FR 3073043 A1 20190503 FR 1760175 A 20171027 L'invention concerne le domaine du contrôle dimensionnel par rayons X, d'objets manufacturés de nature identique formant une série d'objets. L'objet de l'invention vise plus particulièrement à obtenir la mesure par rayons X, de dimensions linéaires c'est-à-dire des longueurs prises sur des objets manufacturés au sens général tels que par exemple sur des récipients, des pièces moulées ou usinées, des pièces mécaniques, des emballages, des éléments de carrosserie. L'art antérieur connaît diverses techniques permettant le contrôle dimensionnel d'objets par rayons X. Sont également connus des systèmes d'inspection de bagages, qui ne visent pas à mesurer les dimensions d'objets connus mais à détecter des objets prohibés ou des quantités de matériaux prohibés se présentant dans des dispositions, formes et quantités pratiquement aléatoires. Il est ainsi connu les systèmes à rotation axiale dont fait partie la 15 tomographie assistée par ordinateur ou CT (« computed tomography »). Cette méthode classique est décrite dans l'article de « Computed tomography for dimensional metrology » de J.P.Kruth(1) & all, dans CIRP Annals Volume 60, Issue 2, 2011, Pages 821-842 et mise en oeuvre par exemple, par les appareils de tomographie commercialisés par les sociétés Werth 20 Messtechnik ou General Electric. Cette méthode consiste à positionner entre un tube générateur de rayons X et un capteur d'images à rayons X matriciel ou linéaire, un objet sur un plateau tournant autour d'un axe vertical. Un très grand nombre (au moins 100 et souvent plus de 600) images radiographiques 2D des objets sont acquises durant la rotation. Si le capteur 25 d'images est matriciel, le faisceau est conique. Si le capteur d'images est linéaire, le faisceau est avantageusement confiné en éventail (« fan beam ») dans un plan orthogonal à l'axe de rotation et la rotation s'accompagne d'une translation selon l'axe vertical de la rotation, pour un balayage complet de type hélicoïdal. Cette technique peut fournir des mesures tridimensionnelles 30 de grande précision. Cependant, le temps d'acquisition nécessite au moins une minute pour les systèmes les plus rapides, auquel s'ajoutent les temps 2 de chargement et de déchargement des objets de sorte que 10 à 30 objets sont inspectés au maximum par heure. Une autre solution dite à portique rotatif est proposée par exemple par l'appareil connu sous la dénomination commerciale « speed/scan CT 64» de 5 la General Electric Company. De même que certains scanners 3D pour des bagages, ce concept de solution est semblable aux tomographes d'imagerie médicale du point de vue des mouvements relatifs entre source, objet et capteur d'images. En effet les objets manufacturés ou les bagages, disposés sur un convoyeur, sont en translation dans l'appareil. Ils traversent un plan 10 de projection orthogonal à la direction de déplacement. Dans un portique circulaire contenant ledit plan, on fait tourner autour de l'axe central de déplacement, une source de rayons X et un capteur d'images généralement incurvé, opposé à la source, pour obtenir, tranche par tranche ou par scan hélicoïdal, les projections nécessaires à la reconstruction 3D par un algorithme mettant en oeuvre par exemple la méthode de « projection arrière filtrée » ou la méthode ART. L'objectif de ces appareils est de permettre l'acquisition d'un très grand nombre de projections à chaque tour du portique, par exemple 100, voire 700 à 1 000 images par tranche. La reconstruction 3D des objets est faite par exemple tranche par tranche. Ayant en effet déterminé l'atténuation en tout point de la tranche, en concaténant les tranches obtenues pendant le déplacement de l'objet, on obtient une valeur d'atténuation en tout élément de volume de l'objet. Si ces appareils à rotation d'axe vertical ou à portique rotatif sont très précis grâce au grand nombre d'images fournies, ces appareils sont coûteux et lents et sont en pratique réservés au contrôle hors ligne car ils ne sont pas adaptés au contrôle dimensionnel en ligne pour des cadences pouvant atteindre et dépasser 600 articles par minute avec des défilements de lm/s. Pour pallier les inconvénients du tube et capteur d'images embarqués sur un portique tournant, le brevet US 8 971 484 décrit un système 30 d'inspection de bagages dans lequel le système tournant est remplacé par un réseau de sources de rayons X multifaisceaux stationnaires actionnées successivement pour créer un déplacement virtuel des sources de rayons X 3 permettant de fournir un grand nombre d'images radiographiques avec des angles différents de projection. Par rapport aux systèmes à rotation physique limités à 4 tours par seconde, le nombre de « rotations virtuelles » est porté à 40 révolutions par seconde. Cette technique qui est mise en oeuvre par 5 l'appareil connu sous la dénomination commerciale Rapiscan RTT de la société Rapiscan Systems, est apte à contrôler 1 200 bagages par heure, en réalisant des dizaines de milliers d'image 2D des bagages, en considérant que la rotation virtuelle fournit environ 40 angles de projection différents. Cette technique s'avère très coûteuse en raison du prix élevé pour les 10 multisources à rayons X et de la puissance de calcul nécessaire au traitement d'un volume très important de données. De plus, les cadences de contrôle sont encore limitées et ne sont pas adaptées au contrôle en ligne. Les brevets US 7 319 737 et US 7 221 732 proposent de contrôler des bagages par une technique appelée laminographie digitale ou tomosynthèse. 15 Les bagages traversent une succession de plans de projections coniques appelés « fan beam » et contenant chacun une paire de capteurs d'images linéaires disposés en L. Ces techniques visent à rechercher des armes ou des explosifs dans les bagages qui contiennent des objets de forme et matériaux très divers, en visualisant leurs positions 3D dans le bagage et en évaluant 20 par exemple le volume de produit suspect. Il est fréquent d'utiliser une technologie multi spectrale afin de déterminer également le numéro atomique de la matière. Ces systèmes cherchent donc à déterminer une valeur d'atténuation en tout point d'un bagage. En revanche, ces systèmes ne sont pas aptes à déterminer à haute cadence et avec précision, des 25 dimensions d'objets manufacturés dans le but d'un contrôle de qualité. L'objet de l'invention vise à remédier aux inconvénients de l'art antérieur en proposant un procédé peu coûteux à mettre en oeuvre et permettant le contrôle dimensionnel par rayons X, d'objets manufacturés défilant à haute cadence. Selon l'invention, le procédé de mesure automatique de dimensions linéaires d'objets manufacturés d'une série consiste à : 4 - choisir une série d'objets manufacturés dans laquelle chacun desdits objets est constitué d'un matériau avec un coefficient d'atténuation constant en tout point de l'objet ; - choisir au moins une région à inspecter des objets dans laquelle au 5 moins une dimension linéaire est à mesurer ; - transporter, au moyen d'un dispositif de transport, les objets en mouvement dans une direction de déplacement selon une trajectoire sensiblement rectiligne dans un plan de convoyage, ces objets engendrant un volume de convoyage au cours de leur déplacement ; 10 - positionner, hors du volume de convoyage, au moins un foyer d'un tube générateur de rayons X et des capteurs d'images exposés et sensibles chacun aux rayons X issus d'un foyer associé, ces rayons X ayant traversés au moins la région à inspecter produisant sur chaque capteur d'images une projection radiographique selon la direction de projection ; 15 - acquérir à l'aide des capteurs d'images, pour chaque objet au cours de son déplacement, au moins trois images radiographiques de la région à inspecter, obtenues d'au moins trois projections radiographiques de la région à inspecter dont les directions de projection sont différentes entre elles ; - analyser les au moins trois images radiographiques, à l'aide d'un 20 système informatique ; - mettre à la disposition du système informatique, un modèle géométrique a priori de la région à inspecter pour la série d'objets ; - déterminer à l'aide du système informatique en considérant un coefficient d'atténuation constant et à partir du modèle géométrique a priori 25 et d'au moins trois images radiographiques de la région à inspecter, un modèle géométrique numérique de la région à inspecter ; - déterminer à partir du modèle géométrique numérique de la région à inspecter, au moins une mesure de dimension linéaire de la région à inspecter pour chaque objet de la série. 