FR 3074354 A1 20190531 FR 1761382 A 20171129 PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN FANTÔME DE L'ANÉVRISME INTRACRÂNIEN La présente invention concerne de manière générale la 5 fabrication d'un fantôme de l'anévrisme intracrânien. L'anévrisme intracrânien est une maladie cérébrovasculaire qui peut être fatale. Le terme "maladies cérébrovasculaires" fait référence à un ensemble d'atteintes cérébrales cliniquement caractérisées par l'apparition d'un 10 déficit neurologique brutal, consécutif à un problème vasculaire tel l'obturation (ou la rupture) d'une artère (ou d'une veine), à l'origine d'un dysfonctionnement temporaire ou définitif d'une des régions du cerveau, appelé communément AVC (accident vasculaire cérébral). 15 Les maladies cérébrovasculaires sont considérées comme les maladies les plus meurtrières. En 2013, les statistiques suggèrent que son taux de mortalité est de 227,8 pour 100 000 habitants de plus de 65 ans en France (Source: Eurostat), et au cinquième rang des causes de décès aux 20 États-Unis, avec plus de 120000 décèsw. L'anévrisme intracrânien est souvent une malformation fatale: à titre d'exemple, l'hémorragie sous-arachnoïdienne (SAH) provoquée par sa rupture, a une mortalité moyenne de 50%[2]. 25 Par conséquent, les études hémodynamiques de l'anévrisme intracrânien sont particulièrement utiles pour estimer le risque et les causes possibles d'une rupture. A ce jour, il existe déjà de nombreuses recherches et enquêtes sur les facteurs de rupture d'un anévrisme 30 intracrânien41,H51,[61.Des chercheurs ont analysé, chez des patients, où se situaient les anévrismes et quelles étaient leur taille. Ils ont utilisé des méthodes statistiques pour évaluer le risque d'une rupture. Parmi ces études, une 2 approche consiste à réaliser des simulations numériques de l'évolution des propriétés physiques. En particulier, la mécanique des fluides numérique (MFN) (généralement désignée en anglais par l'acronyme CFD pour « computational fluid dynamics »), la méthode de dynamique des fluides calculée (CFD) a été largement utilisée pour analyser des paramètres tels que la vitesse et la contrainte de cisaillement (désignées par l'acronyme « WSS » pour l'expression en anglais « wall shear stress »)[61,[71. Dans ces études, le champ de vitesse et la distribution de la contrainte de cisaillement WSS ont été calculés et obtenus à l'aide d'un logiciel de simulation tel que SCRYU / Tetra. D'autres études sur l'anévrisme ont été réalisées consistant en des tests et simulations de fantômes vasculaires in vitro. Avec ce type de fantômes, il est possible de réaliser différentes études médicales telles que des études hémodynamiques d'anévrismes intracrâniens. Mais en fait, jusqu'à présent, la plupart des fantômes vasculaires réalisés sont soit simplifiés [8],[9],[10] car fabriqués avec une géométrie constituée de cylindres ou de sphères, soit rigides[11],[12] car fabriqués en matériaux inélastiques, qui ne peuvent pas effectuer les performances mécaniques d'un vaisseau réel. A l'heure actuelle, on ne connait pas dans la littérature scientifique de fantôme artificiel d'anévrisme intracrânien présentant de réelles propriétés élastiques. Afin de résoudre ce problème tout en palliant les inconvénients précités, le demandeur a mis au point un procédé de fabrication d'un fantôme de l'anévrisme intracrânien en un matériau à propriétés élastiques élevées, comprenant les étapes suivantes : 3 A. réalisation d'un modèle tridimensionnel de la lumière d'un vaisseau sanguin dans lequel est localisé un anévrisme ; B. Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur 5 (FAO) d'un moule interne reproduisant la lumière du vaisseau sanguin, comprenant les étapes suivantes : o B1) à partir dudit modèle tridimensionnel de la lumière de vaisseau sanguin, programmation du pilotage d'une machine-outil à commande numérique 10 en vue de la fabrication d'un moule interne (4) de la lumière du vaisseau comprenant deux demi-empreintes internes ; o B2) Pour chacune des demi-empreintes internes, assemblage de manière solidaire d'une pluralité 15 de lamelles brutes en polymère thermoplastique dont l'épaisseur est comprise entre 3 et 5 mm, de manière à former un bloc assemblé destiné à être usiné ; o B3) A partir des deux blocs assemblés, 20 fabrication par usinage à l'aide de ladite machine-outil programmée, des deux demi-empreintes internes, de manière qu'elles soient chacune constituées de lamelles usinées ; C Assemblage des deux demi-empreintes internes (pour 25 former ledit moule interne; D. chauffage à une température comprise entre 70°C et 110°C, de préférence à 85°C, d'un matériau fusible à basse température, dont la température de fusion est inférieure à ladite température de chauffage et 30 qui est solide à température ambiante ; puis versement dudit matériau une fois liquéfié dans ledit moule interne; 4 E. Après solidification dudit matériau fusible, enlèvement de chacune des lamelles des demi-empreintes du moule interne pour obtenir un noyau solide; 5 F. Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO) d'un moule externe reproduisant la surface extérieure dudit vaisseau sanguin, comprenant les étapes suivantes : o Fi) A partir du programme de pilotage du moule 10 interne et de la définition de l'épaisseur de la paroi dudit vaisseau sanguin, programmation du pilotage de la machine-outil à commande numérique en vue de la fabrication d'un moule de la surface extérieure du vaisseau sanguin comprenant deux 15 demi-empreintes externes ; o F2) Pour chacune des deux demi-empreintes externes, fourniture de deux blocs massifs destinés à être usinés ; o F3) fabrication par usinage à l'aide de ladite 20 machine-outil programmée, des deux demi- empreintes externes à partir desdits blocs massifs; G. Fixation dudit noyau solide à l'intérieur des demi-empreintes externes (de manière à maintenir un écart 25 correspondant à l'épaisseur de la paroi dudit vaisseau sanguin telle que définie initialement; H. Versement à l'intérieur dudit intervalle d'une composition de résine silicone et solidification de ladite composition de résine silicone pour obtenir, 30 après extraction du moule externe, ledit fantôme de l'anévrisme intracrânien contenant ledit noyau solide ; 5 L Chauffage à une température comprise entre 80°C et 110°C pour permettre la fusion dudit noyau sans dégrader ledit fantôme ; puis élimination du noyau à l'état liquide. 5 Le matériau constitutif du fantôme de l'anévrisme intracrânien est un matériau à propriétés élastiques élevées. Par matériau à propriétés élastiques élevées utilisable dans le cadre de la présente invention, on entend au sens de 10 la présente invention un matériau qui, à l'état solide, est élastique et présente un module d'Young compris entre 0,2 et 1 MPa. La première étape du procédé selon l'invention comprend la réalisation (étape A) d'un modèle tridimensionnel de la 15 lumière d' un vaisseau sanguin dans lequel est localisé un anévrisme. Par lumière d'un organe creux de type vaisseau sanguin, on entend, au sens de la présente invention, l'espace intérieur dudit organe. 20 De manière avantageuse, l'étape A) de réalisation du modèle tridimensionnel de la lumière d'un vaisseau sanguin peut comprendre les étapes suivantes : o Al) Acquisition d'images IRM de l'anévrisme intracrânien d'un patient donné; 25 o A2) Traitement et segmentation des images choisies ; o A3) A partir desdites images segmentées, reconstruction à l'aide d'un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur (usuellement désigné par l'acronyme CAO), d'un modèle tridimensionnel de la 30 lumière dudit vaisseau sanguin ; o A4) Définition de l'épaisseur de la paroi du vaisseau. 6 Dans le procédé selon l'invention, l'étape A) de réalisation du modèle tridimensionnel (ou modèle 3D) de la lumière d'un vaisseau sanguin est suivie de l'étape B) de conception et Fabrication Assistée par Ordinateur 5 (usuellement désignée par l'acronyme FAO) d'un moule interne reproduisant la lumière du vaisseau sanguin. Certains outils de FAO sont capables de lire directement les fichiers de grands fournisseurs de CAO, ou bien la CAO et la FAO sont complètement intégrées et ne nécessitent pas 10 de transfert. Dans ce cas, on parle de CFAO. Mais ce n'est pas toujours le cas : souvent, le modèle 3D doit être préalablement « exporté », c'est-à-dire sauvegardé depuis la CAO dans un fichier intermédiaire en un format neutre (par exemple un fichier STL) compatible avec un logiciel de 15 Fabrication Assistée par Ordinateur (ou « formatage en un format neutre »). Cette étape de formatage est typiquement réalisée (lorsque cela est nécessaire) entre les étapes A et B du procédé selon l'invention. L'étape B) de conception et Fabrication Assistée par 20 Ordinateur (usuellement désignée par l'acronyme FAO) d'un moule interne reproduisant la lumière du vaisseau sanguin comprend les sous-étapes suivantes : o B1) à partir dudit modèle tridimensionnel de la lumière de vaisseau sanguin, programmation du 25 pilotage d'une machine-outil à commande numérique en vue de la fabrication d'un moule interne (4) de la lumière du vaisseau comprenant deux demi-empreintes internes ; o B2) Pour chacune des demi-empreintes internes, 30 assemblage de manière solidaire d'une pluralité de lamelles brutes en polymère thermoplastique dont l'épaisseur est comprise entre 3 et 5 mm, de 7 manière à former un bloc assemblé destiné à être usiné ; o B3) A partir des deux blocs assemblés, fabrication par usinage à l'aide de ladite 5 machine-outil programmée, des deux demi- empreintes internes (41), de manière qu'elles soient chacune constituées de lamelles usinées ; Dans le cas où le modèle 3D doit être préalablement sauvegardé depuis la CAO dans un fichier intermédiaire sous 10 un format neutre compatible avec un logiciel de FAO, l'étape B1 sera avantageusement précédée d'une sous-étape BO) d'importation dudit format neutre sur un logiciel de FAO. Dans la sous-étape B2), l'assemblage de manière solidaire des lamelles peut avantageusement être réalisé par 15 filetage. A titre d'exemple de lamelles utilisables dans le cadre de la présente invention, on pourra avantageusement utiliser des lamelles dont la forme avant usinage est une forme géométrique simple, par exemple rectangulaire. 