Brevet FR3038830A1 (20170120)
REVENDICATIONS1. Gamme (100) de prothèses fémorales (1, 2), la gamme (100) de prothèses fémorales (1,\n<CLM>\1\tcomprenant plusieurs prothèses fémorales (1, 2), les prothèses fémorales (1,\n<CLM>\1\tincluant : i) sept prothèses fémorales standards (1) ayant des tailles différentes, et ii) sept prothèses fémorales latéralisées (2) ayant des tailles différentes, chaque prothèse fémorale (1,\n<CLM>\1\tétant destinée à composer une prothèse de hanche, chaque prothèse fémorale (1,\n<CLM>\1\tcomportant : - une tête (4.1, 4.2) configurée pour être articulée dans une cavité acétabulaire, une surface externe de la tête (4.1, 4.2) ayant globalement la forme d'une sphère dont le diamètre (D4) est environ égal à 28 mm, - un membre de fixation (6) configuré pour recevoir la tête (4.1, 4.2), - une partie diaphysaire (8) qui configurée pour s'étendre selon un axe diaphysaire (Z8) dans un canal diaphysaire du patient, - une partie métaphysaire (10) qui est monobloc avec la partie diaphysaire (8), - un col (12.1, 12.2) agencé pour relier la partie métaphysaire (10) et le membre de fixation (6), le col (12.1, 12.2) étant monobloc avec la partie 20 métaphysaire (10), la gamme (100) de prothèses fémorales (1,\n<CLM>\1\tétant caractérisée en ce que les tailles des prothèses fémorales (1,\n<CLM>\1\tsont sélectionnées : - de sorte que la distance (B) entre le centre (C4.1, C4.2) de la tête (4.1, 4.2) et l'axe diaphysaire (Z8), mesurée sensiblement parallèlement à l'axe 25 diaphysaire (Z8), est égale respectivement à 15,3 mm pour les prothèses fémorales standards (1) et à 9,2 mm pour les prothèses fémorales latéralisées (2), et - de sorte que la distance (A) entre le centre (C4.1, C4.2) de la tête (4.1, 4.2) et l'axe diaphysaire (Z8), mesurée sensiblement perpendiculairement à 30 l'axe diaphysaire (Z8), a les valeurs suivantes en fonction du numéro de la taille de la prothèse fémorale (1,\n<CLM>\1\t: 3038830 8 - pour les prothèses fémorales standards (1) : numéro taille 1 2 3 4 5 6 7 distance (A) 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 - pour les prothèses fémorales latéralisées (2) : numéro taille 1 2 3 4 5 6 7 Distance (A) 44 44,6 45,1 45,6 46,1 46,6 47,1\n<CLM>\1\tGamme (100) de prothèses fémorales (1,\n<CLM>\1\tselon la 5 revendication précédente, dans laquelle la distance, mesurée parallèlement à l'axe cervico-céphalique (ACC), entre le centre (C4.1, C4.2) de tête (4.1, 4.2) et un plan de référence, qui est perpendiculaire à l'axe cervico-céphalique (ACC) et qui passe par l'intersection entre le col (12.1, 12.2) et la partie métaphysaire (10), est égale à 34 mm pour les prothèses fémorales 10 standards (1) et pour les prothèses fémorales latéralisées (2).\n<CLM>\1\tGamme (100) de prothèses fémorales (1,\n<CLM>\1\tselon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle l'axe cervicocéphalique (ACC) et l'axe diaphysaire (Z8) forment un angle (A6.8) égal : 15 - à 129 degrés pour chaque prothèse fémorale standard (1), et - à 137 degrés pour chaque prothèse fémorale latéralisée (2).\n<CLM>\1\tGamme (100) de prothèses fémorales (1,\n<CLM>\1\tselon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle le membre de fixation (6) a une surface tronconique (6.0) configurée pour solidariser la tête (4.1, 4.2) sur le membre de fixation (6) par emmanchement conique, par exemple de type cône Morse, la surface tronconique (6.0) ayant un demi-angle au sommet environ égal à 5 degrés 42 minutes et 30 secondes.\n<CLM>\1\tGamme (100) de prothèses fémorales (1,\n<CLM>\1\tselon la revendication précédente, dans laquelle, le plus grand diamètre (D6) de la surface tronconique (6.0) est environ égal : - à 10,5 mm pour chaque prothèse fémorale standard (1), et 3038830 9 à 10,8 mm pour chaque prothèse fémorale latéralisée (2).\n<CLM>\1\tGamme (100) de prothèses fémorales (1,\n<CLM>\1\tselon la revendication 4, dans laquelle le plus grand diamètre (D6) de la surface 5 tronconique (6.0) est environ égal à 12,5 mm pour chaque prothèse fémorale standard (1) et pour chaque prothèse fémorale latéralisée (2).\n<CLM>\1\tGamme (100) de prothèses fémorales (1,\n<CLM>\1\tselon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle, pour chaque 10 prothèse fémorale (1, 2), la partie diaphysaire (8) a une section transversale globalement ovale.\n<CLM>\1\tGamme (100) de prothèses fémorales (1,\n<CLM>\1\tselon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle chaque prothèse 15 fémorale (1,\n<CLM>\1\test composée d'un alliage de titane et de vanadium.