30 De plus, le procédé selon l'invention peut comporter en outre en combinaison au moins l'une et/ou l'autre des caractéristiques additionnelles suivantes : - à déterminer un modèle géométrique numérique constitué par : - au moins deux points tridimensionnels de l'espace appartenant chacun à une surface frontière de la région à inspecter et situés dans un plan non orthogonal à une direction de projection, et non parallèle à la direction 5 de déplacement ; - et/ou au moins une surface tridimensionnelle de la région à inspecter différente d'un plan orthogonal à une direction de projection, et différente d'un plan parallèle à la direction de déplacement ; - et/ou au moins une section de la région à inspecter, selon un plan 10 différent d'un plan orthogonal à une direction de projection et différent d'un plan parallèle à la direction de déplacement ; - à mettre à la disposition du système informatique la valeur du coefficient d'atténuation constant ; - à mettre à la disposition du système informatique, le modèle 15 géométrique a priori de la région à inspecter de chaque objet de la série, obtenu par : - le modèle numérique de conception par ordinateur des objets de la série ; - ou le modèle numérique géométrique obtenu à partir de la mesure 20 d'un ou de plusieurs d'objets de la même série par un dispositif de mesure ; - ou le modèle numérique géométrique généré par le système informatique à partir de valeurs saisies et/ou de dessins réalisés et/ou de formes sélectionnées par un opérateur sur une interface homme machine du système informatique ; 25 - à positionner un foyer duquel est issu un faisceau de rayons X divergent d'ouverture supérieure ou égale à 120° ou au moins deux foyers desquels sont issus des faisceaux de rayons X divergents dont la somme des ouvertures est supérieure ou égale à 120° ; à disposer au moins un foyer dans le plan de convoyage ; 30 à disposer d'un côté d'un plan sécant du volume de convoyage, orthogonal au plan de convoyage, un foyer duquel est issu un faisceau de 6 rayons X divergent, de sorte que son faisceau traverse le plan sécant et la région à inspecter ; - à disposer du côté opposé par rapport au plan sécant, au moins un capteur d'images associé audit foyer pour recevoir les rayons X issus dudit 5 foyer ; - à disposer d'un côté du plan de convoyage, un foyer duquel est issu un faisceau de rayons X divergent, de sorte que son faisceau traverse le plan de convoyage ; - à disposer du côté opposé par rapport au plan de convoyage, au 10 moins un capteur d'images associé audit foyer pour recevoir les rayons X issus dudit foyer ; - à acquérir à l'aide des capteurs d'images, pour chaque objet de la série au cours de son déplacement, au moins deux images radiographiques de la région inspectée correspondant à des directions de projection 15 définissant un angle utile supérieur ou égal à 45° et inférieur ou égal à 90° et, avantageusement supérieur ou égal à 60° et inférieur ou égal à 90° ; - à acquérir à l'aide des capteurs d'image, pour chaque objet de la série au cours de son déplacement au moins une image radiographique de la région inspectée correspondant à une direction de projection ayant un angle 20 d'ouverture avec la direction de déplacement compris entre 10° et 60° ; - réaliser et acquérir des projections radiographiques de la région inspectée d'un objet de manière que les rayons X issus du ou des foyers et atteignant les capteurs d'images ne traversent pas d'autre objet ; - à acquérir à l'aide des capteurs d'images, pour chaque objet de la 25 série au cours de son déplacement, des images radiographiques issues d'entre trois et quarante, et de préférence d'entre quatre et quinze projections radiographiques de la région à inspecter de directions différentes ; - les capteurs d'images sont de type linéaire comportant chacun un 30 réseau linéaire d'éléments sensibles aux rayons X, distribués selon une droite de support définissant avec le foyer associé, un plan de projection contenant 7 la direction de projection, ces capteurs d'images étant disposés de manière que : - au moins m éléments sensibles de chacun de ces capteurs d'images reçoivent la projection radiographique de la région à inspecter par 5 le faisceau de rayons X issu du foyer associé ; - les plans de projection pour les différents capteurs sont distincts entre eux et non parallèles au plan de convoyage ; - on acquiert à l'aide de chacun des au moins trois capteurs d'images linéaires, à chaque déplacement incrémentai de chaque récipient 10 selon la trajectoire, des images linéaires radiographiques de la région à inspecter selon un nombre choisi afin que pour chaque objet, l'ensemble de la région à inspecter se trouve représentée complétement dans l'ensemble des images linéaires radiographiques ; - on analyse pour chaque objet, les au moins trois ensembles 15 d'images linéaires radiographiques de la région à inspecter. Un autre objet de l'invention est de proposer une installation de mesure automatique de dimensions linéaires d'au moins une région à inspecter d'objets manufacturés d'une série, l'installation comportant : - un dispositif de transport des objets dans une direction matérialisée 20 par un vecteur de déplacement, selon une trajectoire sensiblement rectiligne dans un plan de convoyage, les objets parcourant un volume de convoyage étendu dans la direction ; - au moins un foyer d'un tube générateur de rayons X situé en dehors du volume traversé, et créant un faisceau divergent de rayons X dirigé pour 25 traverser au moins une région à inspecter de l'objet ; - au moins trois capteurs d'images, situés en dehors du volume de convoyage, de manière à recevoir des rayons X issus d'un foyer associé, le ou les foyers et les capteurs d'images étant disposés de manière que chaque capteur d'images reçoive la projection radiographique de la région à 30 inspecter par les rayons issus du foyer lorsque l'objet traverse ces rayons, les directions de projection de ces projections radiographiques étant différentes entre elles ; 8 - un système d'acquisition relié aux capteurs d'images, de manière à acquérir pour chaque objet au cours de son déplacement, au moins trois projections radiographiques de la région à inspecter avec des directions de projection toutes différentes ; - un dispositif de mise à disposition pour un système informatique, d'un modèle géométrique a priori de la région à inspecter pour la série d'objets ; le système informatique : - déterminant un modèle géométrique numérique pour chaque objet de la série, en considérant un coefficient d'atténuation constant du 10 matériau pour les objets, à partir du modèle géométrique a priori et d'au moins trois projections radiographiques de la région à inspecter ; - déterminant pour chaque objet de la série, à partir du modèle géométrique numérique de la région à inspecter, au moins une mesure linéaire de la région à inspecter. 15 De plus, l'installation selon l'invention peut comporter en outre en combinaison au moins l'une et/ou l'autre des caractéristiques additionnelles suivantes : - un dispositif de mise à disposition pour le système informatique, du coefficient d'atténuation du matériau des objets d'une série ; 20 - le dispositif de mise à disposition pour le système informatique, d'un modèle géométrique a priori de la région à inspecter est une mémoire de masse, un réseau informatique filaire ou hertzien ou une interface homme machine ; - un dispositif de mise à disposition pour le système informatique, de 25 valeurs et/ou de tolérances pour les dimensions linéaires exigées, et/ou d'au moins un modèle géométrique de référence ; - au moins deux foyers de production de rayons X, positionnés séparément en deux positions distinctes et au moins trois capteurs d'images, sensibles aux rayons X et positionnés de manière que : 30 - chaque foyer émet son faisceau à travers au moins la région à inspecter pour atteindre au moins un capteur associé ; 9 - chaque capteur est associé à un foyer et reçoit les rayons X issus dudit foyer après avoir traversé la région à inspecter ; - au moins un foyer duquel est issu un faisceau de rayons X divergent d'ouverture supérieure ou égale à 120° ou au moins deux foyers desquels 5 sont issus des faisceaux de rayons X divergents dont la somme des ouvertures est supérieure ou égale à 120° ; - au moins un foyer disposé dans le plan de convoyage ; - d'un côté d'un plan sécant au volume de convoyage et orthogonal au plan de convoyage, un foyer duquel est issu un faisceau de rayons X 10 divergent, de sorte que son faisceau traverse le plan sécant et la région à inspecter ; - du côté opposé par rapport au plan sécant, au moins un capteur d'images associé audit foyer pour recevoir les rayons X issus dudit foyer ; - d'un côté du plan de convoyage, un foyer duquel est issu un faisceau 15 de rayons X divergent, de sorte que son faisceau traverse le plan de convoyage ; - du côté opposé par rapport au plan de convoyage, au moins un capteur d'images associé audit foyer pour recevoir les rayons X issus dudit foyer ; 20 - au moins un foyer et deux capteurs d'images sont disposés de manière que les directions de projection de la région inspectée qu'ils reçoivent possèdent entre elles un angle utile supérieur ou égal à 450 et inférieur ou égal à 90° et, avantageusement supérieur ou égal à 60° et inférieur ou égal à 90° ; 25 - au moins un foyer et un capteur d'images sont disposés de manière que, lorsqu'un objet traverse le champ des capteurs, la direction de projection de la région inspectée sur le capteur d'images fait un angle d'ouverture avec la direction de déplacement compris entre 10° et 60° ; - les capteurs d'images et les foyers sont disposés de sorte que les 30 rayons X issus du ou des foyers et atteignant les capteurs d'images et traversant la région d'un objet ne traversent pas d'autre objet à la fois ; 10 - entre un et quatre foyers, issus d'un ou de plusieurs tubes générateurs de rayons X ; - le nombre et la disposition des capteurs d'images et des foyers associés, sont tels que pour chaque objet de la série au cours de son 5 déplacement, les projections radiographiques de la région à inspecter sur les capteurs d'images présentent entre trois et quarante, et de préférence entre quatre et quinze directions de