FR 2100566 A1 19720324 FR 7030633 A 19700820 L'invention concerne dune manière générale un lit médical ayant une têtière réglable en inclinaison par l'occupant du lit. Il est déjà connu de réaliser des têtières réglables en inclinaison pour lit médical, ces têtières sont constituées généralement dcun chassies pivotant, muni dXune ou plusieurs jambes de force venant en prise avec une crémaillère ou similaire, l'élévation ou l'abaissement de la têtière se faisant par l'intermédiaire d'une action manuelle qui peut s'avérer difficile lorsque le lit est occupé. Le réglage de l'inclinaison de la têtière nécessite la présence d'une aide car dans la plupart des cas, l'occupant du lit ne peut pas assurer lui-même le réglage désirés La présente invention a notamment pour but de remédier à cet inconvénient Elle concerne à. cet effet un lit médical à têtière réglable en inclinaison, lit caractérisé en ce que le réglage d'inclinaison est obtenu à partir d'une commande hydraulique contrôlée par l'occupant du lit, la dite commande agissant sur- au moins un vérin de manoeuvre associé à la têtière. Le lit suivant l'invention est représentê sur les dessins ci-joint dans lesquels la figure 1 est une vue schématique - du lit montrant la cinématique de la têtière réglables la figure 2 est une vue du schéma de principe de la commande de la têtière réglable, en inclinaison. Suivant l'invention ainsi qu'il est représenté figure 1, , le lit médical 1 est équipé dune tetière 2 reliée au lit 1 par l'intermédiaire d'un axe de pivotement 3, de manière à pouvoir notamment occuper denx positions, l'une horizontale, l'autre sensiblement verticales la têtière pouvant occuper en outre n'importe quelle position intermédiaire entre O et A. Les mouvements angulaires de la têtière 2 sont obtenus à partir d'au moins un vérin hydraulique 4 dont le corps 41 peut pivoter autour d'un point de fixation 5 prévu sur le châssis tandis que la tige 42 mobile est reliée par l'intermédiaire d'une chappe pivotante 6 à la têtière 2. Le dispositif de commande hydraulique comporte un réservoir à liquide 7 relié par l'inter- médiaire dun conduit d'aspiration 8 à un groupe électro-pompe 9 alimenté en basse tension 24 Volts; Le groupe électro-pompe 9 est également relié au réservoir 7 par l'intermédiaire dun circuit de décharge 10. L'électro-pompe 9 alimente les vérins 4 par l'intermédiaire d'un circuit haute pression il Il est prévu sur le trajet du circuit haute pression un clapet antitretour 12 et une vanne de contrôle miniaturisée 13 qui est en relation d'une part avec le circuit haute pression 11 et d'autre part avec le circuit de vidange 14 à basse pression La mise en charge du circuit haute pression 11 se fait par l'intermédiaire d'un interrupteur poussoir 15 à la dispositron de 12 occupant du lit. La manoeuvre de la t8tière s'effectue de la manière suivante O pour obtenir a levée de la têtière du point O en direction du point A, on alimente en courant électrique l'électro-pompe par la fermeture de l'interrupteur 159 le liquide est alors aspiré du réservoir 7 par 12 intermédiaire de la eanalisation d'aspiration 8 en direction de la pompe du groupe 9 qui refoule le liquide dans le circuit haute pression 11. be liquide passe à travers un clapet anti-retour 12 e; pénètre dans les vérins 4 dont les tiges 42 sollicitent la têtière 29 la t8tière pivote sur ses axes 3 et monte. Pour arrenter le mouvement de montée de la tetière dans une position angulaire quelconque entre les points A et 0, on ouvre l2interrup- teur 15 du groupe électro-pompe 90 Pour 12 opération de descente, l'utilisateur ouvre la vanne miniaturisée 139 ce qui permet l'acheminement du liquide par la conduite basse pression 14, en direction du réservoir 7. La vitesse de descente de la têtière 2 étant réglée par un contrôleur de débit 16 inséré dans le circuit basse pression 140 Suivant une caractéristique de l'invention, il