FR 3069149 A1 20190125 FR 1756904 A 20170720 DISPOSITIF D'ESTIMATION DE LA Sp02 ET METHODE D'ESTIMATION DE LA 5p02 DESCRIPTION DOMAINE TECHNIQUE ET ÉTAT DE LA TECHNIQUE ANTÉRIEURE La présente invention se rapporte à un dispositif d'estimation de l'indicateur Sp02 et à un procédé d'estimation de l'indicateur Sp02 La Sp02 est un indicateur sur la saturation en oxygène de l'hémoglobine au niveau des capillaires sanguins. Cet indicateur, la Sp02 ou saturation pulsée en oxygène, permet en particulier de détecter les cas d'hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygénation des cellules. Cela peut par exemple se produire : - chez les personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques, telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), - chez les personnes souffrant d'apnée du sommeil. En outre, le suivi de cet indicateur peut être utilisé dans la gestion des urgences médicales et peut être utilisé dans certains sports, par exemple avec le mal des montagnes De manière très fréquente, cette mesure se fait en disposant un oxymètre de pouls à l'extrémité d'un doigt du patient. Un oxymètre comporte un dispositif optique mettant en oeuvre deux diodes, l'une émettant dans le rouge et l'autre émettant dans l'infrarouge. Ces diodes éclairent le doigt et le signal optique en retour est utilisé pour calculer la Sp02. Un exemple de signaux optiques en retour obtenus, appelé signaux PPG (photopléthysmographie) sont représentés sur les figures 1A et 1B. La figure 1A correspond au signal PPG pour la diode émettant dans le rouge, à une longueur d'onde proche de 640 nm, et la figure 1B correspond au signal PPG pour la diode émettant dans l'infrarouge, à une longueur d'onde proche de 940 nm. En ordonnée il s'agit d'une tension proportionnelle à la quantité de lumière captée par le dispositif optique et en abscisse du temps en seconde. 2 Le critère RR est alors calculé, désigné ratio des ratios, qui est défini comme suit : RR = ACx DCx ACY DCY Avec : 5 - AC, l'amplitude du signal PPG à la longueur d'onde x nm, - DC, la valeur minimale (ou moyenne) du signal PPG à la longueur d'onde x nm. - ACy l'amplitude du signal PPG à la longueur d'onde y nm, - DCy la valeur minimale (ou moyenne) du signal PPG à la longueur 10 d'onde y nm. La Sp02 est ensuite calculée comme suit : Sp02 = A - B - RR Avec A et B des constantes dépendantes de la position du capteur sur le corps. Ces constantes sont communes à l'ensemble de la population. Cette méthode d'estimation de la Sp02 suppose que les signaux PPG 15 aient sensiblement l'allure des signaux PPG des figures 1A et 1B. Ceci est souvent le cas pour un système porté au doigt, mais pour un système de type patch ou bracelet, le rapport signal sur bruit peut être moins favorable et rendre l'estimation incorrecte. Sur les figures 1C et 1D, on peut des exemples de signaux en retour acquis avec un dispositif porté au poignet. On constate que les signaux sont plus bruités. 20 Par ailleurs, le mouvement du patient, et en particulier du membre portant l'oxymètre peut perturber de manière importante les signaux PPG. Or, on cherche à pouvoir placer un oxymètre ailleurs qu'a l'extrémité d'un doigt, par exemple on peut souhaiter le disposer au niveau du poignet, du bras ou du front. 25 Des méthodes ont été mises au point pour compenser les artefacts dus au mouvement dans les signaux PPG, par exemple le document S. Liu & al, « Using a Kalman filter to compensate for PPG artefacts when monitoring CT examination », IEEE 2009 décrit une telle méthode de compensation des artéfacts de mouvement dans le 3 cadre d'examens de tomodensitométrie. Cependant cette méthode a pour effet de reconstruire l'onde des signaux optiques, ce qui modifie le signal. Or l'estimation de la Sp02 est basée sur la forme d'onde. Toute modification du signal peut alors fausser l'estimation de la Sp02. 5 EXPOSÉ DE L'INVENTION C'est par conséquent un but de la présente invention d'offrir un dispositif d'estimation de la Sp02 et une méthode d'estimation de la Sp02 offrant une bonne estimation de la Sp02 tout en offrant la possibilité de disposer l'oxymètre ailleurs qu'a l'extrémité d'un doigt du patient. 