projection différentes ; - les capteurs d'images sont de type linéaire et comportent chacun un réseau linéaire d'éléments sensibles aux rayons X, distribués selon une droite 10 de support définissant avec le foyer associé, un plan de projection contenant la direction de projection, ces capteurs d'images étant disposés de manière que : - au moins m éléments sensibles de chacun de ces capteurs d'images reçoivent la projection radiographique de la région à inspecter par 15 le faisceau de rayons X issu du foyer associé ; - les plans de projection pour les différents capteurs sont distincts entre eux et non parallèles au plan de convoyage ; au moins trois capteurs d'images linéaires ont leurs droites de support parallèles entre elles ; 20 - au moins trois capteurs d'images linéaires ont leurs droites de support orthogonales au plan de convoyage ; - un foyer est positionné d'un côté du plan de convoyage, et selon l'invention au moins un capteur d'images linéaire associé, est positionné du côté opposé au foyer par rapport au plan de convoyage et de manière que sa 25 droite support soit parallèle au plan de convoyage. Diverses autres caractéristiques ressortent de la description faite ci-dessous en référence aux dessins annexés qui montrent, à titre d'exemples non limitatifs, des formes de réalisation de l'objet de l'invention. La Figure 1 est une vue schématique de dessus montrant une 30 installation permettant la mesure par rayons X, de dimensions sur des objets défilant en ligne. 11 La Figure 2 est une vue schématique en perspective de côté montrant une partie de l'installation permettant la mesure par rayons X, de dimensions sur un objet. La Figure 3 est une vue schématique en perspective montrant le 5 volume traversé ou engendré par les objets au cours de leur déplacement linéaire. La Figure 4 est une vue schématique de dessus montrant un exemple de réalisation d'une installation conforme à l'invention comportant trois foyers générateurs de rayons X. 10 La Figure 5 est une vue schématique en élévation transversale de l'installation illustrée à la Fig. 4. La Figure 6 est une vue schématique en élévation latérale de l'installation illustrée à la Fig. 4. Les Figures 7 et 8 sont des vues schématiques explicitant la définition 15 de l'angle utile entre deux directions de projection. Les Figures 9 et 10 sont des vues schématiques en perspective montrant le positionnement de capteurs d'images par rapport au déplacement des objets à inspecter. La Figure 11 est une vue d'un exemple de réalisation d'une installation 20 conforme à l'invention mettant en oeuvre des capteurs d'images matricielles. La Figure 12 est une vue d'une matrice d'éléments sensibles aux rayons X sur laquelle apparaît deux zones distinctes correspondant à deux capteurs d'images matricielles. En préliminaire, quelques définitions des termes utilisés dans le cadre 25 de l'invention sont données ci-après. Un foyer Fj d'un tube générateur de rayons X est une source de rayons X ponctuelle, de préférence un « micro foyer », de diamètre par exemple entre 0.01 mm et 1 mm, créant un faisceau divergent de rayons X. Il est possible d'utiliser tout type de source de rayons X ponctuelle ou quasi 30 ponctuelle. Un élément sensible est un élément sensible aux rayons X, autrement dit une surface élémentaire, de dimension par exemple 0,2 x 0,2 mm ou 0,02 12 x 0,02 mm, convertissant les rayons X qu'elle reçoit en un signal électrique. Généralement, un scintillateur convertit les rayons X en lumière visible puis un capteur photo-électrique convertit la lumière visible en signal électrique. Des techniques de conversion directe des rayons X en signal électrique 5 existent également. Un pixel désigne une valeur élémentaire d'un point d'une image échantillonnée, caractérisé par son niveau de gris entre 0 et une valeur maximale. Par exemple pour une image numérique 12 bits, un pixel prend des valeurs numériques entre 0 et 4 095. Un système de lecture ou d'acquisition d'images radiographiques 10 comporte une ou plusieurs surfaces sensibles aux rayons X, c'est-à-dire des surfaces comprenant des éléments sensibles convertissant les rayons X en un signal électrique pour être transmis à un système d'analyse mis en oeuvre classiquement par un ordinateur et désigné par système informatique dans la suite de la description. Les signaux issus d'un ensemble d'éléments sensibles 15 appartenant à une même zone de surface sensible, acquis par le dispositif d'acquisition et transmis ensemble au système informatique, constituent une image radiographique. Pour être analysées par le système informatique, les images radiographiques sont de préférence converties en images radiographiques numériques soit au plus près de la surface sensible, soit à 20 distance au plus près du système informatique. Les faisceaux de rayons X issus d'un foyer Fj traversent au moins une région inspectée, et forment sur une surface sensible, la projection radiographique de la région inspectée, qu'on appelle parfois l'image radiante et qui contient l'information d'atténuation des rayons X par le matériau 25 traversé. On appelle capteur d'images Cji, une zone de surface sensible aux rayons X qui reçoit la projection radiographique de la région inspectée. Un capteur d'images Cji est exposé aux rayons X issus d'un foyer Fj associé. Le capteur d'images convertit cette projection radiographique en une image 30 radiographique de la région inspectée. Lorsque la zone de surface sensible contient une ligne d'éléments photosensibles, l'image radiographique transmise est linéaire, composée d'une ligne de pixels formant un tableau de 13 valeurs à une dimension. Lorsque la zone de surface sensible contient une matrice d'éléments photosensibles, l'image radiographique transmise est matricielle, composée d'une matrice de pixels formant un tableau de valeurs à deux dimensions. 5 La direction de projection Dji est la direction orientée ou le vecteur, partant du foyer Fj pour passer par le centre du capteur d'images Cji, c'est-à-dire par le centre d'une zone sensible aux rayons X qui reçoit la projection radiographique de la région inspectée au moment de l'acquisition durant le déplacement de l'objet entre le foyer et le capteur d'images. Pour 10 un couple capteur d'images-foyer associé, la direction de projection est le vecteur issu du foyer atteignant le milieu du capteur d'images. Le positionnement des capteurs d'images est tel que la surface sensible n'est pas parallèle à la direction de projection. Il peut être avantageux dans certains cas que la surface sensible du capteur d'images soit orthogonale à la 15 direction de projection définie avec le foyer associé. Mais ce n'est pas obligatoire, par exemple si une surface sensible contient plusieurs zones sensibles qui coopèrent pour chaque prise d'image, avec plusieurs foyers différents, donc selon des directions de projection différentes. Les directions de projection Dji de projections radiographiques sont 20 différentes si les directions de projection Dji prises deux à deux font entre-elles un angle minimum au moins égal à 5°. Une zone de surface sensible contenant une seule ligne d'éléments sensibles constitue un capteur d'images linéaires, qui comporte un réseau linéaire d'éléments sensibles, distribués selon un segment de droite de 25 support. Selon cette définition, une colonne ou une ligne appartenant à une surface sensible matricielle, acquise et transmise séparément par le dispositif d'acquisition est considérée comme un capteur d'images linéaires. Plusieurs zones de surface sensibles d'une même surface et contenant chacune une seule ligne de pixels différentes constituent donc plusieurs capteurs d'images 30 linéaires. La direction de projection associée à l'image radiographique linéaire obtenue est donc la direction partant du foyer et passant par le milieu du segment de droite de support à l'instant de l'acquisition de l'image. 14 Une zone de surface sensible qui contient une matrice d'éléments sensibles constitue un capteur d'images matricielles, qui comporte un réseau matriciel d'éléments sensibles aux rayons X, distribués selon une matrice. Comme illustré à la Fig. 11, selon cette définition, une zone de surface 5 sensible matricielle C11, C12, qui appartient à une plus grande surface sensible Ss, et qui est acquise et transmise séparément par le dispositif d'acquisition est un capteur d'images matricielles. Plusieurs zones de surface sensible matricielles Cil, C12 d'une même surface, acquises et transmises séparément par le dispositif d'acquisition constituent donc plusieurs capteurs 10 d'images matricielles fournissant des images radiographiques différentes respectivement M11, M12 (Fig. 12). La direction D11, D12 de projection associée à l'image radiographique matricielle respectivement Mil, M12 est la direction partant du foyer Fi et passant par le milieu de la zone C11, C12 de surface sensible matricielle, à l'instant de l'acquisition de l'image. Il est 15 possible donc que les capteurs d'images Cil, C12 soient des régions non disjointes activées successivement dans le temps. Bien entendu, l'homme du métier peut utiliser une technologie de capteur matriciel basé sur un amplificateur de brillance ou bien une « caméra à reprise d'écran » dans laquelle une plaque de scintillateur reçoit l'image 20 radiante, la convertit en lumière visible, l'image visible à l'arrière du scintillateur étant photographiée par une caméra visible