Brevet FR3040886A1 (20170317)
REVENDICATIONS1. Ventilateur médical comprenant: - un circuit patient (3,\n<CLM>\1\tcomprenant une branche inspiratoire (3) pour acheminer du gaz respiratoire à administrer à un patient (P), et une branche expiratoire (4) pour récupérer du gaz expiré par le patient (P), - un conduit de gaz (14) en communication fluidique avec la branche inspiratoire (3) pour alimenter la branche inspiratoire (3) en un gaz respiratoire provenant d'une source de gaz respiratoire (1), - un conduit d'amenée de pression (8) raccordé fluidiquement audit conduit de gaz (14) et coopérant avec une valve de sécurité (5), - une électrovanne (6) agencée sur le conduit d'amenée de pression (8) et permettant de contrôler la pression de gaz dans au moins une partie du conduit d'amenée de pression (8), - une valve de sécurité (5) agencée sur ou en relation fluidique avec la branche inspiratoire (3), ladite valve de sécurité (5) étant pilotée en pression par la pression de gaz véhiculée par le conduit d'amenée de pression (8) entre au moins : i) une position d'ouverture dans laquelle du gaz présent dans la branche inspiratoire (3) peut s'échapper à l'atmosphère, via la valve de sécurité (5), et ii) une position de fermeture dans laquelle le gaz présent dans la branche inspiratoire (3) ne peut pas s'échapper à l'atmosphère, via la valve de sécurité (5), - des moyens de surveillance de pression (21) permettant de réaliser au moins une mesure de la pression brute régnant dans au moins une partie du circuit patient (3,\n<CLM>\1\tet de transmettre (23) au moins un signal de pression brute à des moyens de commande (22), et - des moyens de commande (22) permettant : a) d'analyser et/ou de traiter ledit au moins un signal de pression brute provenant des moyens de surveillance de pression (21) pour en déduire si la branche expiratoire (4) du circuit patient (3,\n<CLM>\1\test obstruée ou non, et b) de piloter l'électrovanne (6), en réponse à la détection d'une obstruction de la branche expiratoire (4), pour interrompre l'apport de pression de gaz dans le conduit 3040886 16 d'amenée de pression (8) et ainsi faire passer la valve de sécurité (5) de la position de fermeture à la position d'ouverture.\n<CLM>\1\tVentilateur médical selon la revendication précédente, caractérisé en ce que 5 les moyens de surveillance de pression (21) comprennent un capteur de pression.\n<CLM>\1\tVentilateur médical selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la branche inspiratoire (3) et la branche expiratoire (4) sont reliées fluidiquement l'une à l'autre par une pièce en Y (20). 10\n<CLM>\1\tVentilateur médical selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens de commande (22) comprennent au moins une carte électronique, de préférence une carte électronique à microcontrôleur mettant en oeuvre au moins un algorithme. 15\n<CLM>\1\tVentilateur médical selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la valve de sécurité (5) comprend une membrane (9) pilotée en pression par la pression de gaz véhiculée par le conduit d'amenée de pression (8), et coopérant avec un siège de valve (10) délimitant un orifice (17) de sortie de gaz communiquant avec 20 l'atmosphère ambiante.\n<CLM>\1\tVentilateur médical selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la source de gaz respiratoire (1) alimentant le conduit de gaz (14) est une micro-soufflante motorisée. 25\n<CLM>\1\tVentilateur médical selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la source de gaz respiratoire (1) alimentant le conduit de gaz (14) est une canalisation ou un réseau de canalisation de gaz, par exemple du gaz issu d'une prise murale d'un bâtiment hospitalier ou analogue, laquelle est alimentée par du gaz sous 3040886 17 pression issu d'un réseau de canalisation de gaz aménagé au sein dudit bâtiment hospitalier\n<CLM>\1\tVentilateur médical selon l'une des revendications précédentes, caractérisé 5 en ce que l'électrovanne (6) est du type à 3 voies, l'une desdites voies étant reliée à l'atmosphère via un conduit d'échappement (15) comprenant un orifice d'échappement (16) à l'atmosphère.\n<CLM>\1\tVentilateur médical selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'un clapet 10 anti-retour (7) est agencé dans le conduit d'échappement (15) entre l'électrovanne (6) et l'orifice d'échappement (16) à l'atmosphère.\n<CLM>\1\tVentilateur médical selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'une seconde électrovanne (2) est agencée sur le trajet du gaz entre la source de 15 gaz respiratoire (1) et la branche inspiratoire (3).