10 Le but de la présente invention est atteint par un dispositif d'estimation de la Sp02 comportant un oxymètre pour acquérir des signaux PPG dans le rouge et l'infrarouge et une unité de traitement pour traiter les signaux PPG, l'unité de traitement étant telle qu'elle détermine un indicateur de qualité de la valeur du ratio des ratio calculée à partir des mesures, cet indicateur permettant de qualifier le niveau de fiabilité 15 du ratio des ratios calculé et déterminer dans quelle mesure celui-ci peut être utilisé pour estimer le ratio des ratios. Si son niveau de fiabilité est élevé, la valeur calculée du ratio des ratios influe de manière importante sur la valeur estimée du ratio des ratios et donc sur la valeur de la 5p02. Plus le niveau de fiabilité est faible, moins la valeur calculée du ratio 20 des ratios a d'influence, voire elle n'est pas prise en compte. Contrairement aux méthodes de l'état de la technique qui réduisent, voire suppriment le bruit du signal PPG et modifient donc la forme d'onde, la méthode selon l'invention construit un indicateur de qualité qui permet de déterminer la fiabilité des mesures, et de décider comment elles participent à l'estimation du ratio des ratios et 25 donc au calcul de la Sp02, sans modifier la forme d'onde des signaux PPG. Par exemple, l'indicateur de qualité est un indicateur sur la forme d'onde du signal PPG qui reflète l'adéquation du signal PPG pour estimer le ratio des ratios. Cet indicateur est ensuite intégré dans un système de moyenne adaptatif du ratio des ratios. 4 Par exemple cet indicateur de qualité est déterminé à partir d'un indicateur de validité sur le temps et d'un indicateur de stabilité du signal. De manière très avantageuse, on peut utiliser au moins un indicateur d'état du patient, par exemple calculé sur la base des signaux émis par un ou plusieurs 5 accéléromètres. Lorsque la valeur de l'indicateur est considérée comme correspondant à un patient en mouvement, il peut être décidé de ne pas acquérir de signaux PPG qui seraient peu ou pas exploitables, les diodes sont alors éteintes, ce qui permet d'optimiser la consommation. Dans un exemple avantageux, un filtre de Kalman est mis en oeuvre pour 10 estimer le ratio des ratios. La présente invention a alors pour objet un dispositif d'évaluation de la Sp02 d'un être vivant, comportant un oxymètre destiné à être fixé sur ledit être vivant, ledit oxymètre étant configuré pour produire au moins deux signaux photopléthysmographiques, dit signaux PPG, l'un dans le rouge et l'autre dans 15 l'infrarouge, et une unité de traitement desdits signaux PPG, ladite unité de traitement comportant des moyens pour vérifier la périodicité de chacun des signaux PPG, des moyens de détermination d'un indicateur de qualité des signaux PPG, des moyens d'estimation du ratio des ratios, et des moyens de calcul de la Sp02 à partir de la valeur estimée du ratio des ratios, les moyens d'estimation tenant compte de la valeur de 20 l'indicateur de qualité dans l'estimation du ratio des ratios. De manière préférée, les moyens de détermination d'un indicateur de qualité des signaux PPG sont configurés pour déterminer un indicateur de validité temporel de chacun des signaux PPG, un indicateur de stabilité de chacun des signaux PPG et pour déterminer à partir des indicateurs de validité et des indicateurs de stabilité, 25 l'indicateur de qualité. Par exemple, l'indicateur de qualité est choisi égal à la valeur maximale parmi les valeurs des indicateurs de validité et les indicateurs de stabilité. Selon un exemple de réalisation, les moyens pour vérifier la périodicité de chacun des signaux PPG sont configurés pour calculer la densité spectrale de chacun 5 des signaux PPG, vérifier l'existence d'un maximum local unique et la valeur de l'amplitude dudit maximum local par rapport à un seuil donné. Dans un exemple avantageux, le dispositif d'estimation de la Sp02 comporte des moyens pour générer un signal relatif à un mouvement dudit être vivant et 5 des moyens pour suspendre l'activité de l'oxymètre lorsque le signal relatif à un mouvement est considéré comme indiquant que l'être vivant est en mouvement. Les moyens pour générer un signal relatif à un mouvement sont par exemple un accéléromètre. La présente invention a également pour objet une méthode 10 d'estimation de la Sp02 d'un être vivant à partir d'au moins deux signaux photopléthysmographiques, dit signaux PPG, l'un dans le rouge et l'autre dans l'infrarouge, comportant les étapes : a) Vérification de la périodicité de chacun des signaux. b) Calcul d'un indicateur de qualité d'un coefficient appelé ratio des 15 ratios. c) Estimation du ratio des ratios et calcul de la Sp02. L'étape b) comporte de préférence le calcul d'un indicateur de validité temporel de chacun des signaux PPG, d'un indicateur de stabilité de chacun des signaux PPG et de détermination à partir des indicateurs de validité et des indicateurs de stabilité, 20 l'indicateur de qualité(IR). Par exemple, l'indicateur de qualité est choisi égal à la valeur maximale parmi les valeurs des indicateurs de validité et les indicateurs de stabilité. Par exemple, l'indicateur de validité VT,x est égal à : VT ,x = max abs (Ti'x Ts) Ts avec Ti, x le temps entre deux minimums locaux successifs du signal PPG 25 à la longueur d'onde x, et I', la période moyenne dudit signal L'indicateur de stabilité est égal par exemple à d -ix V ' A,x = max