munie si besoin d'un objectif. L'invention s'applique à des séries d'objets manufacturés composés d'un matériau, tels que des objets obtenus par usinage, moulage, soufflage, 25 frittage, injection, extrusion, dont le coefficient d'atténuation p est unique, c'est-à-dire ayant la même valeur en tout point d'une région à inspecter de l'objet et de préférence constant dans le temps et identique pour les objets de la série. Par exemple des pièces mécaniques de fonderie d'acier ou d'aluminium, des bouteilles en verre, des emballages en plastique. Il s'agit 30 généralement d'objets dit mono-matériau. Toutefois l'invention peut être mise en oeuvre pour des objets multi-matériaux, pourvu que le coefficient 15 d'atténuation soit constant, au sens d'uniforme sur l'ensemble de la région inspectée. Il est à noter que le coefficient d'atténuation p d'un matériau est en toute rigueur une propriété spectrale p()) selon la longueur d'onde À ou 5 l'énergie des rayons X. Cette caractéristique n'est pas nécessairement prise en compte dans la mesure où la source de rayons X ayant une composition spectrale émise propre, il est possible de considérer que l'atténuation p est une caractéristique du matériau pour le spectre de la source choisie. L'homme du métier saura par ailleurs réaliser l'invention en utilisant toute 10 méthode de prise en compte de l'atténuation spectrale ou de durcissement des faisceaux. Bien entendu, des variations locales et/ou temporelles du coefficient d'atténuation p de faible amplitude n'empêchent pas la mise en oeuvre du procédé, mais pourraient éventuellement selon leur amplitude causer des 15 pertes légères ou sensibles de précision dans les mesures réalisées par l'installation. On considère donc que de telles variations faibles dues par exemple à des variations de composition des objets, des variations dans des paramètres du procédé de fabrication, des modifications des conditions environnementales, ou encore des changements dans le fonctionnement des 20 sources de rayons X, sont possibles tout en considérant l'unicité et la constance de l'atténuation du matériau comme vérifiées. L'atténuation de l'air peut être considérée négligeable devant celle du matériau. Dans ce cas, l'atténuation d'un faisceau de rayons X traversant l'objet ne dépendra que d'une part, de ladite atténuation constante pour le 25 spectre de rayons X émis, et d'autre part, de l'épaisseur cumulée de matériau traversée. Alternativement, il est considéré que l'épaisseur d'air traversé est grande et uniforme pour tous les faisceaux, elle peut donc être considérée comme connue. L'atténuation due à l'air peut être soustraite de l'atténuation totale mesurée. Ainsi, le niveau de gris dans chaque image 30 radiographique, éventuellement corrigé, dépend uniquement et directement de l'épaisseur de matériau traversée cumulée totale. Il est alors possible de 16 déterminer avec précision des surfaces frontières qui sont les transitions entre l'air et la matière. L'analyse numérique des images radiographiques permet de construire un modèle géométrique numérique tridimensionnel de l'objet, désigné par 5 modèle géométrique numérique dans la suite de la description. Eventuellement, ce modèle géométrique numérique peut être simplement un empilement de modèles géométriques numériques bidimensionnels. La réalisation d'un modèle géométrique numérique est la façon - en termes mathématique, graphique et de structure de données - dont des objets 10 tridimensionnels sont représentés et manipulés sous forme numérique dans une mémoire d'un système informatique. La modélisation peut être volumique. L'objet mono-matériau peut donc être représenté par des voxels dont la valeur représente une quantité de matériau. Le voxel peut être plein, partiellement plein ou vide de matériau 15 (dans ce cas c'est de l'air). Le modèle géométrique volumique peut être analysé pour localiser les frontières de l'objet et ensuite pour mesurer des dimensions linéaires telles que des longueurs ou des épaisseurs. Il peut aussi être transformé en modèle surfacique, c'est-à-dire dans lequel sont modélisées des surfaces frontières de l'objet. 20 Il est possible d'obtenir un modèle surfacique directement à partir des images radiographiques c'est-à-dire sans passer par le calcul d'un modèle volumique. Dans les modélisations surfaciques, un objet est défini par au moins une surface tridimensionnelle. Une surface tridimensionnelle correspond à la 25 frontière entre la matière de l'objet et l'environnement extérieur (généralement l'air), ce qui permet d'appréhender les notions d'intérieur et d'extérieur de l'objet. Généralement, les surfaces tridimensionnelles se modélisent de plusieurs manières telles que par modélisation polygonale, par courbes ou surfaces paramétriques (cylindres, cônes, sphères, spiines, ...) ou 30 par subdivision de surfaces. A l'aide d'un maillage de polyèdres, par exemple des triangles, les surfaces tridimensionnelles des objets sont représentées par des ensembles de facettes planes connexes par leurs arêtes. 17 Une section d'un objet tridimensionnel est son intersection avec un plan. La section des surfaces tridimensionnelles sont des courbes bidimensionnelles dans le plan de section. La connaissance de ces courbes bidimensionnelles dans une succession de plans de coupe permet la 5 reconstruction des surfaces tridimensionnelles. Afin d'opérer des mesures de longueurs, il existe plusieurs approches. Dans une première méthode volumique, il est possible de parcourir un modèle volumique suivant une droite ou un faisceau de droites et déterminer les voxels de frontière matière / air. 10 Dans une deuxième méthode surfacique, il est possible de calculer un segment dont les extrémités sont les intersections d'une droite avec la surface frontière matière/air d'un modèle surfacique. Les algorithmes résolvent assez bien les problèmes topologiques. Les points d'intersection sont uniques. Enfin, une méthode mixte consiste à transformer le modèle 15 volumique en modèle surfacique, puis à appliquer la deuxième méthode. Une troisième méthode consiste à déterminer dans un plan de coupe, la distance entre deux points d'une ou de deux courbes bidimensionnelles, toute courbe étant une frontière entre la matière et l'air. Un point tridimensionnel est un point dont sont connues les 20 coordonnées dans l'espace tridimensionnel, dans un repère quelconque. Ces trois méthodes précédentes sont des exemples de détermination d'une distance entre deux points tridimensionnels, pour déterminer une mesure de dimension linéaire. L'objectif de l'invention est de réaliser des mesures plus complètes que 25 celles rendues possibles par de simples images radiographiques bidimensionnelles. En effet, il est aisé à l'aide d'un capteur d'images matricielles d'obtenir une image radiographique bidimensionnelle correspondant à une projection de la région inspectée et de mesurer des dimensions dans un plan orthogonal à la direction de projection dit « plan 30 projeté ». De même, il est aisé à l'aide d'un capteur d'images linéaires d'obtenir une image radiographique bidimensionnelle correspondant à une projection en éventail (plans parallèles) de la région inspectée obtenue par 18 juxtaposition des lignes d'image successives acquises durant le déplacement dans la direction de déplacement, et de mesurer des dimensions dans un plan projeté, qui est parallèle à la direction de déplacement. En revanche, selon l'invention, on peut mesurer des dimensions linéaires selon des 5 directions qui ne sont ni contenues dans les plans projetés, ni parallèles aux plans projetés. Le procédé selon l'invention consiste en effet lors du traitement d'une combinaison des images radiographiques selon au moins trois directions de projection différentes, à reconstruire et mesurer des dimensions selon pratiquement toutes les directions. Ceci est possible par 10 toute méthode permettant la détermination de points tridimensionnels dans l'espace appartenant à une surface frontière incluse dans la région à inspecter de l'objet. La reconstruction d'un modèle tridimensionnel de la région à inspecter, de type surfacique ou volumique ou à base de plans de coupe, est une méthode possible. En effet, selon l'invention on peut soit 15 indirectement à partir d'un modèle surfacique ou volumique ou de plans de coupes, soit directement, déterminer au moins deux points tridimensionnels, voire de préférence des nuages de points tridimensionnels, répartis selon des directions non mesurables uniquement dans les images radiographiques bidimensionnelles. 20 En conséquence, un avantage du procédé selon l'invention est qu'il consiste à déterminer un modèle géométrique numérique constitué : d'au moins deux points tridimensionnels appartenant chacun à une surface frontière de la région à inspecter et situés dans un plan non orthogonal à une direction de projection Dji, et non parallèle à la direction 25 de déplacement ; - et/ou d'au moins une surface tridimensionnelle de la région à inspecter, différente d'un plan orthogonal à une direction de projection Dji, et différente d'un plan parallèle à la direction de déplacement ; - et/ou d'au moins une section de la région à inspecter, selon un plan 30 différent d'un plan orthogonal à une direction de projection Dji et différente d'un plan parallèle à la direction de déplacement. 