Brevet FR3074416A1 (20190607)

REVENDICATIONS1. Dispositif implantable (1,200) pour le traitement d'un dysfonctionnement sexuel masculin, en particulier pour le traitement d'un dysfonctionnement erectile, caracterise en ce qu'il comprend : a. une bande souple (5) ; b. un ballonnet etanche (10) et deformable solidarise selon une zone determinee (4) de la longueur de la bande ; c. un dispositif d'alimentation en fluide (30) du ballonnet, et en ce que le dispositif implantable (1) est configure pour que lorsque la bande (5) forme une boucle (15), ayant un volume interne Vi, en particulier autour au moins d'une partie anatomique (9), !edit ballonnet (10) se projette dans le volume interne Vi ; dans une premiere position, le ballonnet (10) ne comprend pas de fluide, dans une seconde position, le ballonnet (10) comprend un volume determine d'un fluide.\n<CLM>\1\tDispositif implantable (1,200) selon la revendication 1, caracterise en ce que le ballonnet (10) comprend une paroi de base (20) et une paroi superieure (30), et en ce que dans la premiere position, la distance separant la paroi superieure (30) et la paroi de base (20) est de l'ordre de el mm, en ce que dans la seconde position, la distance separant la paroi superieure (30) de la paroi de base (20) est de l'ordre de e2 mm, e2 etant superieur a el.\n<CLM>\1\tDispositif implantable (1,200) selon l'une ou l'autre des revendications 1 et 2, caracterise en ce que la bande (5) est poreuse sur au moins une partie de sa longueur pour permettre la colonisation tissulaire.\n<CLM>\1\tDispositif implantable (1,200) selon rune quelconque des revendications 1 a 3, caracterise en ce que le dispositif d'alimentation 18 (30) comprend un catheter (32) en liaison fluidique avec le ballonnet (10)\n<CLM>\1\tDispositif implantable (1,200) selon rune quelconque des revendications 1 a 4, caracterise en ce que la bande (5) comprend au 5 moins une piece textile, en particulier un tricot a mailles jetties.\n<CLM>\1\tDispositif implantable (1,200) selon rune quelconque des revendications 1 a 5, caracterise en ce que dans la premiere position, la boucle (15) a une circonference C1 mm, et dans la seconde position, la boucle (15) a une circonference C2 mm, et en ce que les 10 circonferences C1 et C2 sont sensiblement egales.\n<CLM>\1\tDispositif implantable (1,200) selon rune quelconque des revendications 1 a 6, caracterise en ce que la bande (5) est configuree pour former une boucle (15) ayant une portion superieure (40) recevant le ballonnet (10) et une portion inferieure (50), et en ce 15 que la portion inferieure (50) est partiellement resorbable.\n<CLM>\1\tDispositif implantable (1,200) selon rune quelconque des revendications 1 a 7, caracterise en ce que la bande (5) comprend des premiere (7) et seconde (8) extremites, et en ce que le dispositif implantable (1) comprend un premier organe de solidarisation (60) 20 pour la solidarisation, notamment amovible, des premiere (7) et seconde (8) extremites entre-elles.\n<CLM>\1\tDispositif implantable (1,200) selon la revendication 8, caracterise en ce que la bande (5) comprend une premiere partie (70) recevant le ballonnet (10) et comprenant une extremite libre (72) formant la 25 premiere extremite libre (7) de la bande (5), et une seconde partie (80) dans le prolongement de la premiere partie (70), la seconde partie (80) ayant une extremite libre (82) formant la seconde extremite libre (8) de la bande (5), et en ce que le premier organe de solidarisation (60) est solidarise a ladite premiere extremite libre (7). 19\n<CLM>\1\tDispositif implantable (1,200) selon Ia revendication 9, caracterise en ce que Ia premiere partie (70) forme la portion superieure (40) de Ia boucle (15) et la seconde partie (80) forme la portion inferieure (50) de la boucle (15). 5\n<CLM>\1\tDispositif implantable (1,200) selon l'une quelconque des revendications 1 a- 10, caracterise en ce que to dispositif d'alimentation (30) comprend un boitier etanche (90) en liaison fluidique avec le ballonnet (10), !edit boitier (90) recevant un dispositif de pompage, un systeme de commande de la pompe et un 10 dispositif de stockage et de fourniture d'energie electrique, notamment rechargeable a distance.\n<CLM>\1\tDispositif implantable (1,200) selon la revendication 11, caracterise en ce que le bottler (90) comprend un accumulateur d'energie electrique rechargeable par induction electromagnetique. 15\n<CLM>\1\tDispositif implantable (1,200) selon rune ou l'autre des revendications 11 et 12, caracterise en ce comprend une chambre de stockage du fluide (100), ladite chambre de stockage (100) etant en liaison fluidique avec !edit boitier (90).\n<CLM>\1\tDispositif implantable (1,200) selon rune quelconque des 20 revendications 11 a 13, caracterise en ce que le dispositif d'alimentation (30) comprend une membrane auto-obturante agencee en -sorte de permettre la recharge en fluide de la chambre de stockage (100).\n<CLM>\1\tDispositif implantable (1) selon la revendication 14, caracterise en ce 25 que le boitier (90) comprend Ia membrane auto-obturante.\n<CLM>\1\tDispositif implantable (200) selon la revendication 14, caracterise en ce que la chambre de stockage (280) comprend la membrane auto- obturante. 30