abs - 6 avec di, l'amplitude du minimum local pour la période #i correspondant à la longueur d'onde x. L'étape c) peut mettre en oeuvre un modèle d'estimation du ratio des ratios utilisant des paramètres dont les valeurs sont fixées en fonction de la valeur de 5 l'indicateur de qualité. Avantageusement l'étape c) met en oeuvre un filtre de Kalman. Le filtre de Kalman suit par exemple le modèle : RRk - P k - 1 + nx RRk = akRRk + ny 10 Avec : - RRk le ratio des ratios calculé à parti des valeurs AC et DC mesurées sur le signal PPG, - RRk le ratio des ratios estimé et qui sera utilisé pour le calcul de la Sp02, 15 - nx un bruit blanc gaussien centré de variance ax = 0.005, - ny un bruit blanc gaussien centré de variance et dans laquelle les valeurs de ak et de a(k) sont choisis en fonction de la valeur de l'indicateur de qualité. Par exemple, on applique : 20 - Si l'indicateur de qualité 0,8, a(k) = 2,0 et ak = 0 25 L'étape a) peut comporter le calcul de la densité spectrale de puissance de chacun des signaux, la détection d'un seul maximum local et la vérification que ledit maximum local a une amplitude au moins égal à un seuil donné. Lors de l'étape a), il peut être prévu de déterminer le rythme cardiaque. 7 La méthode d'estimation de la Sp02 peut comporter l'enregistrement des signaux PPG préalablement à l'étape a). BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS La présente invention sera mieux comprise sur la base de la description 5 qui va suivre et des dessins en annexe sur lesquels: - les figures 1A et 1B sont des représentations graphiques d'un exemple de signaux PPG dans le rouge et dans l'infrarouge respectivement dans le cas d'une mesure à l'extrémité d'un doigt en fonction du temps en seconde, - les figures 1C et 1D sont des représentations graphiques d'un exemple 10 de signaux PPG dans le rouge et dans l'infrarouge respectivement dans le cas d'une mesure à un poignet en fonction du temps, - la figure 2 est une représentation schématique d'un dispositif d'estimation de la Sp02 selon un exemple de réalisation de la présente invention, - la figure 3A est une représentation graphique de signaux PPG dans le 15 rouge et dans l'infrarouge dans le cas d'un oxymètre sur le poignet d'un patient, - la figure 3B est une représentation graphique du logarithme de la DSP calculée du signal PPG correspondant à la longueur d'onde rouge de la figure 3A, en fonction de l'index des coefficients de Fourier (proportionnel à la fréquence en Hz), - la figure 4A est une représentation graphique d'autres signaux PPG 20 dans le rouge et dans l'infrarouge dans le cas d'un oxymètre sur le poignet d'un patient, - la figure 4B est une représentation graphique du logarithme de la DSP calculée du signal PPG correspondant à la longueur d'onde rouge de la figure 3A de la figure 4A en fonction de l'index des coefficients de Fourier (proportionnel à la fréquence en Hz), 25 - la figure 5A est une représentation graphique de la Sp02 calculée grâce au dispositif selon l'invention, dans le cas d'un oxymètre disposé sur front du patient, 8 - la figure 5B est une représentation graphique de la Sp02 calculée grâce à un dispositif de l'état de la technique, dans le cas d'un oxymètre disposé sur l'extrémité d'un doigt du patient, - la figure 6A est une représentation graphique de la Sp02 calculée 5 grâce au dispositif selon l'invention, dans le cas d'un oxymètre disposé sur un avant-bras du patient, - la figure 6B est une représentation graphique de la Sp02 calculée grâce à un dispositif de l'état de la technique, dans le cas d'un oxymètre disposé sur l'extrémité d'un doigt du patient, 10 - la figure 7A est une représentation graphique de la Sp02 calculée grâce au dispositif selon l'invention, dans le cas d'un oxymètre disposé sur un poignet du patient, - la figure 7B est une représentation graphique de la Sp02 calculée grâce à un dispositif de l'état de la technique, dans le cas d'un oxymètre disposé sur 15 l'extrémité d'un doigt du patient, - la figure 8A est une représentation graphique de la Sp02 calculée d'autres signaux PPG grâce au dispositif selon l'invention, dans le cas d'un oxymètre disposé sur un poignet du patient, - la figure 8B est une représentation graphique de la Sp02 calculée 20 grâce à un dispositif de l'état de la technique, dans le cas d'un oxymètre disposé sur l'extrémité d'un doigt du patient, - les figures 9A et 9B sont des représentations graphiques de mesures PPG dans le rouge et l'infrarouge respectivement obtenues au niveau d'un poignet, et le niveau de Sp02 déterminé grâce à la méthode selon l'invention. 25 EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS Dans la présente demande, on entend par « ratio des ratios calculé », le ratio des ratios calculé à partir des mesures directes sur les signaux PPG. On entend par « ratio des ratios » estimé, le ratio des ratios qui est utilisé pour calculer la Sp02. 