19 Le modèle géométrique a priori est un modèle numérique géométrique de la série d'objets, servant d'initialisation pour un logiciel de reconstruction afin de construire le modèle géométrique numérique de l'objet. Son rôle est principalement de fournir au système informatique, des informations sur la 5 forme, la géométrie et les dimensions de l'objet à modéliser par le calcul. Grace à ces informations il devient possible - de ne pas modéliser, à partir des images radiographiques, l'atténuation dans des régions de l'espace d'images vides de matériau a priori car l'atténuation y est considérée comme nulle ; 10 et / ou - de ne modéliser à partir des images radiographiques, que les surfaces sur lesquelles les mesures de dimensions sont à faire, éventuellement directement sans passer par la détermination de voxels ; et / ou 15 - de ne déterminer que des écarts entre les surfaces modélisées à partir des images radiographiques et des surfaces idéales théoriques. Dans le cas d'objets mono-matériau, la connaissance du modèle géométrique a priori permet également de ne pas déterminer à partir des images radiographiques, de valeurs d'atténuation dans des régions de 20 l'espace de l'image contenant de la matière selon le modèle a priori car elle est connue comme celle du matériau de fabrication de l'objet. Tel que cela ressort des dessins et plus précisément des Fig. I. et 2, l'objet de l'invention concerne une installation 1 permettant la mise en oeuvre d'un procédé pour réaliser de manière automatique, des mesures de 25 dimensions linéaires sur des objets manufacturés 2 se déplaçant en défilement à haute cadence. L'invention concerne un contrôle dit « en ligne » d'une série d'objets manufacturés, après une étape de transformation ou de fabrication, afin de contrôler la qualité des objets ou du procédé de transformation ou de fabrication. 30 Le procédé fonctionne pour une cadence de défilement d'un flux d'objets 2. Idéalement, l'installation 1 est capable de traiter la production à la cadence de production, par exemple de 600 objets par minute. 20 Toutefois, la durée de calcul peut excéder l'intervalle entre deux objets. De même, les temps d'exposition des capteurs d'images et de lecture peuvent être trop longs. Si le flux le plus rapide ne peut pas être traité par une seule installation conforme à l'invention, alors plusieurs installations 5 peuvent être mises en oeuvre en parallèle contrôlant chacune une partie de la production. Ainsi il est possible de diviser le flux de production en deux ou trois flux parallèles inspectés par deux ou trois installations selon l'invention. Evidemment, l'intérêt économique de l'invention est atteint si le nombre de flux et donc d'installations selon l'invention reste faible. 10 L'invention apporte une amélioration considérable grâce à la mesure d'objets en défilement, en évitant le balayage hélicoïdal et le balayage sur plateau qui ne sont pas adaptés aux cadences de production car ces deux modalités impliquant une rotation relative des objets par rapport aux foyers et/ou aux capteurs créent une « rupture du défilement » ou un déplacement 15 très lent des objets au sein de l'installation. Le procédé selon l'invention assure la mesure sur chaque objet 2, d'au moins une et de manière générale de plusieurs dimensions linéaires c'est-à-dire des longueurs. Une longueur est une mesure exprimée en unités de longueur par exemple pouce ou mètre et recouvre toutes les mesures de 20 dimensions linéaires telles que par exemple diamètre, épaisseur, hauteur, longueur, largeur, profondeur, distance, coordonnée, périmètre des objets manufacturés. Selon l'invention, les objets 2 sont des objets identiques aux variations dimensionnelles près, formant une série d'objets. Autrement dit, une série 25 est composée d'objets théoriquement identiques lorsqu'ils sont conformes. Le contrôle dimensionnel consiste à mesurer des dimensions réelles et à les comparer aux dimensions exigées. A priori, tout objet d'une série est proche d'un objet de référence idéal possédant les dimensions exigées mais s'en écarte par des variations dimensionnelles. 30 Selon une caractéristique avantageuse de réalisation, au moins une région de l'objet 2 est choisie pour être inspectée de manière à pouvoir réaliser des mesures de dimensions dans cette région de l'objet, 21 correspondant à une caractéristique dimensionnelle de la région à inspecter. Au moins la région de l'objet dans laquelle la ou les dimensions linéaires sont à mesurer est inspectée par les rayons X. Ainsi, la région inspectée peut correspondre à la totalité de l'objet ou à une ou plusieurs régions de cet 5 objet. Comme indiqué, tous les objets 2 d'une série sont constitués par un matériau possédant un coefficient d'atténuation constant en tout point de chaque objet. Selon une variante avantageuse de l'invention, ce coefficient est connu 10 par le système informatique. Le procédé consiste donc à prévoir un moyen de mise à disposition pour le système informatique de la valeur du coefficient d'atténuation du matériau. Cette valeur peut être spectrale, non spectrale, voire rendue dépendante des réglages des sources de rayons X. La mise à disposition est possible par différents dispositifs de saisie, communication et 15 mémoire. Par exemple, le dispositif de mise à disposition pour le système informatique, de la valeur du coefficient d'atténuation du matériau est une mémoire de masse, un réseau informatique filaire ou hertzien ou une interface homme/machine. L'installation 1 comporte également un dispositif 5 de transport des 20 objets 2 dans un plan de convoyage Pc, c'est-à-dire selon une trajectoire plane, avec une direction matérialisée par un vecteur T de déplacement. De préférence, la trajectoire est sensiblement rectiligne, mais une courbe ou un arc sont possibles. Classiquement, le dispositif de transport 5 est un convoyeur à bande transporteuse ou à chaînes assurant une translation 25 linéaire des objets 2 qui y sont déposés. Ainsi, les objets 2 d'une même série sont en mouvement essentiellement de translation dans un plan de convoyage. Tel que cela ressort plus précisément des Fig. 1 et 2, la direction de déplacement des objets 2 s'établit selon un axe horizontal X d'un repère X, Y, Z comportant un axe vertical Z perpendiculaire à l'axe 30 horizontal X et un axe transversal Y perpendiculaire à l'axe vertical Z et à l'axe horizontal X, et X et Y étant dans un plan parallèle au plan de convoyage Pc qui est de préférence, mais non nécessairement, horizontal. 22 La position des objets considérée dans un repère mobile orthonormé en translation selon la direction T, est fixe durant leur déplacement et l'acquisition des images radiographiques. Par exemple, les objets sont déposés sur le tapis de convoyeur, en appui stable, éventuellement sur un 5 plan de pose propre comme le fond d'un récipient ou les pieds d'un siège. Dans une variante de l'invention, il est possible de prévoir un support pour les objets 2. Dans ce cas, ce support est fixe dans le repère mobile orthonormé, en translation selon la direction T, et il maintient l'objet également fixe dans le repère mobile orthonormé en translation selon la 10 direction T. Pour que le support n'influence pas les mesures, selon une première variante il est exclu de la région inspectée pour ne pas apparaître en superposition de la région inspectée dans les projections. Selon une seconde variante, son coefficient d'atténuation est négligeable relativement à celui des objets et peut être assimilé à l'air ou à une atténuation nulle. Selon 15 une troisième variante moins avantageuse, la géométrie du support, ainsi que sa position dans le repère mobile, sont précisément connues et répétables pour la série d'objets et son coefficient d'atténuation est connu précisément et stable, et préférablement identique à celui des objets de la série d'objets, pour que le support soit pris en compte dans la reconstruction 20 et isolé du modèle géométrique de l'objet. La position des objets étant stable (durant le défilement et l'acquisition des radiographies), il reste préférable que cette position dans le repère mobile orthonormé en translation selon la direction T, soit également la même pour chaque objet d'une série d'objets. 25 Si ce n'est pas le cas, il est alors possible selon une variante de l'invention, de mettre en oeuvre un moyen de détermination de la position de chaque objet dans le repère mobile orthonormé en translation selon la direction T par rapport à un repère commun de l'installation, cette position étant prise en compte par les moyens de calcul du modèle géométrique 30 numérique de la région à inspecter. Cette étape préliminaire consiste à déterminer la position de chaque objet, puis à mettre en correspondance dans un repère virtuel, le modèle géométrique a priori et les images. Cela 23 revient dans tous les cas à calculer le modèle 3D des objets dans le repère mobile orthonormé en translation selon la direction T. Tel que cela ressort plus précisément de la Fig. 3, au cours de leur déplacement en translation, les objets 2 génèrent ou traversent un volume 5 dit de convoyage Vt. Le plan Ps est le plan sécant du volume de convoyage Vt, orthogonal au plan de convoyage Pc et parallèle à la direction de déplacement T. Par exemple, un plan médian sépare le volume en deux sous-volumes égaux. Le plan Ps est un plan vertical dans la mesure où le plan de convoyage est généralement horizontal. 