20 Le matériau constitutif de ces lamelles est un matériau thermoplastique, de préférence un polymère acrylique, et mieux le polyméthacrylate de méthyle (PMMA). L'étape B2) est suivie de l'étape B3) d'usinage à l'aide de ladite machine-outil programmée, des deux demi-empreintes 25 internes. Cet usinage peut avantageusement être réalisé par fraisage numérique. A l'issue de cette étape B3) d'usinage, les demi-empreintes internes sont assemblées pour former le moule interne (étape C). 30 Par ailleurs, le procédé selon l'invention comprend en outre une étape D) de chauffage à une température comprise entre 70°C et 110°C, de préférence à 85°C, d'un matériau fusible à basse température, suivi du versement du matériau 8 une fois liquéfié dans le moule interne. Au-dessous de 70°C, il n'y a pas de fusion complète du matériau, tandis qu'au-dessus de 110°C, il y a un risque d'endommagement du matériau constitutif des demi-empreintes (fusion du polymère vers 5 130°C) Par matériau fusible à basse température, on entend, au sens de la présente invention, un matériau dont la température de fusion est inférieure à la température de chauffage et qui est solide à température ambiante. 10 De préférence, on pourra utiliser à titre de matériau fusible pour réaliser le noyau, de la paraffine ou un alliage métallique choisi parmi les alliages non ferreux à base de bismuth et à point de fusion égal ou inférieur à 90°C. A titre d'alliage métallique utilisable dans le cadre de 15 la présente invention pour réaliser le noyau, on peut notamment citer l'alliage non ferreux à base de bismuth CERRO@ fabriqué par la société Metaconcept. Le noyau se solidifie par refroidissement. Celui-ci peut se faire typiquement de manière naturelle à température 20 ambiante (c'est-à-dire à une température comprise entre 20 et 22°C), sans aucun système d'assistance de refroidissement (eau, air ...). Après solidification dudit matériau fusible, on procède à l'enlèvement de chacune des lamelles des demi-empreintes 25 du moule interne pour obtenir un noyau solide (étape E). Outre, la réalisation du moule interne et du noyau solide, la fabrication du fantôme selon l'invention dans le procédé selon l'invention comprend en outre la conception et Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO) d'un moule externe 30 reproduisant la surface extérieure du vaisseau sanguin (étape F), comprenant les sous-étapes suivantes o Fi) A partir du programme de pilotage du moule interne et de la définition de l'épaisseur de la 9 paroi dudit vaisseau sanguin, programmation du pilotage de la machine-outil à commande numérique en vue de la fabrication d'un moule de la surface extérieure du vaisseau sanguin comprenant deux 5 demi-empreintes externes ; o F2) Pour chacune des deux demi-empreintes externes, fourniture de deux blocs massifs destinés à être usinés, ces blocs massifs pouvant être en n'importe quel type de matériau solide 10 non poreux et stable à température ambiante, mais avantageusement un matériau polymère transparent, et de préférence un polymère acrylique tel que le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ; o F3) fabrication par usinage (de préférence par 15 fraisage numérique) à l'aide de ladite machine- outil programmée, des deux demi-empreintes externes à partir des blocs massifs ; L'usinage F3) des blocs massifs en deux demi-empreintes externes est suivi d'une étape G) de fixation du noyau solide 20 (obtenu à l'issue de l'étape E) à l'intérieur des demi-empreintes externes (à l'aide de pattes rigides), de manière à maintenir un écart correspondant à l'épaisseur de la paroi dudit vaisseau sanguin telle que définie initialement. Puis on procède (étape H) au versement à l'intérieur de 25 cet intervalle d'une composition de résine silicone, qui conduit, après solidification et après extraction du moule externe, à un fantôme de l'anévrisme intracrânien contenant ledit noyau solide. De manière avantageuse, la composition de résine 30 silicone peut contenir au moins une résine élastomère silicone. A titre d'exemple de résine élastomère silicone utilisable dans le cadre de la présente invention, on peut 10 notamment citer la résine silicone RHODORSILED RTV 3040 A/B commercialisée par la société BLUESTAR SILICONES. De préférence, la composition de résine silicone peut contenir entre 20% et 40% en poids d'au moins une huile 5 silicone par rapport au poids total du fantôme. Le procédé selon l'invention se termine par l'étape I, consistant en un chauffage du noyau à une température comprise entre 80°C et 110°C pour permettre la fusion dudit noyau sans dégrader ledit fantôme ; puis élimination du noyau 10 à l'état liquide. La présente invention a également pour objet un fantôme de l'anévrisme intracrânien susceptible d'être obtenu par un procédé selon l'invention. De manière avantageuse, le fantôme de l'anévrisme 15 intracrânien selon l'invention peut présenter un module d'YOUNG compris entre 0,28 et 0,75 MPa. La présente invention a également pour objet l'utilisation du fantôme selon l'invention, pour réaliser des études hémodynamiques pré- et post-embolisation 20 d'anévrismes intracrâniens. Par études hémodynamiques, on entend, au sens de la présente invention, les études des flux sanguins et de leurs profils de vitesse et de trajectoire. En effet, le fantôme selon l'invention permetd'imiter 25 l'anévrisme intracrânien d'un patient pour préparer une intervention. Il peut aider efficacement les neuroradiologues en prévoyant et en répétant les séquences de gestes interventionnels avant une opération, ou tout simplement à des fins d'apprentissage. 