9 L'indicateur de saturation pulsée en oxygène sera désigné Sp02 dans la suite de la demande. Le dispositif et la méthode d'estimation de la Sp02 selon l'invention peuvent être utilisés pour tout être humain et tous les animaux pour lesquels on peut 5 utiliser un oxymètre, les êtres humains et ces animaux seront désignés les êtres vivants. Sur la figure 2, on peut voir une représentation schématique d'un dispositif d'estimation de la Sp02 selon un exemple de réalisation de l'invention. Le dispositif D comporte un oxymètre 2 et une unité de traitement 4 reliée à l'oxymètre. L'unité de traitement 4 comporte des moyens pour traiter les signaux 10 fournis par l'oxymètre et générer une estimation de la Spo2. L'oxymètre fournit des signaux PPG. Un oxymètre est bien connu de l'homme du métier et ne sera pas décrit en détail. Il comporte un dispositif optique à deux diodes, l'une émettant dans le rouge, par exemple à la fréquence de 660 nm, et l'autre dans l'infrarouge par exemple à une 15 fréquence de 940 nm. Le dispositif optique fonctionne en réflexion. Dans l'exemple représenté, l'oxymètre est disposé sur le front du patient. L'oxymètre pourrait être disposé sur une autre partie du corps du patient, par exemple un avant-bras, un poignet, à l'extrémité d'un doigt. La forme de l'oxymètre est alors adaptée en fonction de la partie du corps sur laquelle il va être disposé. 20 Par exemple, le dispositif D est portatif ou nomade et est alimenté par une batterie. Le calcul de la Sp02 est effectuée à partir du calcul du ratio des ratios qui est déterminé à partir des signaux PPG à la longueur d'onde correspondant au rouge et à une longueur d'onde correspondant à de l'infrarouge. 25 La Sp02 est calculée comme suit : Sp02 = A - B - RR Avec A et B des constantes dépendantes de la position du capteur sur le corps mais communes à l'ensemble de la population. 10 RR le ratio des ratios est défini comme suit : Avec : RR = ACx DCx ACY DCY - AC, est l'amplitude du signal PPG à la longueur d'onde x nm (dans le 5 rouge) - DC, est la valeur minimale (ou moyenne) du signal PPG à la longueur d'onde x nm (dans le rouge). - ACy est l'amplitude du signal PPG à la longueur d'onde y nm (dans l'infrarouge) 10 - DCy est la valeur minimale (ou moyenne) du signal PPG à la longueur d'onde y nm (dans l'infrarouge). Les signaux PPG sont enregistrés par exemple à l'aide d'un oxymètre monté sur l'extrémité d'un doigt, sur un poignet par exemple au moyen d'un bracelet, ou sur le front d'un patient. Ces mesures peuvent être faites lors d'une phase de sommeil du 15 patient ou lors d'une phase éveillée. Les moyens de traitement et d'estimation de la Sp02 sont tels qu'ils mettent en oeuvre la méthode d'estimation selon l'invention, les signaux dans le rouge et dans l'infrarouge fournis par l'oxymètre 2. La méthode d'estimation comporte au moins les étapes suivantes : 20 a) Vérification de la périodicité des deux signaux. b) Calcul d'un indicateur de qualité du ratio des ratios. c) Estimation du ratio des ratios et calcul de la Sp02. Cette méthode est mise en oeuvre par un ordinateur pouvant traiter les mesures PPG et leur appliquer la méthode selon l'invention. 25 Lors de l'étape a), les signaux PPG sont traités pour vérifier si ceux-ci sont périodiques. Pour cela on détermine par exemple la fréquence cardiaque et on vérifie sa périodicité. La courbe PPGR1 correspond au signal PPG dans le rouge et la courbe PPGIR1 correspond au signal PPG dans l'infrarouge. 11 Par exemple, lors de cette étape a), on découpe chacun des signaux en fenêtres temporelles. Ces fenêtres temporelles sont choisies de manière à représenter quelques périodes de battements cardiaques mais de manière stable c'est-à-dire peu sensible à des phénomènes de variabilité de rythme cardiaque. Par exemple, une taille de 5 fenêtre temporelle correspondante à 5 secondes convient. On peut centrer les signaux PPG sur la fenêtre temporelle (figure 3A). On peut de plus normaliser les signaux PPG sur la fenêtre temporelle. On réalise ensuite une analyse spectrale des signaux afin de décider s'ils peuvent être considérés comme périodiques et donc être utilisés éventuellement pour 10 calculer le Sp02. L'analyse spectrale peut consister à calculer la densité spectrale de puissance ou DSP, le logarithme de la DSP du signal PPG correspondant à la longueur d'onde rouge est représenté sur la figure 3B. Le logarithme de la DSP, DSP1, est ensuite traité pour identifier les 15 maximums locaux de cette DSP et supprimer les éventuels maximums locaux parasites. Ces maximums locaux parasites correspondent par exemple aux lobes des maxima principaux. Après ce traitement on vérifie ensuite s'il ne reste qu'un seul maximum local et si son amplitude est supérieure à un certain seuil. Si c'est le cas on en déduit que 20 le signal PPG est effectivement périodique. Le critère des propriétés fréquentielles du signal est alors validé. Par exemple sur la figure 3B, le seuil est fixé à 4, et l'amplitude du maximum local est 4,1. Le critère des propriétés fréquentielles est donc validé. Ce traitement et la vérification de la périodicité du signal sont réalisés pour les signaux PPGR1 et PPGIR1. 