Brevet FR3068780A1 (20190111)

REVENDICATIONS1. Spectrophotomètre imageur hyperspectral large bande configuré pour analyse un objet (0), ledit spectrophotomètre comprenant un ensemble (ES, ES') d'illumination comprenant une source (S, S') d'émission d'un faisceau lumineux, ledit ensemble étant configuré pour que le faisceau lumineux balaye ligne par ligne l'objet à analyser (0) ; un miroir (M2) de focalisation ; un premier miroir (M1) de repliement ; un miroir (MO) de balayage plan mobile en rotation ; l'ensemble d'illumination, le miroir (M2) de focalisation, premier miroir (M1) de repliement et le miroir (MO) plan étant agencés pour amener le faisceaux lumineux vers l'objet selon une ligne qui sera déplacée sur l'objet via le miroir (MO) de balayage ; le spectrophotomètre imageur étant caractérisé en ce qu'il comprend deux capteurs (Cl, C2) de mesure d'une distance entre l'objet (0) et le miroir (MO) de balayage, et en ce que le miroir (M2) de focalisation est mobile en translation pour adapter l'imageur à la distance mesurée par lesdits capteurs de mesure.\n<CLM>\1\tSpectrophotomètre imageur selon la revendication 1, dans lequel le premier miroir (M1) de repliement comprend une face avant (M11) orientée vers le miroir (M2) de focalisation et une face arrière (M12) opposée à ladite face (M11) avant, ledit premier miroir (M1) comprenant une fente (Ml-F) configurée pour laisser passer un faisceau issu de l'objet, le spectrophotomètre imageur comprenant un dispositif (OBT) d'obturation d'un faisceau disposé devant la face avant (M11) du premier miroir (M1) et devant la fente (Ml-F) dudit premier miroir, le dispositif d'obturation comprenant une lame verticale plus large que la fente, ladite lame étant mobile selon deux positions, une position ouverte selon laquelle elle empêche un faisceau parasite direct issu du miroir (MO) de balayage de traverser ladite fente, le faisceau issu de l'objet traversant ladite fente, et une position fermée empêchant n'importe quel faisceau de passer par la fente (Ml-F). 10 11\n<CLM>\1\tSpectrophotomètre imageur selon la revendication 2, dans lequel le dispositif (OBT) d'obturation comprend une lame noire montée pivotante devant la face avant du premier miroir et deux butées (B1, B2) permettant de définir les deux positions. 5\n<CLM>\1\tSpectrophotomètre imageur selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la source (S) de l'ensemble (ES) d'illumination est configurée pour émettre un faisceau dans le domaine de l'ultra-violet, le visible ou infrarouge, et est de préférence un Laser, l'ensemble d'illumination comprenant en outre un ensemble (L, LC, LLG) de mise en forme du faisceau émis par la source afin d'illuminer 10 uniquement une ligne sur l'objet (0) à analyser.\n<CLM>\1\tSpectrophotomètre selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'ensemble (ES) d'illumination comprend un miroir plan (Ml) d'injection du faisceau mis en forme vers le miroir (M2) de focalisation, le faisceau mis en forme étant tel 15 que son image à travers ledit miroir plan d'injection est superposée à la fente (M1-F) du premier miroir (M1) de repliement.\n<CLM>\1\tSpectrophotomètre imageur selon la revendication précédente, dans lequel l'ensemble de mise en forme comprend, dans le sens de propagation du faisceau 20 lumineux, une lentille (LLG) génératrice d'une raie uniforme en éclairement, une lentille (LC) cylindrique collimatrice sur l'axe de la raie, une lentille (L) pour adapter le grandissement.\n<CLM>\1\tSpectrophotomètre imageur selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel 25 l'ensemble (ES') d'illumination comprend une sphère (11) intégrante placée devant la source (S'), la sphère (11) comprenant une fente (S'-F) configurée pour laisser passer un faisceau lumineux.\n<CLM>\1\tSpectrophotomètre imageur selon la revendication précédente, dans lequel 30 l'ensemble (ES') d'illumination comprend en outre un miroir sphérique (MS') percé d'un anneau centré sur la fente (S'-F) de la sphère et est disposé devant la sphère, ledit miroir sphérique (MS') étant configuré pour lasser passer un faisceau et pour réfléchir de la lumière et la renvoyer la sphère (11). 12\n<CLM>\1\tSpectrophotomètre imageur selon l'une des revendications 2 à 8, comprenant un ensemble (E,) d'imagerie et un ensemble (EDET) de détection, l'ensemble d'imagerie étant agencé par rapport au premier miroir (M1) pour amener un faisceau provenant de la fente (F) vers l'ensemble (EDET) de détection.\n<CLM>\1\tSpectrophotomètre imageur selon la revendication précédentes, dans lequel l'ensemble (EDET) de détection comprend un capteur CCD ou CMOS.