30 La présente invention a également pour objet l'utilisation du fantôme selon l'invention, pour réaliser des simulations de procédures interventionnelles sur des d'anévrismes intracrâniens. 11 D'autres avantages et particularités de la présente invention résulteront de la description qui va suivre, donnée à titre d'exemple non limitatif et faite en référence aux figures annexées : 5 - les figuresla et lb montrent respectivement des images IRM de la lumière d'un vaisseau sanguin avant (figure la) et après (figure lb) rééchantillonnage par un algorithme d'interpolation linéaire ; - les figures 2a et 2b montrent des images d'un modèle 10 tridimensionnel (3) de la lumière d'un vaisseau sanguin, reconstruites à partir de l'image de la figure lb segmentée à l'aide d'un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur, respectivement avec et sans supports ; 15 - la figure 3a est une photographie montrant un bloc assemblé de lamelles avant usinage, qui est destiné à former une demi-empreinte du moule externe ; - la figure 3b est une photographie montrant l'une des demi-empreintes internes du moule interne ; 20 - la figure 4a est une photographie montrant les deux demi-empreintes externes du moule externe (4) ; - la figure 4b est une photographie montrant les deux demi-empreintes externes de la figure 4a assemblées pour former le moule externe (4) ; 25 - la figure 5a est une photographie montrant la fixation du noyau 5 solide à l'intérieur des demi-empreintes externes 61 ; - les figures 5b et 5c sont des photographies montrant respectivement un noyau solide en cire et un noyau 30 solide en alliage métallique, obtenus par moulage à l'intérieur du moule interne de la figure 3 ; - la figure 5d montre un injecteur servant à chauffer la composition à base de résine silicone ; 12 - la figure 6 est une photographie montrant un fantôme selon l'invention ; - la figure 7 montre les courbes contrainte- déformation de fantômes selon l'invention en 5 silicone pour différents pourcentages de résine silicone, - la figure 8 est une représentation schématique de la plateforme de test, - Les figures 9 et 10 montrent une angiographie RX et 10 une image TOF du fantôme. Les figures 1 à 10 sont décrites plus en détail au niveau des exemples qui suivent, qui illustrent l'invention sans en limiter la portée. 15 EXEMPLES DISPOSITIFS ET INSTRUMENTATION - Scanner pour l'acquisition d'images : scanner RN 3.01 20 (Ingenia, Philips Healthcare, Pays-Bas) ; - Logiciel pour la conception du modèle numérique : ScanIP7.0 (Simpleware Ltd. Exeter, Royaume-Uni) ; - logiciel de Conception Assistée par Ordinateur : CATIA V5-6R2013 (créé au départ par la société Dassault 25 Aviation) ; - fraiseuse numérique (monoFab 5R1V120, Roland, USA) ; - nettoyeur à ultrasons 88170, de Bioblock Scientific, France ; - instrument de test de traction ElectroForce3200 (Bose, 30 Framingham, États-Unis) ; - dispositif de radiologie interventionnelle (Innova 2100, GE Healthcare, Waukesha, WI, USA) ; 13 - scanner MR 1.51 (Optima MR450w, GE Healthcare, Waukesha, WI, USA). MATERIAUX 5 - anévrisme d'un patient, situé à la bifurcation de l'artère cérébrale antérieure (ACA) et de l'artère carotide interne (ICA) ; - plaques de PMMA de 3 mm d'épaisseur, 10 - plaques de PMMA de 5 mm d'épaisseur, - blocs de PMMA, - paraffine, - alliage non ferreux à base de bismuth CERRO@ fabriqué par la société Metaconcept, 15 - résine silicone RHODORSILED RTV 3040 A/B commercialisée par la société BLUESTAR SILICONES, dont les caractéristiques techniques sont indiquées sur le lien internet http://www.espritcomposite.com/RTV-3040, - huiles de silicone, dont les caractéristiques techniques 20 sont indiquées sur le lien internet http://www.espritcomposite.com/Huile-silicone. EXEMPLE 1 : réalisation d'un modèle tridimensionnel de la lumière d'un vaisseau sanguin dans lequel est localisé un 25 anévrisme La conception du fantôme selon l'invention est basée sur des images IRM anonymes d'un patient avec un anévrisme situé à la bifurcation de l'artère cérébrale antérieure (ACA) 30 et de l'artère carotide interne (ICA). L'acquisition d'images est réalisée par scanner. Afin d'obtenir une géométrie précise du vaisseau et de l'anévrisme, une séquence 3D TOF (Time-Of-Flight) est appliquée. Les paramètres de la 14 séquence sont: TR / TE / cx: 23 / 3,5 / 18, FOV: 20 x 20 cm, matrice: 512 x 512, épaisseur: 1,4 mm. Les images choisies dans cet exemple montrent le siphon de l'artère carotide interne jusqu'au polygone de Willis. 5 Les images sont ensuite traitées et segmentées de la manière suivante : - tout d'abord, les images originales sont traitées par rééchantillonnage par un algorithme d'interpolation linéaire[13], avec cet algorithme, 10 l'intensité d'un pixel proche est estimée par la relation (1) ci-dessous : Q11 (xl, yl), Q12 (xl, y2), Q21 (x2, yl) et Q22 (x2, y2) étant les 4 points de données autour du 15 pixel interpolé. Le but du rééchantillonnage est d'augmenter la matrice spatiale des images et d'optimiser les résultats de la segmentation. À la suite du rééchantillonnage, la matrice de 20 l'image est passée de 1024 x 1024 au lieu de 512 x 512. La figure lb montre que la frontière entre la lumière du vaisseau sanguin et le tissu environnant est lissée. 