Brevet FR3042419A1 (20170421)
REVENDICATIONS1. Support pour sonde d'intubation comprenant un dispositif (12) de préhension de ladite sonde (11) et un élément (13) d'attachement pour maintenir ledit support autour de la tête ou du cou du patient, caractérisé en ce que ledit élément (13) d'attachement comporte à chacune de ses extrémités, une partie (14) frontale souple et sécable pour assurer sa conformation au visage du patient, lesdites parties (14) frontales étant destinées à venir de part et d'autre de la bouche du patient et présentant une épaisseur plaçant ledit dispositif (12) de préhension qu'elles supportent, à distance de la bouche du patient pour empêcher tout contact de ce dispositif (12) de préhension avec la bouche du patient.\n<CLM>\1\tSupport selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit élément (13) d'attachement comportant une partie (15) arrière destinée à venir en appui contre la tête ou le cou du patient, chacune desdites parties (14) frontales présente une épaisseur supérieure à cette partie (15) arrière. 15\n<CLM>\1\tSupport selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que ledit élément (13) d'attachement comportant une partie (15) arrière destinée à venir en appui contre la tête ou le cou du patient, chacune desdites parties (14) frontales présente au moins une portion d'épaisseur décroissante en allant vers cette partie (15) arrière, pour réduire l'encombrement de celles-ci au niveau des joues du patient. 20\n<CLM>\1\tSupport selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que ladite partie (15) arrière est une bande souple.\n<CLM>\1\tSupport selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que ledit élément (13) d'attachement présente une forme annulaire ouverte pour assurer sa conformation au visage du patient. 25\n<CLM>\1\tSupport selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ledit élément (13) d'attachement comporte une couche de mousse.\n<CLM>\1\tSupport selon la revendication 6, caractérisé en ce que la dureté de la mousse est comprise entre 1 et 6 kPa telle que mesurée selon la norme ISO 3386-1 à une compression de 40%. 30\n<CLM>\1\tSupport selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que ledit élément (13) d'attachement comporte une doublure de protection pour limiter les effets abrasifs dudit élément (13) d'attachement sur la peau du patient.\n<CLM>\1\tSupport selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que ledit dispositif (12) de préhension comporte au moins un élément adhésif 35 repositionnable.\n<CLM>\1\tSupport selon la revendication 9, caractérisé en ce que les moyens de fixation pour l'assemblage du ou d'un desdits éléments adhésifs et d'une partie (14) frontale étant du type à boucles et à griffes, un premier élément à boucles ou à 3042419 9 griffes est solidaire d'une extrémité dudit élément adhésif, un second élément à boucles ou à griffes, complémentaire du premier, étant placé sur la surface externe de ladite partie (14) frontale.\n<CLM>\1\tSupport selon la revendication 9 ou 10, caractérisé en ce que ladite sonde 5 (11) comportant une partie tubulaire sur la surface externe de laquelle sont placés des repères régulièrement espacés les uns des autres d'une distance d, la dimension transversale de chaque élément adhésif repositionnable est inférieure ou sensiblement égale à la distance d pour permettre une visualisation par l'opérateur desdits repères lorsque le dispositif (12) de préhension maintient en position ladite sonde.\n<CLM>\1\tEnsemble comportant un support selon l'une quelconque des revendications 1 à 11 et une sonde (11) d'intubation endotrachéale.