est possible de manoeuvrer la têtière 2 sans le secours du groupe électro-pompe 99 dans le cas par exemple d2une panne de courant électrique. Pour obtenir la montée de la têtière, il suffit d'ouvrir la vanne 13 et de relever manuellement la têtière, ce qui provoque une aspiration du liquide contenu dans la réservoir 7. La t8tière 2 peut être immobilisée dans la position désirée en fermant la vanne 13.La quantité de liquide aspiré étant bloquée par la fermeture de la vanne 13 d une part et le clapet anti-retour 12 du circuit haute pression9 d 7 autre part. La descente de la têtière se fait comme précédemment par simple ouverture de la vanne 13 Dans le cas du fonctionnement normal de l2électro- pompe et en supposant que 12 utilisateur continue à appuyer sur l'interrupteur poussoir 15 alors que la têtière est élevée à son point de levée maximums un clapet de décharge prévu dans le groupe électro-pompe ouvre le circuit de décharge 10 en direction du réservoir 7.La commande hydraulique de la têtière selon l'invention présente de nombreux avantages ; une garantie totale d'utilisation est obtenue par l'alimentation basse tension du groupe électro pompe (24 volts). Par le circuit de décharge on évite toute surpression dans le circuit d'alimentation des vérins.La personne occupant le lit peut à sa guise choisir la position angulaire de la têtière, en changer autant de fois qu'elle le désirez sans faire appel au personnel médical0 indépendamment des possibilités de réglage à la disposition de l'occupant du lit9 la vanne miniaturisée insérée dans le circuit de commande permet l'utilisation du dit circuit pour le réglage de l'inclinaison de la têtière même en cas de panne d'alimentation électrique du groupe électro-pompe, ce qui constitue un avantage très important. Bien entendu9 12 invention n'est pas limitée aux exemples de réalisation ci-dessus décrits et représentés, à partir desquels on pourra prévoir d'autres modes et d'autres formes de réalisation9 sans pour cela sortir du cadre de 12 invention. R E'V E N D I C A T I 0 N S 10 Lit médical à têtière réglable en inclinaisonS lit caractérisé en ce que le réglage d'inclinaison de la têtière est obtenu à partir d'une commande hydraulique contrôlée par 11 occupant du lit9 la dite commande agissant sur au moins un vérin de manoeuvre associé à la têtière. 20 = Lit conforme à la revendication 1, carac- térisé en ce que les vérins de déplaeement de la têtière sont alimentés à partir d'un groupe électro-pompe basse tension qui alimente un circuit haute pression relié aux vérins par l'inter- médiaire d'un clapet anti-retour de sorte que le circuit haute pression ne sert qu'aulx mouvements de poussée des vérins pour le déplacement de la têtière de sa position horizontale à sa position sensiblement verticale, la têtière pouvant être immobilisée dans n'importe quelle position angulaire intermédiaire. 90 - Lit conforme aux revendications 1 et 2 caractérisé en ce que le mouvement de la descente de la têtière est obtenu par une vanne de commande placée sur le trajet du circuit haute pression et en relatlon avec un circuit basse pression de manière telle que l'ouverture de la vanne provoque la vidange du circuit haute pression et par suite le mouvement de retour des tiges des vérins hydrauliques. 40 - Lit conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 39 caractérisé en ce qu'il est prévu sur le trajet du circuit basse pression9 un contrôleur de débit permettant le réglage de la vitesse d'écoulement du fluide refoulé par les vérins. 50 - Lit conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 49 caractérisé en ce que le circuit basse pression est en relation directe avec un réservoir de fluide de manière telle qu'en cas de panne du groupe électro-pompe, il soit possible par l'intermédiaire de la vanne de contrôle du dit circuit basse pression de lever ou d'abaisser manuellement la têtière.