25 A la fin de cette étape, on connait la fréquence cardiaque du patient et on peut en déduire la période moyenne des signaux PPGR et PPGIR. Sur les figures 4A et 4B, on peut voir un autre exemple de traitement des signaux PPG. Sur la figure 4A on peut voir un exemple de signaux PPG, désigné PPGR2 et PPGIR2 et sur la figure 4B on peut voir représenté le logarithme de la DSP, DSP2, du 12 signal PPG rouge. L'amplitude du seul maximum local est égale à 4,1, elle est supérieure au seuil de 4. Le critère de périodicité est alors également rempli. Lors de l'étape b), un indicateur de qualité du ratio des ratios est calculé. 5 Pour cela, on introduit quelques points significatifs sur signal PPG : 60 , - n = - ou F, est la fréquence cardiaque en minute. Ts est la durée en seconde d'une période du signal PPG (à noter que les signaux rouge et infrarouge partagent cette même période). - P est le nombre de périodes « complètes » observées dans le signal : p=1T[.F,I=IniTI [ 60 [ 10 Où T est la taille de la fenêtre d'analyse en secondes (T=5s par exemple). Par exemple, sur la figure 1A, P = 4. Sur la figure 3A, P = 8. - Les extrema locaux des signaux PPG : o ViE [0, P - 1], d est l'amplitude du minimum local pour la période #i du signal PPG correspondant à la longueur d'onde x. 15 o ViE [0, P - 1], a est l'instant auquel le minimum local pour la période #i du signal PPG correspondant à la longueur d'onde x est atteint. o Vi E [0, P - 1], Di,x est l'amplitude du maximum local pour la période #i du signal PPG correspondant à la longueur d'onde x. - On note de plus : 20 o ViE [0, P - 2], Ti,x = al+1,x : le temps entre deux minimums locaux successifs du signal PPG correspondant à la longueur d'onde x. On peut par exemple déterminer un indicateur de validité sur le temps désigne VT, qui est défini par : - VT ,x = max abs Cet indicateur donne une information sur la variation de la période 25 locale par rapport à la période moyenne. Plus la valeur de VT,x est faible, meilleure est la forme du signal pour l'estimation du ratio des ratios. 13 De manière avantageuse, on peut également déterminer un indicateur de stabilité VA du signal défini comme suit : VA,x = max abs ' Plus la valeur de VA,x est faible, meilleure est la forme du signal pour l'estimation du ratio des ratios. 5 Les déterminations des indicateurs V-1-,et VA, y permettent de déterminer si les minimums et les maximums locaux des signaux sont bien positionnés. L'indicateur global de qualité de RR, désigné IR, est défini comme suit : = max{Vnx, Vny,VA,x,VA,y} IR est choisi égal à la valeur la plus élevée parmi les indicateurs de validité et de stabilité des signaux PPGR et PPGIR, c'est-à-dire que IR est choisi de sorte à 10 considérer l'indicateur le plus mauvais des signaux PPGR et PPGIR. On se place donc dans la situation la plus « pessimiste », la méthode d'estimation offre donc un haut niveau d'exigence en termes de qualité de signal. Selon d'autres exemples de réalisation, d'autres indicateurs peuvent être envisagés, par exemple en restreignant les indicateurs à une seule des longueurs 15 d'ondes. Dans d'autres exemples, la fonction « max » peut être remplacée par une norme euclidienne ou toute autre norme, par exemple une somme des carrés des indicateurs, une somme pondérée des indicateurs..., i.e. toute combinaison de tout ou partie de ces critères. La valeur de l'indicateur global de qualité IR permet ensuite de choisir 20 des paramètres utilisés lors de l'étape d'estimation du ratio des ratios. Plus la valeur de IR est élevée, plus le niveau de confiance dans le signal PPG mesuré est faible. Lors de l'étape c), on estime le ratio des ratios. Nous disposons des signaux PPGR et PPGIR mesurés mais ces signaux sont bruités et ne peuvent servir directement à calculer de manière fiable le ratio des 25 ratios RR pour calculer la 5p02. Ce ratio est de préférence calculé comme suit, en réalisant la moyenne sur les P périodes: 14 RR = - p Dp y dpa, P-0 dP,31 Où x représente les index calculés à partir du signal PPG rouge et y les index calculés à partir du signal PPG infrarouge. Dans un autre exemple de réalisation, le ratio peut également être calculé comme : 5 RR = 11P(d) On met en oeuvre un système de moyenne adaptatif du ratio des ratios. De manière avantageuse on utilise un filtre de Kalman. Il est basé sur le modèle suivant : RRk - k - n x 10 RRk = akRRk + ny Avec : - RRk le ratio des ratios calculé à parti des valeurs AC et DC mesurées sur le signal PPG, - RRk le ratio des ratios estimé et qui sera utilisé pour le calcul de la 15 Sp02, - nx un bruit blanc gaussien centré de variance ax = 0.005, - ny un bruit blanc gaussien centré de variance o-y(k). Cet algorithme filtre les valeurs du ratio des ratios en fonction de la valeur précédente et de la valeur mesurée. 