10 L'installation 1 comporte également comme illustré aux Fig. 1 et 2, au moins un foyer Fj (avec j variant de 1 à k) d'un tube 7 générateur de rayons X créant un faisceau divergent de rayons X dirigé pour traverser le volume de convoyage Vt et plus précisément traverser au moins la région à inspecter de l'objet 2. L'installation 1 comporte également au moins trois 15 capteurs d'images Cji (avec i variant de 1 à N et N supérieur ou égal à 3) sensibles aux rayons X et situés de manière à être exposés aux rayons X issus d'un foyer Fj associé et ayant traversés le volume de convoyage Vt et plus précisément, au moins la région à inspecter de l'objet 2. Bien entendu, le tube 7 et les capteurs d'images Cji sont situés en dehors du volume de 20 convoyage Vt pour permettre le libre déplacement des objets dans ce volume. Classiquement, les tubes 7 générateurs de rayons X et les capteurs d'images Cji sont placés dans une enceinte étanche aux rayons X. Les faisceaux de rayons X issus d'un foyer Fj associé audit capteur d'images Cji, traversent au moins la région inspectée, et forment sur le 25 capteur d'images, la projection radiographique de la région inspectée, selon une direction de projection Dji (Fig. 1 et 2). La direction de projection Dji est la direction orientée du vecteur partant du foyer Fj pour passer par le centre Mji du capteur d'images Cji. Le ou les foyers Fj et les capteurs d'images Cji sont disposés de manière que chaque capteur d'images reçoive 30 la projection radiographique de la région à inspecter selon une direction de projection de la région à inspecter. 24 L'installation 1 comporte également un système d'acquisition relié aux capteurs d'images Cji, de manière à acquérir pour chaque objet 2 au cours de son déplacement, au moins trois projections radiographiques de la région à inspecter présentant des directions différentes entre elles. Il est rappelé 5 que la direction de projection associée à l'image radiographique obtenue est la direction partant du foyer et passant par le milieu de la zone de la surface sensible du capteur, au moment de l'acquisition de l'image. Ainsi, les au moins trois projections radiographiques ont des directions de projections qui font deux à deux, un angle entre-elles. 10 Le système d'acquisition est relié à un système informatique non représenté mais de tous types connus en soi. Selon une caractéristique avantageuse de réalisation, le système informatique enregistre à l'aide des capteurs d'image Cji, pour chaque objet de la série au cours de son déplacement, des images radiographiques issues d'un nombre déterminé de 15 projections radiographiques de la région à inspecter selon des directions de projection différentes. Typiquement, le nombre de directions de projection Dji différentes est compris entre trois et quarante, et de préférence entre quatre et quinze. Selon la variante préférée de réalisation, l'installation 1 comporte entre trois et quarante capteurs d'images Cji et de préférence 20 entre quatre et quinze capteurs d'images Cji. Comme cela sera expliqué en détail dans la suite de la description, le système informatique est programmé pour analyser les au moins trois images radiographiques issues des au moins trois projections radiographiques de directions différentes de manière à construire un modèle 25 géométrique numérique. Ce modèle géométrique numérique peut être réalisé de toute manière appropriée. Ainsi, le modèle géométrique numérique peut être constitué par au moins deux points tridimensionnels appartenant chacun à une surface frontière de la région à inspecter de l'objet et situés dans un plan non orthogonal à une direction de projection Dji, et non parallèle à la 30 direction de déplacement T. Les au moins deux points peuvent appartenir à deux surfaces frontières différentes, par exemple pour mesurer une épaisseur ou un entrefer. 25 Le modèle géométrique numérique peut aussi être constitué d'une section de la région à inspecter selon un plan différent d'un plan orthogonal à une direction de projection Dji, et différent d'un plan parallèle à la direction T de déplacement. Par ailleurs, le modèle géométrique numérique 5 peut être constitué par au moins une surface tridimensionnelle de la région à inspecter, différente d'un plan orthogonal à une direction de projection Dji et différente d'un plan parallèle à la direction de déplacement T. Bien entendu, l'invention permet de construire un modèle géométrique numérique avec un grand nombre de points tridimensionnels, des nuages de 10 points tridimensionnels ou des surfaces tridimensionnelles complexes. Conformément à l'invention, le modèle géométrique numérique est construit en utilisant le coefficient d'atténuation du matériau des objets de la série et un modèle géométrique a priori de la région à inspecter pour la série d'objets. En d'autres termes, le système informatique utilise pour construire 15 le modèle géométrique numérique, d'une part, le coefficient d'atténuation du matériau des objets et d'autre part, un modèle géométrique a priori de la région à inspecter. Ainsi, le système informatique prend en compte le coefficient d'atténuation du matériau des objets en cours d'inspection pour cette 20 opération de calcul. Avantageusement, l'installation 1 comporte un dispositif de mise à disposition pour le système informatique, du coefficient d'atténuation du matériau des objets d'une série. Ce dispositif de mise à disposition peut être réalisé par une mémoire de masse, une interface homme machine ou par un réseau informatique filaire 25 ou hertzien. De même, le système informatique dispose d'un modèle géométrique dit a priori de la région à inspecter pour effectuer cette opération de calcul. Ainsi, l'installation 1 comporte un dispositif de mise à disposition pour le système informatique, d'un modèle géométrique a priori de la région à 30 inspecter pour la série d'objets. Le dispositif de mise à disposition pour le système informatique, d'un modèle géométrique a priori de la région à inspecter est une mémoire de 26 masse, un réseau informatique filaire ou hertzien ou une interface homme machine. Comme indiqué dans la partie définition, le modèle géométrique a priori est un modèle numérique de la série d'objets, servant d'initialisation pour le 5 logiciel de reconstruction. En l'absence de la connaissance du modèle géométrique a priori et de la propriété mono matériau des objets inspectés, la reconstruction est extrêmement coûteuse en calcul, car pour chaque point de l'espace 3D doit être calculée son atténuation. La présente invention permet ainsi de réaliser 10 des mesures de dimensions linéaires sur des objets, avec une bonne précision, en un temps très court et à faible coût. Selon une première variante de l'invention, le modèle géométrique a priori est obtenu par le modèle numérique de conception par ordinateur des objets de la série, réalisé lors de la conception (CAO 3D) des objets. Dans ce 15 cas, il est mis à disposition du système informatique par différents moyens possibles, tels qu'une connexion à travers un réseau informatique, à une base de données contenant plusieurs modèles CAO correspondant aux diverses séries d'objets susceptibles d'être mesurées en production, une sélection par l'opérateur dans une base de données interne à l'installation, 20 etc.. Selon une deuxième variante de l'invention, le modèle géométrique a priori est obtenu d'un modèle numérique géométrique construit à partir de la mesure d'un ou de plusieurs objets de la même série par un dispositif de mesure, par exemple par une machine à mesurer par palpeur ou un appareil 25 de tomographie axiale dont il est rappelé la lenteur par rapport à l'invention. Le modèle géométrique a priori peut être construit par une fusion de mesures de plusieurs objets manufacturés de la même série. Selon une troisième variante de l'invention, le modèle géométrique a priori est un modèle numérique géométrique généré par le système 30 informatique à partir de valeurs saisies et/ou de dessins réalisés et/ou de formes sélectionnées par un opérateur sur l'interface homme-machine du système. 27 Par exemple, pour fournir le modèle géométrique a priori dans le cas d'un écrou à six pans extérieurs type normalisé M13, avec un trou fileté, la manière suivante est suffisante. L'opérateur saisit sur un clavier le nombre et la hauteur des pans, le diamètre et le pas de filetage, le système étant 5 configuré pour inspecter des écrous métriques. Aucune côte précise supplémentaire n'est renseignée. Dans un autre exemple, pour l'inspection d'un récipient en polyéthylène, l'opérateur donne uniquement comme information que l'objet est un cylindre fermé au fond, surmonté d'un cône, deux diamètres, deux hauteurs et une épaisseur suffisent pour que le 10 système informatique connaisse un modèle géométrique a priori de l'objet à inspecter. Selon un autre exemple, le système informatique peut par ses interfaces recevoir des descriptions techniques du modèle a priori comme un nombre, des diamètres, des profondeurs et des positions de divers alésages présents dans une surface qui feraient partie de la région à inspecter d'un 15 objet plus grand. La description peut être géométrique par exemple si le système informatique reçoit le nombre et l'allure générale des surfaces permettant de le décrire, le nombre de cavités, le nombre de faces ou de côtés d'un polyèdre. En résumé, il faut comprendre que le modèle géométrique a priori doit au minimum contenir suffisamment d'informations 20 techniques, géométriques, topologiques