25 Les images sont ensuite segmentées avec un algorithme de croissance de région. Les avantages 15 de cet algorithme dans cette étude sont les suivants: o a. l'objet à segmenter est un vaisseau sanguin, qui présente un bon contraste avec les tissus 5 environnants; o b. Le point de départ (en anglais généralement désigné par « seed point ») peut être déterminé facilement. Les paramètres choisis dans la segmentation sont: 10 - multiplicateur: 7,5; - rayon initial des pixels: 3 ; - itération: 3. Pour segmenter le vaisseau, un point situé dans la zone médiane de la lumière a été choisi comme 15 point de départ. A partir des images segmentées de vaisseau sanguin, on reconstruit à l'aide d'un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur, un modèle tridimensionnel de la lumière du vaisseau sanguin de la manière suivante : 20 - à l'aide du logiciel de conception du modèle numérique ScanIP7.0, un modèle tridimensionnel 3est reconstruit sur la base des images segmentées ; - Ce modèle 3D3 est ensuite traité avec un filtre moyen (rayon de voisinage: 2) pour obtenir un modèle 25 lissé reconstruit, tel qu'illustré sur la figure 2a. EXEMPLE 2 : Conception et réalisation d'un fantôme de l'anévrisme 30 Comme le modèle tridimensionnel 3 établi à l'exemple 1 est dérivé des images de séquence 3D TOF, la lumière des vaisseaux sanguins est clairement identifiée. Mais comme 16 leur paroi n'est pas visible sur ces images, nous avons donc défini une épaisseur de paroi selon les données de la littérature. En fait, beaucoup de recherches sur l'épaisseur des artères carotides ont été effectuées[]_4],[16]. Sur la 5 base des différentes données à notre disposition, nous avons choisi 0,7 mm comme épaisseur de paroi du fantôme d'anévrisme. Le modèle tridimensionnel 3 obtenu à l'exemple 1 est, dans le cadre du présent exemple exporté dans un fichier 10 STL, qui est compatible avec le logiciel de Fabrication Assistée par Ordinateur utilisé, à savoir dans le présent exemple le logiciel CATIA V5-6R2013. La figure 2b montre comment positionner avec précision le modèle tridimensionnel 3 de la lumière du vaisseau, en 15 ajoutant, trois supports 31 à trois extrémités au modèle 3D reconstruit par le logiciel CATIA V5-6R2013 (Dassault Systèmes S.A., France). La première étape de conception du fantôme selon l'invention est la Conception et la Fabrication Assistée par 20 Ordinateur (FAO) d'un moule interne (cf. figure 3) reproduisant la lumière du vaisseau sanguin. Cette étape comprend les étapes suivantes : - Importation du fichier neutre sur le logiciel CATIA V5-6R2013 ; 25 - Etant donné que la lumière d'un vaisseau sanguin est extrêmement petite, fragile et qu'en outre, la forme d'une artère carotide et interne est complexe, un moule «multicouches» de la lumière du vaisseau a été conçu de la manière suivante (cf. 30 Figure 3) conduisant à la formation d'un noyau solide, pouvant être retiré de ce moule sans le casser : 17 o Le moule contient deux moitiés (ou demi-demiempreintes) découpées par une surface courbe le long de la ligne médiane du récipient, o chaque moitié est constituée d'environ20 5 plaques parallèles en PMMA, qui sont fixées par deux vis longues 6. Ces plaques comprennent, par exemple et de manière non limitative, 11 plaques 410 d'épaisseur de 5 mm et 9 plaques d'une épaisseur de 3 mm, les plaques 411 de 3 mm étant 10 placées de manière à correspondre notamment à l'anévrisme et les branches où la lumière est plus mince, tandis que des plaques 410 de 5 mm sont placées au niveau du siphon carotidien. o Pour chacune des demi-empreintes internes 41, 15 on assemble par filetage les lamelles 410, 411 brutes en PMMA, pour former des blocs assemblés 40 (cf. figures 3a et 3b). o Puis, on programme le pilotage de la fraiseuse numérique en vue de la fabrication du moule 20 interne à deux demi-empreintes internes (cf. figure 3c) ; o Les blocs assemblés 40 sont usinés à l'aide de la fraiseuse numérique avec une précision de 1 pm sur le plan X-Y et10 pm le long de l'axe Z. 25 o On réunit les deux demi-empreintes internes 41 pour former le moule interne 4 ; o Puis, on chauffe un matériau fusible tel que la paraffine (température de fusion de 95°C) ou l'alliage métallique non ferreux (point de 30 fusion de l'ordre de 87°C) dans le moule jusqu'à fusion complète. On verse le matériau une fois fondu dans le moule interne tant qu'il est à l'état liquide, pour former un noyau 5 qui se 18 solidifie à l'intérieur du moule interne. Le moule est ensuite enlevé lamelle par lamelle une fois le noyau devenu solide. On obtient un noyau solide dont la forme extérieure correspond à 5 celle de la lumière du vaisseau (cf. figure 5b pour un noyau en paraffine et figure 5c pour un noyau en alliage métallique à bas point de fusion). La deuxième étape de conception du fantôme selon 10 l'invention est la Conception et la Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO) d'un moule externe (cf. figure 4) reproduisant la