20 En fonction de la valeur de l'indicateur IR déterminée à l'étape b), les paramètres du filtre sont choisis. Dans un exemple de réalisation, - Si IR 0.4, a(k) = 1,0 et 10 ak = 0, la valeur calculée du ratio des ratios directement à partir des mesures sur le signal n'est alors pas prise en compte dans l'estimation du ratio des ratios. Dans ce cas la valeur estimée de RR est égale à la valeur de RR estimée à l'instant précédent, i.e. RRk = RRk-i.. D'autres stratégies de choix pour les règles de ce filtrage adaptatif sont 15 possibles. Par exemple, en prenant en compte la valeur de RR estimée pour accroitre la confiance quand elle correspond à une valeur de Sp02 > 0.95 et la réduire si la valeur est en deçà. Cela permet par exemple de faire converger le système rapidement si la valeur de Sp02 est conforme à la valeur moyenne observée dans la population. A contrario, si la valeur n'est pas dans cette plage classique, le temps de convergence de la mesure sera 20 plus long. Ce type d'approche permet donc de moyenner fortement les artefacts de mesure tout en détectant les cas d'hypoxie prolongés (Sp02 basse) et donc pourrait être adoptée pour des alarmes automatisées basées sur cette mesure. Dans un autre exemple de réalisation, le jeu de paramètres IR, a(k) est adapté en fonction de la position du capteur sur le corps. Par exemple, une mesure au 25 niveau du front est en général plus fiable qu'une mesure sur le sternum. Par conséquent dans le cas de mesures sur le front, la confiance dans les mesures est plus élevée et les paramètres sont moins « protecteurs ». Dans le cas d'une mesure sur le sternum, les paramètres sont choisis pour tenir compte de la fiabilité plus faible des mesures. Dans un autre exemple de réalisation, d'autres techniques de filtrage adaptatif pourrait être utilisées pour estimer le ratio des ratios. Par exemple des 16 méthodes à base de filtrage particulaire, décrites par exemple dans le document Kalman and Particle filters, H. R. B. Orlande and al, The Eurotherm Seminar 94, Advanced Spring School "Thermal Measurements and Inverse Techniques", 5th Edition, Station Biologique de ROSCOFF, lune 13-18, 2011. 5 Ensuite lorsque la valeur du ratio des ratios a été estimée, la valeur de la Sp02 est calculée. Pour cela, on utilise la formule Sp02 = A- BxRR. Dans le tableau ci-dessous sont regroupés les exemples de valeurs de A et B en fonction de la position de l'oxymètre sur le corps du patient. Les valeurs de A et B 10 ont été estimées sur une base d'acquisitions de données physiologiques réalisée en milieu clinique. POSITION A B BRAS 117,274882 24,735287 DOIGT 106,897375 20,513283 FRONT 119,030901 25,525888 POIGNET 114,788618 20,913078 A titre d'exemple nous allons déterminer les valeurs de Sp02 dans le cas 15 des signaux PPG des figures 3A et 4A. Comme indiqué ci-dessus, les signaux PPF des figures 3A et 4A remplissent le critère de périodicité. On peut alors déterminer la valeur de IR. - Dans le cas des signaux de la figure 3A, la valeur de IR. déterminée est 20 égale à 0,04. Celle-ci est inférieure à 0,1, la qualité des signaux est donc très bonne. Les valeurs des paramètres du filtre sont alors choisis comme suit a(k) = 0,05 et ak = 1. La valeur calculée du ratio des ratios sur les signaux influe alors de manière importante sur la valeur estimée des ratios des ratios. 17 - Dans le cas des signaux de la figure 4A, la valeur de IR. déterminée est égale à 0,34. Celle-ci est comprise entre 0,2 et 0, 4, la qualité des signaux est donc moyenne. Les valeurs des paramètres du filtre sont alors choisies comme suit : a(k) = 0,5 et ak = 1. La valeur calculée du ratio des ratios sur les signaux influe de 5 manière moindre sur la valeur estimée des ratios des ratios. Sur les figures 9A et 9B, on peut voir les courbes des mesures PPG dans le rouge (PPGR) et l'infrarouge (PPGIR) respectivement obtenues au niveau d'un poignet, et le niveau de Sp02 obtenu grâce à la méthode selon l'invention. Les signaux PPG sont altérés par les mouvements du patient. De 10 manière très avantageuse, on peut prévoir de détecter les mouvements du patient, par exemple à l'aide d'un accéléromètre 6, pour décider de réaliser les mesures des signaux PPG. Dans l'état de la technique, un accéléromètre est mis en oeuvre et les informations émises par celui-ci sont utilisés