Brevet FR3051659A1 (20171201)
REVENDICATIONS1. Le profil cylindro-conique de l'implant lui donne un pouvoir d'adaptation à toute type d'os, quelque soit la classification MISCH de la densité osseuse D1, D2, D3 ou D4, Cylindro-conique et filetage large Expansion osseuse Cylindro-conique et micro-filet La zone A c'est la partie de la connexion de l'implant avec l'étage prothétique, cette connexion peut être ; interne ou externe avec ou sans cône more, la zone B (COUPE D-D) et avec ou sans système switching plateforme (11), sm Page 6 / 8 3051659 Micro spires cervicales Micro spires coniques Gorge de séparation des régions Filetage multiple rapide Filetage multiple cylindro-conique Apex arrondi Page 7 / 8 3051659 a. REGLES D'UTILISATION & PROCEDURE CHIRURGICALE : INDIC: Le système d'implant dentaire B101 est destiné à être utilisé dans des cas d'édentation de la mandibule ou du maxillaire pour stabiliser des prothèses amovibles, pour réaliser des bridges scellés ou vissés en situation distale ou encastrée et pour remplacer des dents unitaires ou plurale. DESCRIPTION La pose des implants dentaires B101 comporte classiquement deux phases chirurgicales. Cependant, lorsque l'indication est posée, la vis de cicatrisation peut être directement vissée à la première étape chirurgicale évitant une deuxième chirurgie au patient. Une formation théorique et pratique doit donc être suivie par le praticien désireux de pratiquer cette technique. Les implants B101 sont fabriqués en alliage de titane TA6V-Eli de grade 5 selon IS05832-3, les composants prothétiques en alliage de titane TA6V-Eli selon IS05832-3 à l'exception des cylindres or fabriqués en SUPRADIUM et des calcinables qui sont fabriqués en PMMA PLYMETHACRYLATE de METHYLE ou en DELRIN de POM, Polyformaldéhyde (polyacétal) CONTRE-INDIC; \T' Les implants B101 ne doivent pas être posés lorsque le site d'implantation ne présente pas une largeur et une hauteur osseuse suffisante. Un os de faible qualité, une mauvaise hygiène buccale, une forte consommation de tabac et les contre-indications classiques de la chirurgie buccale (ex : diabète) peuvent entraîner des problèmes d'ostéo-intégration et par conséquent l'échec de l'implant. Un bruxisme sévère ainsi que des surcharges occlusales peuvent entraîner des échecs prothétiques et/ou la perte des implants. Les patients ayant un état psychologique instable ne sont pas de bons candidats pour les implants Bio1. L'exposition à des rayons magnétiques, des radiations et à la chimiothérapie pouvant nuire sur l'ostéointégration de l'implant Bio1. Les instruments de chirurgie doivent être nettoyés et stérilisés selon la méthode en vigueur avant chaque utilisation. AVERTISSEMENT Les techniques chirurgicales utilisées pour la pose d'implants dentaires font appel à des procédures rigoureuses et précises. Une méconnaissance des techniques peut entraîner l'échec de l'implant. Le matériel d'irrigation doit être vérifié afin d'assurer le bon refroidissement du site opératoire. Le système d'implant dentaire Bio1 doit être impérativement utilisé avec des forets calibrés en diamètre et en longueur. EFFETS fONE8d; Le praticien informera son patient des contre-indications, des suites de l'intervention et des précautions à prendre, ainsi que de l'absolue nécessité de s'adresser à un praticien familier des techniques implantaires en cas de problèmes spécifiques. HYr-IENE FT M. I NTF 8t1\ E Le succès à long terme d'un implant dépend directement de la qualité de l'hygiène buccale. Les patients candidats pour les implants doivent d'abord se soumettre à une hygiène buccale adéquate, avant de se faire poser des implants. Après la pose des implants, le patient doit se soumettre à une visite périodique chez son dentiste pour un détartrage et un contrôle. Page 8 / 8