FR 2288238 A1 19760514 FR 7440561 A 19741018 La présente invention concerne les instruments destinés à distribuer des liquides de facon stérile. La technique actuelle, onéreuse, repose, - soit sur un pressoir amovible venant épouser un cylindre moteur immi de galets libres, monté sur axe fixe. - soit sur un pressoir fixe, jamais circulaire en plein, devant la paroi duquel tournent des galets Moteurs montés sur des axes fixes. L'inconvénient majeur est qu'on peut employer sur ces appareils des tubes de diamètres différents mais toujours d'épaisseur bien établie. Le dispositif suivant l'invention permet d'éviter cet inconvénient car on peut passer des tubes de toutes épaisseurs. Le procédé employé consiste à faire varier à volonté la circonférence d'un cercle intérieur mobile par rapport à un cercle extérieur fixe, tous deux ayant le aille axe central. La pièce fixe est un cercle en aluminium (ou autre matière) faisant office de pressoir inerte et fixe. Les galets sont remplacés par deux ou plusieurs roulements à billes, selon le diamètre du pressoir extérieur et selon la precision du dosage que l'on veut obtenir à la sortie de la pompe. Ces galets sont nontés libres sur le plateau tournant Moteur (B) et peuvent être éventuellement étagés pour pernettre de passer plusieurs tubes à la fois. Le fait de régler chaque galet, séparément, de la périphérie vers le centre, grace aux rainures (C) permet donc d'insérer des tubes de différentes épaisseurs et, éventuellement, de ne faire travailler en pression que les galets que l'on désire faire travailler. Vu ses possibilités d'adaptation et son prix de revient, les possibilités d'application sont infinies tant dans le domaine des Laboratoires que dans l'industrie ou le Médical. REVENDICATIONS. 1) Pompe péristaltique pouvant faire débiter des tubes d'épaisseurs différentes. 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par le fait que la piste de pression est un cercle complet et fermé. 3) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par le fait que les galets de pression sont montés sur des rainures qui permettent leur libre réglage et leur utilisation totale ou partielle à volonté.