pour corriger les signaux PPG afin d'atténuer 15 le bruit dû au mouvement. Dans un exemple avantageux de l'invention, on décide lorsque les informations fournies par l'accéléromètre, par exemple un accéléromètre trois axes, que les mouvements du patient sont suffisants pour altérer les signaux PPG de sorte qu'ils ne soient pas utilisables, de ne pas les mesurer. L'oxymètre n'est alors pas activé, en 20 particulier les diodes de l'oxymètre ne sont pas allumées, ce qui permet de réduire la consommation électrique de l'oxymètre, ce qui particulièrement intéressant en cas de dispositif portatif ou nomade. Dans un autre exemple, il peut être décidé d'effectuer les mesures les signaux PPG malgré les mouvements du patient, les signaux de l'accéléromètre peuvent 25 être utilisés pour traiter les signaux PPG par exemple pour en extraire la fréquence cardiaque. Sur la figure 5A, on peut voir la variation de la Sp02 en fonction du temps en seconde obtenue à partir de la méthode d'estimation selon l'invention, l'oxymètre étant disposé sur le front du patient. 18 A titre de comparaison, sur la figure 5B on peut voir la variation de la Sp02 obtenue avec un oxymètre monté sur l'extrémité du doigt du patient en utilisant une méthode de l'état de la technique. Sur la figure 6A, on peut voir la variation de la Sp02 en fonction du 5 temps en seconde obtenue à partir de la méthode d'estimation selon l'invention, l'oxymètre étant disposé sur l'avant-bras du patient. Les plateaux correspondent à des instants lors desquels les signaux mesurées n'ont pas été pris en compte dans l'estimation car l'indicateur IR était trop élevé, la valeur de RR estimée a été choisie égale à la valeur de RR estimée à l'instant précédent 10 A titre de comparaison, sur la figure 6B on peut voir la variation de la Sp02 obtenue avec un oxymètre monté sur l'extrémité du doigt du patient en utilisant une méthode de l'état de la technique. Sur la figure 6A, on peut voir la variation de la Sp02 en fonction du temps en seconde obtenue à partir de la méthode d'estimation selon l'invention, 15 l'oxymètre étant disposé sur l'avant-bras du patient. Les plateaux correspondent aux instants lors desquels les signaux mesurés n'ont pas été pris en compte dans l'estimation car l'indicateur IR était trop élevé, la valeur de RR estimée a été choisie égale à la valeur de RR estimée à l'instant précédent A titre de comparaison, sur la figure 6B on peut voir la variation de la 20 Sp02 obtenue avec un oxymètre monté sur l'extrémité du doigt du patient en utilisant une méthode de l'état de la technique. Sur la figure 7A, on peut voir la variation de la Sp02 en fonction du temps en seconde obtenue à partir de la méthode d'estimation selon l'invention, l'oxymètre étant disposé sur le poignet du patient. Les plateaux correspondent à des 25 instants lors desquels les signaux mesurés n'ont pas été pris en compte dans l'estimation car l'indicateur IR était trop élevé, la valeur de RR estimée a été choisie égale à la valeur de RR estimée à l'instant précédent A titre de comparaison, sur la figure 7B on peut voir la variation de la Sp02 obtenue avec un oxymètre monté sur l'extrémité du doigt du patient en utilisant 30 une méthode de l'état de la technique. 19 Sur la figure 8A, on peut voir une autre variation de la Sp02 en fonction du temps en seconde obtenue à partir de la méthode d'estimation selon l'invention, l'oxymètre étant disposé sur le poignet du patient. Les plateaux correspondent à des instants lors desquels les signaux mesurés n'ont pas été pris en compte dans l'estimation 5 car l'indicateur IR était trop élevé, la valeur de RR estimée a été choisie égale à la valeur de RR estimée à l'instant précédent. A titre de comparaison, sur la figure 8B on peut voir la variation de la Sp02 obtenue avec un oxymètre monté sur l'extrémité du doigt du patient en utilisant une méthode de l'état de la technique. 10 Grâce à l'invention, on peut obtenir des variations de la Sp02 fiable sur d'autres parties du corps qu'au bout du doigt telles que, par exemple, le front, REVENDICATIONS1. Dispositif d'évaluation de la Sp02 d'un être vivant, comportant un oxymètre (2) destiné à être fixé sur ledit être vivant, ledit oxymètre étant configuré pour produire au moins deux signaux photopléthysmographiques, dit signaux PPG, l'un dans le rouge et l'autre dans l'infrarouge, et une unité de traitement (4) desdits signaux PPG, ladite unité de traitement (4) comportant des moyens pour vérifier la périodicité de chacun des signaux PPG, des moyens de détermination d'un indicateur de qualité (IR) des signaux PPG, des moyens d'estimation du ratio des ratios, et des moyens de calcul de la Sp02 à partir de la valeur estimée du ratio des ratios (RR), les moyens d'estimation tenant compte de la valeur de l'indicateur de qualité (IR) dans l'estimation du ratio des ratios (R R). 