et/ou numériques, pour renseigner le système informatique sur la structure 3D de l'objet, le degré de détail et de précision de ces informations pouvant être très faible sans pénaliser la précision recherchée pour les mesures linéaires. Le système informatique détermine pour chaque objet de la série, à 25 partir du modèle géométrique numérique de la région à Inspecter, au moins une mesure linéaire de la région à inspecter. Selon l'invention, une et généralement plusieurs dimensions sont contrôlées sur les objets 2. L'objectif est généralement de comparer les mesures obtenues sur les objets avec des valeurs exigées, par exemple 30 définies par un service qualité. Ces mesures de dimensions ou les écarts de ces mesures par rapport aux valeurs exigées peuvent être affichées, 28 enregistrées, etc. Elles peuvent aussi servir à prendre des décisions de conformité des objets qui peuvent être triés automatiquement. Les mesures peuvent être issues des mesures du modèle géométrique numérique de la région inspectée établi pour chaque objet. Par exemple, la 5 région inspectée peut comporter un alésage. Dans le modèle géométrique numérique, il est possible de déterminer des mesures de diamètre ou de profondeur de l'alésage, en calculant sur le modèle géométrique numérique les distances entre des éléments de surface diamétralement opposés. L'objet étant mono-matériau, la détermination de la position des éléments de 10 surface est précise. Un autre moyen de déterminer des mesures de diamètre ou profondeur de l'alésage est la comparaison du modèle géométrique numérique de la région inspectée avec un modèle géométrique de référence ou théorique. Le modèle géométrique de référence est un modèle idéal de la série 15 des objets inspectés. Pour réaliser un contrôle dimensionnel, on peut comparer le modèle géométrique numérique de la région inspectée avec le modèle géométrique de référence, par un algorithme comprenant la mise en correspondance des modèles, puis la mesure des écarts entre les modèles. Le modèle géométrique de référence peut être issu de la CAO. 20 Il est ainsi possible de procéder à une opération de mise en correspondance du modèle géométrique numérique de la région inspectée avec le modèle géométrique de référence, puis de déterminer des écarts de dimension en mesurant des distances entre des éléments de surface appartenant au modèle de référence et des éléments de surface appartenant 25 au modèle géométrique numérique. Dans l'exemple de la mesure de l'alésage, il est possible de positionner de manière virtuelle, un cylindre de diamètre maximum s'inscrivant dans la surface interne modélisée de l'alésage, et de même un cylindre de diamètre minimum contenant ladite surface interne modélisée, et de considérer comme mesures du diamètre de 30 l'alésage dans la région inspectée, le diamètre de l'un et/ou l'autre des cylindres inscrit et exinscrit. 29 Selon une variante de l'invention, le modèle géométrique de référence et le modèle géométrique a priori sont le même modèle géométrique. Selon une autre variante de l'invention, le modèle géométrique a priori est moins précis, moins complet et/ou est différent du modèle géométrique 5 de référence. Pour procéder à de telles mesures, l'installation comporte avantageusement, un dispositif de mise à disposition pour le système informatique, de valeurs de dimensions linéaires, et/ou de tolérances sur ces dimensions, et/ou de modèles géométriques de référence. 10 Selon une caractéristique avantageuse de réalisation, le système informatique est relié à un dispositif d'affichage des valeurs de mesures linéaires de la région à inspecter et/ou des écarts dimensionnels par rapport à des valeurs de référence, et/ou des écarts entre le modèle géométrique numérique de la région inspectée et un modèle géométrique de référence. 15 Par exemple pour un écrou sont affichés des mesures telles qu'une profondeur de filet, un pas moyen de filet, un rayon de fond de filet moyen, une hauteur, un diamètre intérieur minimal ou maximal, une planéité d'une ou plusieurs de ses faces externes. Pour un récipient en plastique, le système affichera la hauteur totale et par exemple le diamètre minimal et le diamètre 20 maximal de la partie cylindrique à une hauteur prédéfinie par le réglage des côtes à vérifier. Les côtes peuvent être affichées avec des couleurs différentes en fonction de leurs conformités ou non. Selon une caractéristique avantageuse de réalisation, le système informatique est relié à un dispositif de tri des objets en fonction de la 25 mesure linéaire de la région à inspecter. Ainsi, ce dispositif de tri peut éjecter du dispositif de transport, les objets considérés comme défectueux en considération des dimensions linéaires mesurées. Selon une caractéristique avantageuse de réalisation, le système informatique est relié à un dispositif de marquage des objets en fonction de 30 la mesure linéaire de la région à inspecter. Ce dispositif de marquage peut inscrire par exemple, les dimensions linéaires mesurées ou l'état conforme ou défectueux de l'objet. 30 Les positions relatives des foyers Fj et des capteurs Cji dans un repère fixe X,Y,Z de l'installation sont connues du système informatique. Cette position peut être obtenue par hypothèse ou par étalonnage. L'étalonnage consiste par exemple à placer ou convoyer dans l'installation un calibre usiné 5 avec précision. Bien entendu, les positions relatives des foyers Fj et des capteurs d'images Cji sont diverses en étant rappelé que les foyers Fj et les capteurs d'images Cji sont positionnés en dehors du volume de convoyage Vt. Selon une variante de réalisation, l'installation 1 comporte un seul 10 foyer (Fj = Fl) disposé selon un côté du volume de convoyage Vt et une série de capteurs d'images (Cji = Cil = Cil, C12, C13, ...) disposés selon le côté opposé du volume de convoyage Vt pour recevoir les rayons provenant du foyer Fl et ayant traversés la région à inspecter. Dans cet exemple, le foyer présente une ouverture Of qui est mesurée dans au moins 15 un plan quelconque, comme par exemple le plan X,Y dans la Fig. 1, qui est supérieure ou égale à 120°. Cette ouverture Of est considérée en sortie de foyer, dans le cas où l'installation comprend entre le foyer et le volume Vt, ou entre le volume Vt et les capteurs d'images, des écrans de limitation des faisceaux aux seuls faisceaux utiles, dans le but de réduire du diffusé. 20 Selon une autre variante de réalisation, au moins deux foyers Fj (F1 et F2) de production de rayons X, sont positionnés séparément en deux positions distinctes et au moins trois capteurs d'images Cji, sensibles aux rayons X sont placés de manière que chaque foyer est associé à au moins un capteur d'images Cji, et que chaque capteur d'images Cji est associé à un 25 foyer et reçoit les rayons X issus dudit foyer et traversant la région à inspecter. Dans cet exemple, chaque foyer présente une ouverture supérieure ou égale à 60°de sorte que la somme des ouvertures des deux foyers est supérieure ou égale à 120°. Dans l'exemple de réalisation illustré aux Fig. 4 à 6, l'installation 1 30 comporte trois foyers Fl, F2, F3 associés chacun à un tube 7 générateur distinct. L'installation 1 comporte aussi cinq capteurs d'images C11, C12, C13, C14 et C15 sensibles chacun aux rayons X issus du premier foyer 31 associé Fl, cinq capteurs d'images C21., C22, C23, C24 et C25 sensibles chacun aux rayons X issus du deuxième foyer associé F2 et trois capteurs d'images C31, C32, C33 sensibles chacun aux rayons X issus du troisième foyer associé F3. 5 Selon cet exemple de réalisation, il est à noter qu'au moins un foyer (F1 et F2 dans l'exemple) duquel est issu un faisceau de rayons X divergent est positionné d'un côté du plan sécant Ps de sorte que son faisceau traverse le plan sécant Ps et la région à inspecter, tandis qu'au moins un capteur d'images Cji associé audit foyer Fj pour recevoir les rayons X issus 10 dudit foyer Fj est disposé du côté opposé par rapport au plan sécant Ps. (Dans l'exemple, ce sont les cinq capteurs d'images Cil, C12, C13, C14 et C15 sensibles chacun aux rayons X issus du foyer associé Fi et les cinq capteurs d'images C21, C22, C23, C24 et C25 sensibles chacun aux rayons X issus du foyer associé F2). 15 Selon une variante avantageuse de réalisation qui est illustré aux Fig. 4 à 6, un foyer Fj duquel est issu un faisceau de rayons X divergent est disposé d'un côté du plan de convoyage Pc de sorte que son faisceau traverse le plan de convoyage Pc, tandis qu'au moins un capteur d'images Cji associé audit foyer Fj pour recevoir les rayons X issus dudit foyer est 20 positionné du côté opposé par rapport au plan de convoyage Pc. Dans l'exemple illustré, un foyer F3 est disposé au-dessus du plan de convoyage Pc tandis que trois capteurs d'images C31, C32, C33 sont positionnés au-dessous du plan de convoyage Pc. Bien entendu, la position entre le foyer et les capteurs d'images peut être inversée par rapport au plan 25 de convoyage. Selon une variante avantageuse de réalisation, au moins l'un des foyers Fj est disposé dans le plan de convoyage Pc. De préférence, ces foyers coopèrent avec des capteurs d'images associés situés à leur opposé par rapport au plan sécant Ps. Ainsi dans le cas d'un transport des objets 30 disposés sur un convoyeur plan, cette disposition permet que dans les images radiographiques, les projections des objets ne soient pas superposées à la projection du convoyeur. Ainsi, dans le modèle géométrique 32 numérique des objets, la partie de l'objet en contact avec le convoyeur peut être déterminée précisément. Selon une caractéristique avantageuse de réalisation, la disposition des capteurs d'images Cji et des foyers est telle que les rayons X issus du ou des 5 foyers Fj et atteignant les capteurs d'images Cji traversent uniquement une région à inspecter à la fois. En d'autres termes, les rayons X ne traversent qu'un seul objet à la fois. Il est à noter que l'installation peut comporter un système pour contrôler l'espacement entre les objets successifs en défilement. 