surface extérieure du vaisseau sanguin. Cette étape comprend les étapes suivantes : o A partir du programme de conception du moule 15 interne et de la définition de l'épaisseur de la paroi du vaisseau sanguin, on programme le pilotage de la machine-outil à commande numérique en vue de la fabrication d'un moule 6 (moule complet externe visible sur la 20 figure4b) de la surface extérieure du vaisseau sanguin comprenant deux demi-empreintes externes 61, 62 (visibles sur la figure 4); o Pour réaliser chacune des deux demi-empreintes externes 61, on part de deux blocs massifs que 25 l'on usine à l'aide de la fraiseuse numérique programmée ; o On fixe le noyau 5 solide à l'intérieur des demi-empreintes externes 61 de manière à maintenir un écart correspondant à l'épaisseur 30 de la paroi du vaisseau sanguin telle que définie initialement (cf. figure 5a); o On verse à l'intérieur de cet écart, une composition à base de résine silicone (RTV3040) 19 et le cas échéant d'huile de silicone. Cette composition est préalablement chauffée dans un injecteur (cf. figure 5d). On obtient après solidification pendant 24 heures, le fantôme de 5 l'anévrisme intracrânien contenant le noyau solide 5; o Ce dernier est ensuite chauffé et le noyau 5 est éliminé lorsqu'il devient liquide. Dans le but d'éliminer la paraffine ou l'alliage 10 adhérant à la surface interne du fantôme, on utilise utilisé un nettoyeur à ultrasons (88170, Bioblock Scientific, France). Le fantôme fini est représenté sur la figure 6. 15 EXEMPLE 3 : Tests mécaniques L'élasticité de la paroi du fantôme 6 obtenu à l'exemple 2 est évaluée par la mesure de son module d'Young. Le module d'Young E d'un matériau peut être calculé par la relation 20 (2) ci-dessous : avec G définissant une contrainte de traction, et 25 s définissant une contrainte d'extension. On a réalisé des fantômes 1 selon l'invention par le procédé décrit aux exemples 1 et 2 en utilisant différentes compositions de résine silicone comprenant la résine 30 silicone et de l'huile de silicone à différentes teneurs (variant de 0% à 40%). On réalise, pour chaque composition, une série de 4 échantillons de fantômes dont on évalue le module d'Young. 20 Chaque échantillon est ensuite soumis à un test de traction effectué sur l'instrument de test de traction, à l'issue duquel on obtient une courbe contrainte-déformation ( figure 7), c'est-à-dire en fonction de la teneur en huile 5 de silicone dans le matériau constitutif du fantôme : la figure 7 montre 5 courbes contrainte-déformation différentes pour des teneurs en huile de silicone de 0%, 10%, 30% et 40% (pourcentage massique en fonction du poids dotal de la composition). 10 Considérant que la déformation du fantôme est faible lors de ses applications, le module d'Young de chaque échantillon est calculé pour les faibles déformations. La pente (en ligne pointillée) de chaque courbe obtenue (ligne pleine) donne le module d'Young pour chaque série 15 d'échantillons, c'est-à-dire pour chaque composition testée. Les différentes valeurs de module d'Young mesurées de la courbe 7 (essai de traction) sont reportées dans le tableau 1 ci-dessous pour chaque composition testée. 20 Tableau 1 Teneur en huile de 0% 10% 20% 30% 40% silicone dans la composition de résine de silicone utilisée pour réaliser le fantôme Module d'Young (MPa) 1.485 1.137 0.734 0.500 0.284 +0.045 +0.012 +0.03 +0.02 +0.05 1 0 3 L'écart-type est calculé par la formule suivante : 21 Où x est la valeur du module d'Young mesuré pour un essai, 5 x la valeur moyenne de l'échantillon (valeur moyenne des modules d'Young mesurés), et n la taille de l'échantillon (ici le nombre d'essais). Ces valeurs mesurées sont comparées à celles données 10 dans la littérature, pour différents types d'artères chez différents types de sujets. Ainsi par exemple, la valeur moyenne du module de Young d'une artère carotide interne est[17]: - de 0,71 ± 0,28 MPa chez des sujets âgés sains (de 55 15 ans ou plus), non atteints d'une pathologie au niveau des parois, et - de 0,41 ± 0,14 MPa chez des sujets plus jeunes (moins de 55 ans). Pour des artères intracrâniennes de patients de moins 20 de 40 ans, la valeur moyenne du module de Young est d'environ 1 MPa[18]. La comparaison des valeurs mesurées avec celles connues de la littérature conduit aux conclusions suivantes : - un fantôme 1 réalisé selon le procédé de l'invention à 25 partir d'une composition de résine silicone avec 20% d'huile de silicone a une élasticité comparable à celle d'une artère carotide interne d'un patient âgé sain ; - un fantôme 1 réalisé selon le procédé de l'invention à partir d'une composition de résine silicone avec une 30 teneur d'environ 10% d'huile de silicone a une 22 élasticité comparable à celle d'une artère carotide interne d'un patient jeune ; - un fantôme 1 réalisé selon le procédé de l'invention à partir d'une composition de résine silicone avec 20% 5 d'huile de silicone ; ce fantôme présente une élasticité comparable à celle d'une artère intracrâniennes. En fonction des types de patients, on modifie le pourcentage d'huile de silicone. 