient peut être ambulatoire, il n'est pas nécessaire qu'il soit hospitalisé, et il est à l'abri de toute infection. REVENDICATIONS 1. Dispositif destiné à mesurer la pression verticulaire cérébrale caractérisé en ce qu'il se compose de deux parties, d'une part un mano-capteur placé à l'intérieur du corps du patient, d'autre part un dispositif situé à l'extérieur du corps du patient, destiné à recevoir les indications du mano-capteur. 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le mano-capteur comporte une enceinte fermée souple remplie d'un gaz inerte, en contact au moins en partie avec la pression verticulaire, ladite membrane commandant le déplacement d'un noyau magnétique à l'intérieur d'un circuit oscillant, modifiant la fréquence de résonnance de celui-ci. 3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que le mano-capteur se compose d'un tube rigide 6, à l'intérieur duquel se trouve une enceinte fermée remplie de gaz inerte et composée d'un premier soufflet 7 en matière souple et dont l'extrémité est en contact avec la pression verticulaire, une partie fixe épousant l'intérieur du tube rigide, sur une fraction de sa longueur et un deuxième soufflet en matière souple situé à l'intérieur de l'nappa reil, un noyau magnétique 4 solidaire de ce deuxième soufflet peut se déplacer à l'intérieur d'un circuit oscillant. 4. Dispositif selon la revendication 1, 2, ou 3, caractérisé en ce que le mano-capteur placé à l'intérieur du corps du patient se trouve fixé à l'os du crane, dirigé vers l'intérieur du crane et recouvert par le scalp qui est fermé.