2. Dispositif d'estimation de la Sp02 selon la revendication 1, dans lequel les moyens de détermination d'un indicateur de qualité (IR) des signaux PPG sont configurés pour déterminer un indicateur de validité temporel (VT,x) de chacun des signaux PPG, un indicateur de stabilité (VA,x) de chacun des signaux PPG et pour déterminer à partir des indicateurs de validité et des indicateurs de stabilité, l'indicateur de qualité (10- 3. Dispositif d'estimation de la Sp02 selon la revendication précédente, dans laquelle l'indicateur de qualité (IR) est choisi égal à la valeur maximale parmi les valeurs des indicateurs de validité et les indicateurs de stabilité. 4. Dispositif d'estimation de la Sp02 selon la revendication 1, 2 ou 3, dans lequel les moyens pour vérifier la périodicité de chacun des signaux PPG sont configurés pour calculer la densité spectrale de chacun des signaux PPG, vérifier l'existence d'un maximum local unique et la valeur de l'amplitude dudit maximum local par rapport à un seuil donné. 21 5. Dispositif d'estimation de la Sp02 selon l'une des revendications 1 à 4, comportant des moyens pour générer un signal relatif à un mouvement dudit être vivant et des moyens pour suspendre l'activité de l'oxymètre lorsque le signal relatif à un mouvement est considéré comme indiquant que l'être vivant est en mouvement. 5 6. Dispositif d'estimation de la Sp02 selon la revendication précédente, dans lequel les moyens pour générer un signal relatif à un mouvement comportent un accéléromètre. 10 7. Méthode d'estimation de la Sp02 d'un être vivant à partir d'au moins deux signaux photopléthysmographiques, dit signaux PPG, l'un dans le rouge et l'autre dans l'infrarouge, comportant les étapes : a) Vérification de la périodicité de chacun des signaux. b) Calcul d'un indicateur de qualité (IR) d'un coefficient appelé ratio 15 des ratios (RR). c) Estimation du ratio des ratios (RR) et calcul de la Sp02. 8. Méthode d'estimation de la Sp02 selon la revendication 7, dans laquelle l'étape b) comporte le calcul d'un indicateur de validité temporel (VT,x) de chacun 20 des signaux PPG, d'un indicateur de stabilité (VA,x) de chacun des signaux PPG et de détermination à partir des indicateurs de validité et des indicateurs de stabilité, l'indicateur de qualité(IR). 9. Méthode d'estimation de la Sp02 selon la revendication 8, dans 25 laquelle l'indicateur de qualité (IR) est choisi égal à la valeur maximale parmi les valeurs des indicateurs de validité et des indicateurs de stabilité. 10. Méthode d'évaluation de la Sp02 selon la revendication 8 ou 9, dans laquelle l'indicateur de validité (VT,x) est égal à : 22 VT ,x = max abs - Ts avec Ti, x le temps entre deux minimums locaux successifs du signal PPG à la longueur d'onde x, et I', la période moyenne dudit signal. 11. Méthode d'estimation de la Sp02 selon la revendication 8, 9 ou 5 10, dans laquelle l'indicateur de stabilité (VA,x) est égal à d -i x di-i,x) V = max abs ' A,x - avec d l'amplitude du minimum local pour la période #i correspondant à la longueur d'onde x. 12. Méthode d'estimation de la Sp02 selon l'une des revendications 7 10 à 11, dans laquelle l'étape c) met en oeuvre un modèle d'estimation du ratio des ratios utilisant des paramètres dont les valeurs sont fixées en fonction de la valeur de l'indicateur de qualité (IR). 13. Méthode d'estimation de la Sp02 selon la revendication 12, dans 15 laquelle l'étape c) met en oeuvre un filtre de Kalman. 14. Méthode d'estimation de la Sp02 selon la revendication 13, dans laquelle le filtre de Kalman suit le modèle : RRk - k - n x 20 RRk = akRRk + ny Avec - RRk le ratio des ratios calculé à parti des valeurs AC et DC mesurées sur le signal PPG, - RRk le ratio des ratios estimé et qui sera utilisé pour le calcul de la 25 Sp02, - nx un bruit blanc gaussien centré de variance ax = 0.005, 23 - ny un bruit blanc gaussien centré de variance et dans laquelle les valeurs de ak et de a(k) sont choisis en fonction de la valeur de l'indicateur de qualité. 5 15. Méthode d'estimation de la Sp02 selon la revendication 14, dans laquelle : - Si l'indicateur de qualité (/R) 0,8, a(k) = 2,0 et ak = 0. 16. Méthode d'estimation de la Sp02 selon l'une des revendications 7 à 15, dans laquelle l'étape a) comporte le calcul de la densité spectrale de puissance de 15 chacun des signaux, la détection d'un seul maximum local et la vérification que ledit maximum local a une amplitude au moins égal à un seuil donné. 17. Méthode d'estimation de la Sp02 selon la revendication 16, dans laquelle lors de l'étape a), le rythme cardiaque est déterminé. 20 18. Méthode d'estimation de la Sp02 selon l'une des revendications 7 à 17, comportant l'enregistrement des signaux PPG préalablement à l'étape a).