10 EXEMPLE 4 : Tests de compatibilité Dans cet exemple, on teste la compatibilité du fantôme selon l'invention obtenu à l'issu de l'exemple 2 avec l'angiographie aux rayons X et l'IRM. 15 Dans la réalité, les vaisseaux sanguins sont entourés de tissus mous et soumis à une pression circonférentielle. Afin de produire la meilleure condition pour que le fantôme simule la réalité, le fantôme est placé dans une boîte en plastique rigide remplie de gel d'agar-agar avec une 20 concentration de 2,3% qui a les mêmes propriétés que les tissus humains[19]. Le fantôme est ensuite intégré dans une plate-forme de test avec un dispositif d'assistance ventriculaire qui peut générer un flux pulsatile et imiter le flux sanguin réel 25 dans le corps humain. Des images angiographiques du noyau sont acquises par un dispositif de radiologie interventionnelle à l'hôpital de Compiègne. Des tests MR sont réalisés au Centre d'Imagerie Médicale Avancée (CIMA) de Compiègne à l'aide d'un scanner 30 MR 1.51. On obtient des images 3D TOF pour la visualisation géométriques et des images hémodynamiques des vitesses et des trajectoires par séquence Ciné Phase-Contrast. 23 Les figures 9 et 10 montrent chacune une angiographie RX du noyau solide 5 obtenu comparée à l'image IRM TOF initiale de l'anévrisme du patient qui a servi de modèle : on peut conclure que la forme du fantôme obtenu est fidèle 5 aux images initiales de l'anévrisme du patient. 24 Liste des références [1] Xu J, Murphy SL, Kochanek KD et al. Deaths: Final data for 2013. National vital statistics reports: from the 5 Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, National Vital Statistics System 2016; 64(2): 1-119. [2] Hop JW, Rinkel GJ, Algra A et al. Case-fatality rates 10 and functional outcomeafter subarachnoid hemorrhage a systematic review. Stroke 1997; 28(3): 660-664. [3] Beck J, Rohde S, Berkefeld J et al. Size and location of ruptured and unruptured intracranial aneurysms measured 15 by 3-dimensional rotational angiography. Surgical neurology 2006; 65(1): 18-25. [4] Ohashi Y, Horikoshi T, Sugita M et al. Size of cerebral aneurysms and related factors in patients with subarachnoid 20 hemorrhage. Surgical neurology 2004; 61(3): 239-245. [5] Wardlaw J and White P. The detection and management of unruptured intracranial aneurysms. Brain 2000; 123(2): 205221. 25 [6] Shojima M, Oshima M, Takagi K et al. Magnitude and role of wall shear stress on cerebral aneurysm computational fluid dynamic study of 20 middle cerebral artery aneurysms. Stroke 2004; 35(11): 2500-2505. 30 [7] Shojima M, Oshima M, Takagi K et al. Role of the bloodstream impacting force and the local pressure elevation 25 in the rupture of cerebral aneurysms. Stroke 2005; 36(9): 1933-1938. [8] Rudin S, Wang Z, Kyprianou I et al. Measurement of flow 5 modification in phantom aneurysm model: Comparison of cous and a longitudinally and axially asymmetric stent-initial findings 1. Radiology 2004; 231(1): 272-276. [9] Dabrowski W, Dunmore-Buyze J, Cardinal HN et al. A real 10 vessel phantom for flow imaging: 3-d doppler ultrasound of steady flow. Ultrasound in medicine & biology 2001; 27(1): 135-141. [10] Watts DM, Sutcliffe C, Morgan R et al. Anatomical flow 15 phantoms of the nonplanar carotid bifurcation, part i: computer-aided design and fabrication. Ultrasound in medicine & biology 2007; 33(2): 296-302. [11] Frayne R, Gowman LM, Rickey DW et al. A geometrically 20 accurate vascular phantom for comparative studies of xray, ultrasound, and magnetic resonance vascular imaging: construction and geometrical verification. Med Phys 1993; 20(2 Pt 1): 415-425. 25 [12] Kakeda S, Korogi Y, Ohnari N et al. 3d digital subtraction angiography of intracranial aneurysms: comparison of flat panel detector with conventional image intensifier tv system using a vascular phantom. American journal of neuroradiology 2007; 28(5): 839-843. 30 [13] Parker JA, Kenyon RV and Troxel DE. Comparison of interpolating methods for image resampling. IEEE Transactions on medical imaging 1983; 2(1): 31-39. 26 [14] Thomas JB, Rutt BK, Ladak HM et al. Effect of black blood mr image quality on vessel wall segmentation. Magnetic resonance in medicine 2001; 46(2): 299-304. [15] Steinman DA, Thomas JB, Ladak HM et al. Reconstruction of carotid bifurcation hemodynamics and wall thickness using computational fluid dynamics and mn. Magnetic Resonance in Medicine 2002; 47(1): 149-159. [16] Porsche C, Walker L, MendelowA et al. Assessment of vessel wall thickness in carotid atherosclerosis using spiral ct angiography. European journal of vascular and endovascular surgery 2002; 23(5): 437-440. [17] Blacher J, London GM, Safar ME et al. Influence of age and end-stage renal disease on the stiffness of carotid wall material in hypertension. Journal of hypertension 1999; 17(2): 237-244. [18] Hayashi K, Handa H, Nagasawa S et al. Stiffness and elastic behavior of human intracranial and extracranial arteries. Journal of biomechanics 1980; 13(2): 175-184. 25 [19] Aranda-Lara L, Torres-Garcia E and Oros-Pantoja R. Biological tissue modeling with agar gel phantom for radiation dosimetry of 99m tc. Open Journal of Radiology 2014; REVENDICATIONS1. Procédé de fabrication d'un fantôme (1) de l'anévrisme intracrânien en un matériau à propriétés 5 élastiques élevées, comprenant les étapes suivantes : A. réalisation d'un modèle tridimensionnel (3) de la lumière d'un vaisseau sanguin dans lequel est localisé un anévrisme ; B. Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur(FAO) 10 d'un moule interne (4) reproduisant la lumière du vaisseau sanguin, comprenant les étapes suivantes : o B1) A partir dudit modèle tridimensionnel (3) de la lumière de vaisseau sanguin, programmation du pilotage d'une machine-outil à commande numérique en 15 vue de la fabrication d'un moule interne (4) de la lumière du vaisseau comprenant deux demi-empreintes internes (41) ; o B2) Pour chacune des demi-empreintes internes (41), assemblage de manière solidaire d'une pluralité de 20 lamelles (410) brutes en polymère thermoplastique dont l'épaisseur est comprise entre 3 et 5 mm, de manière à former un bloc assemblé(40) destiné à être usiné ; o B3) A partir des deux blocs assemblés (40), 25 fabrication par usinage à l'aide de ladite machine- outil programmée, des deux demi-empreintes internes (41), de manière qu'elles soient chacune constituées de lamelles usinées(411) ; C. Assemblage des deux demi-empreintes internes (41) pour 30 former ledit moule interne (4) ; D. chauffage à une température comprise entre 70°C et 110°C, de préférence à 85°C, d'un matériau fusible à basse température, dont la température de fusion est 28 inférieure à ladite température de chauffage et qui est solide à température ambiante ; puis versement dudit matériau ainsi liquéfié dans ledit moule interne (4); E. Après solidification dudit matériau fusible, enlèvement de chacune des lamelles (411) des demi-empreintes du moule interne (4) pour obtenir un noyau solide (5) ; F. Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO) d'un moule externe(6) reproduisant la surface extérieure dudit vaisseau sanguin, comprenant les étapes suivantes : o Fi) A partir du programme de pilotage du moule interne et de la définition de l'épaisseur de la paroi dudit vaisseau sanguin, programmation du pilotage de la machine-outil à commande numérique en vue de la fabrication d'un moule (6) de la surface extérieure du vaisseau sanguin comprenant deux demi-empreintes externes (61, 62); o F2) Pour chacune des deux demi-empreintes externes (61), fourniture de deux blocs massifs destinés à être usinés, o F3) fabrication par usinage à l'aide de ladite machine-outil programmée, des deux demi-empreintes externes (61) à partir desdits blocs massifs; G. Fixation dudit noyau (5) solide à l'intérieur des demi- empreintes externes (61) de manière à maintenir un écart correspondant à l'épaisseur de la paroi dudit vaisseau sanguin telle que définie initialement; H. Versement à l'intérieur dudit intervalle d'une composition de résine silicone et solidification de ladite composition de résine silicone pour obtenir, après extraction du moule externe, ledit fantôme de l'anévrisme intracrânien contenant ledit noyau solide ; 29 I. Chauffage à une température comprise entre 80°C et 110°Cpour permettre la fusion dudit noyau sans dégrader ledit fantôme ; puis élimination du noyau à l'état liquide. 5 2. Procédé selon la revendication 1, selon lequel la composition de résine silicone contient au moins une résine élastomère silicone. 10 3. Procédé selon la revendication 2, selon lequel la composition de résine silicone contient entre 20% et 40% en poids d'au moins une huile silicone par rapport au poids total du fantôme. 15 4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel les lamelles des blocs assemblés et les blocs massifs destinés à être usinés sont en polyméthacrylate de méthyle. 20 5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel les étapes B3) et F3) d'usinage desdits blocs assemblés et desdits blocs massifs sont réalisées par fraisage numérique. 25 6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel le matériau constitutif du noyau (5) est la paraffine ou un alliage métallique choisi parmi les alliages non ferreux à base de bismuth et à point de fusion égal ou inférieur à 90°C. 30 7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel l'étape A) de réalisation d'un modèle tridimensionnel (3) de la lumière d'un vaisseau sanguin dans 30 lequel est localisé un anévrisme, comprend les étapes suivantes : o Al) Acquisition d'images IRM de l'anévrisme intracrânien d'un patient donné; 5 o A2) Traitement et segmentation des images choisies ; o A3) A partir desdites images segmentées, reconstruction à l'aide d'un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur, d'un modèle tridimensionnel (3) de la lumière dudit vaisseau sanguin ; 10 o A4) Définition de l'épaisseur de la paroi du vaisseau 8. Fantôme (1) de l'anévrisme intracrânien susceptible d'être obtenu par un procédé tel que défini selon l'une quelconque des revendications 1 à 7. 15 9. Fantôme(1) selon la revendication 8, présentant un module d'YOUNG compris entre 0,28 et 0,75 MPa. 10. Utilisation dudit fantôme (1) tel que défini selon 20 l'une des revendications 8 et 9, pour réaliser des études hémodynamiques pré- et post-embolisation d'anévrismes intracrâniens. 11. Utilisation dudit fantôme (1) tel que défini selon 25 l'une des revendications 8 et 9, pour réaliser des simulations de procédures interventionnelles sur des d'anévrismes intracrâniens.