Brevet FR3049186A1 (20170929)
REVENDICATIONS1. Un moniteur de pression intracrânienne sans fil, comprenant: un corps principal (400); un émetteur-récepteur sans fil (100) configuré dans le corps principal; un module de traitement (200) connecté à l'émetteur-récepteur sans fil (100); et un module de détection (300) connecté au module de traitement, dans lequel le module de détection comprend: un cathéter (304); un capteur de pression configuré sur le cathéter (305); un diaphragme connecté (309) au cathéter; et un fil intra-cathéter (306) reliant le capteur de pression (305) au module de traitement (200); dans lequel le capteur de pression est configuré pour détecter la déformation d'un élément choisi dans le groupe constitué par le cathéter et le diaphragme induit par la pression.\n<CLM>\1\tLe moniteur de pression intracrânienne sans fil selon la revendication 1, dans lequel le corps principal comprend: un adaptateur connecté au cathéter (401); un boîtier connecté à l'adaptateur (402); une entretoise (403) configurée dans le boîtier, dans laquelle l'entretoise est configurée pour séparer l'émetteur-récepteur sans fil et le module de traitement; et un couvercle connecté au boîtier (404).\n<CLM>\1\tLe moniteur de pression intracrânienne sans fil selon la revendication 2, dans lequel le corps principal comprend un connecteur (500) comprenant: un premier fil (501) connecté au module de traitement; un premier support (502) connecté à l'entretoise; un second support (503) connecté au premier support; un second fil (504) pénétrant dans le second support et connecté au premier fil; et 12 3049186 une plaque de support (505) reliée au second fil et à l'émetteur-récepteur sans fil.\n<CLM>\1\tLe moniteur de pression intracrânienne sans fil selon la revendication 1, dans lequel l'émetteur-récepteur sans fil (100) est une bobine.\n<CLM>\1\tLe moniteur de pression intracrânienne sans fil selon la revendication 1, dans lequel l'émetteur-récepteur sans fil est connecté à un régulateur (303).\n<CLM>\1\tLe moniteur de pression intracrânienne sans fil selon la revendication 1, dans lequel le module de traitement (200) comprend: un microcontrôleur (201); un émetteur-récepteur RF (204) connecté au microcontrôleur; une alimentation (202) connectée au microcontrôleur (201) et à l'émetteur-récepteur RF (204), respectivement; et un circuit d'entrée analogique (203) connecté respectivement au microcontrôleur (201) et au module de détection (300).\n<CLM>\1\tLe moniteur de pression intracrânienne sans fil selon la revendication 1, dans lequel le module de traitement (200) comprend: un microcontrôleur (201) connecté au module de détection (300); un émetteur-récepteur RF (204) connecté au microcontrôleur (201); et une alimentation (202) connectée au microcontrôleur (201) et à l'émetteur-récepteur RF (204), respectivement.\n<CLM>\1\tLe moniteur de pression intracrânienne sans fil selon la revendication 7, dans lequel le microcontrôleur (201) comprend: une réinitialisation de mise sous tension (201g) configurée dans le microcontrôleur; un amplificateur à gain programmable (201a) connecté au module de détection; un convertisseur analogique-numérique (201b) connecté à l'amplificateur à gain programmable; un tampon analogique-numérique (201c) connecté au convertisseur analogique-numérique; un processeur de signal numérique (201d) connecté au convertisseur analogique-numérique; un oscillateur de gestion de puissance (201e) connecté à l'alimentation et au processeur de signal numérique; 13 3049186 un registre numérique (201f) connecté au processeur de signal numérique; et une interface 12C/SPI (201h) connectée respectivement à l'émetteur- récepteur RF et au processeur de signal numérique.\n<CLM>\1\tLe moniteur de pression intracrânienne sans fil selon la revendication 1, dans lequel le cathéter (304) est un tube en alliage de titane.\n<CLM>\1\tLe moniteur de pression intracrânienne sans fil selon la revendication 1, dans lequel le capteur de pression (305) et le fil intra-cathéter (306) sont reliés par une bosse (FB).\n<CLM>\1\tLe moniteur de pression intracrânienne sans fil selon la revendication 1, dans lequel le fil intra-cathéter (306) comprend un trou de ventilation (3061).\n<CLM>\1\tLe moniteur de pression intracrânienne sans fil selon la revendication 1, dans lequel un film (308) est configuré sur le diaphragme (309). 14