10 Un objet de l'invention est d'obtenir un procédé non seulement rapide, mais également peu coûteux, apte à calculer avec la précision nécessaire à un contrôle dimensionnel. L'invention vise à réduire le nombre d'images nécessaires à la reconstruction au nombre minimum permettant d'atteindre la précision dimensionnelle voulue. Par exemple, l'invention permet avec neuf 15 projections et un nombre limité d'images de la région inspectée, de mesurer le diamètre interne d'un cylindre à +/- 0,05 mm. Avantageusement, l'installation conforme à l'invention comporte entre un et quatre foyers Fj et de préférence un ou deux foyers Fj et de préférence entre quatre et quinze capteurs d'images Cji. 20 Selon l'invention, il convient de disposer les capteurs d'images et le ou les foyers afin que la combinaison des au moins trois directions de projections optimise la détermination du modèle géométrique numérique de la région inspectée, en considérant qu'il faut laisser le volume traversé Vt libre pour la circulation des objets. Les règles ci-après sont avantageusement 25 mises en oeuvre dans le cadre de l'invention, ces règles étant valables pour des capteurs d'images linéaires ou matricielles. Dans ce qui suit, un angle est une valeur absolue. Les Fig. 7 et 8 illustrent deux directions de projection Dji et Dji qui sont aussi des vecteurs. Ces Figures font apparaître l'angle r entre ces deux directions de 30 projection soit r = (Dy,D'u) et s l'angle complémentaire à l'angle r, soit s= 180°-r. Par définition, l'angle utile a entre deux directions de projection différentes Dji et D'ji, est le plus petit des angles r et s, soit a = Min(r, s). 33 Ainsi, l'angle utile a est le plus petit des angles formés par les deux droites portant les directions de projection Dji, D'ji et ramenées en tout point de la région inspectée. Selon une variante avantageuse de l'invention, on acquiert pour chaque 5 objet, au moins deux images issues de deux projections radiographiques selon deux directions différentes Dji et Mi faisant entre elles un angle utile a supérieur ou égal à 45° et inférieur ou égal à 90°. Selon une variante avantageuse de réalisation, on acquiert pour chaque objet au moins deux images issues de deux projections radiographiques selon deux directions 10 différentes faisant entre elles un angle utile a supérieur ou égal à 60° et inférieur ou égal à 90°. Pour ce faire, l'installation 1 selon l'invention comporte au moins un foyer et deux capteurs d'images disposés de manière que les directions de projection de la région inspectée qu'ils reçoivent possèdent entre elles un 15 angle utile a supérieur ou égal à 45° et inférieur ou égal à 90° et, avantageusement supérieur ou égal à 60° et inférieur ou égal à 90°. Par exemple comme illustré à la Fig. 4, l'angle utile a entre les directions D15 et D11, et entre les directions D13 et D25 sont supérieurs à 45°. Bien évidemment il doit être compris qu'au moins un angle utile est 20 supérieur ou égal à 45° et inférieur ou égal à 90° et avantageusement qu'au moins un angle utile est supérieur ou égal à 60° et inférieur ou égal à 90° et les autres angles utiles entre deux directions Dji, D'ji sont quelconques. L'homme du métier à partir de cette règle saura rechercher une disposition qui offre une distribution la plus complète possible des directions de 25 projections de la région inspectée. Selon une autre caractéristique avantageuse, pour chaque objet, le système informatique acquiert au moins une image radiographique de la région inspectée correspondant à une direction de projection faisant un angle d'ouverture 13 déterminée avec la direction de déplacement T. 30 Comme illustré sur les Fig. 9 et 10, il est considéré l'angle p entre une direction de projection (vecteur Dji) et la trajectoire des objets (vecteur T), soit l'angle p = (Dji, T) c'est-à-dire p = (D11, T) et p = (D12, T) dans 34 l'exemple illustré à la Fig. 9 et p = (D22, T) et p = (D11, T) dans l'exemple illustré à la Fig. 10. L'angle q complémentaire à l'angle p est tel que q= 180°-p. Par définition, l'angle d'ouverture ri entre une direction de projection Dji et la trajectoire T est le plus petit des angles p et q, à savoir 5 g = Min (p, q). Ainsi, l'angle d'ouverture g est le plus petit des angles formés par les deux droites portant l'une la direction de projection Dji et l'autre la trajectoire T, ramenées en tout point de la région inspectée. Selon une autre caractéristique avantageuse, pour chaque objet, le système informatique acquiert au moins une image radiographique de la 10 région inspectée correspondant à une direction de projection Dji ayant avec la direction de déplacement T, un angle d'ouverture 13 compris entre 10° et 60°. En d'autres termes, l'installation selon l'invention comporte au moins un foyer et un capteur d'images Cji disposés de manière que, lorsqu'un objet traverse le champ des capteurs d'images, la direction de projection Dji de la 15 région inspectée sur le capteur d'images Cji fait un angle d'ouverture 13 avec la direction de déplacement T compris entre 10° et 60°. Par exemple comme illustré à la Fig. 9, une installation selon l'invention comporte au moins un foyer F1 et deux capteurs d'images C11, C12 dont les directions de projections D11, D12 définissent avec la direction de 20 déplacement T, un angle d'ouverture 13 compris entre 10° et 60° correspondant respectivement aux angles p et q. Dans l'exemple illustré à la Fig. 10, l'installation comporte au moins un capteur d'images C11, associé à un foyer F1 et un capteur d'images C22 associé à un foyer F2. Les directions de projections D11, D22 définissent l'angle d'ouverture ri compris 25 entre 10° et 60° et correspondant aux angles p. De même, l'installation illustrée à la Fig. 4, comporte un capteur d'images C11 associé au foyer F1 et dont la direction de projection D22 fait un angle g compris entre 10° et 60°, par rapport à la direction de déplacement T. Les capteurs d'images Cji sont du type matriciel ou linéaire. 30 Selon une variante préférée de réalisation, l'installation 1 comporte des capteurs d'images linéaires. Selon cette variante préférée, chaque capteur d'images Cji comporte un réseau linéaire d'éléments sensibles aux rayons X, distribués selon une droite de support Lji définissant avec le foyer associé Fj, un plan de projection Pji contenant la direction de projection Dji (Fig. 2). Ces capteurs d'images Cji sont disposés de manière qu'au moins m éléments sensibles de chacun de ces capteurs d'images reçoivent la 5 projection radiographique de la région à inspecter par le faisceau de rayons X issu du foyer Fj associé, avec les plans de projection Pji pour les différents capteurs qui sont distincts entre eux et non parallèles au plan de convoyage Pc. Le nombre m d'éléments sensibles de chaque capteur d'images linéaires est supérieur à 128 de préférence supérieure à 512. La 10 distance entre éléments sensibles voisins (appelée « pas » ou « pitch » en anglais) et/ou la dimension des éléments sensibles est de préférence inférieure à 800 pm. La fréquence de lecture des lignes d'images est de préférence supérieure à 100Hz, avantageusement supérieur à 1kHz. Bien entendu ces paramètres sont adaptés en fonction de la taille des objets, la 15 précision recherchée et la vitesse de défilement. Selon une caractéristique avantageuse de réalisation, au moins trois capteurs d'images Cji linéaires ont leurs droites de support Lji parallèles entre elles. Selon une autre caractéristique avantageuse de réalisation, au moins 20 trois capteurs d'images Cji linéaires ont leurs droites de support Lji orthogonales au plan de convoyage Pc. Selon une variante, un foyer Fj est positionné afin que son faisceau traverse la région inspectée puis le plan de convoyage Pc. De plus, au moins un capteur d'images Cji linéaires associé est positionné opposé au foyer Fj 25 par rapport au plan de convoyage Pc et de manière que sa droite support Lji soit parallèle au plan de convoyage Pc. Selon ces variantes de réalisation avec des capteurs d'images linéaires, le système d'acquisition acquiert à l'aide de chacun des au moins trois capteurs d'images Cji, à chaque déplacement incrémentai de chaque objet 30 sur la trajectoire, des images linéaires radiographiques de la région à inspecter selon un nombre choisi afin que pour chaque objet, l'ensemble de la région à inspecter se trouve représentée complétement dans l'ensemble 36 des images linéaires radiographiques. Ainsi, lors du déplacement d'un objet, chaque capteur d'images est apte à acquérir des images radiographiques linéaires de sorte que l'ensemble de la région à inspecter de l'objet se trouve représenté complétement dans l'ensemble des images linéaires 5 radiographiques obtenues à partir dudit capteur d'images. Ainsi, pour chaque objet, il est obtenu au moins trois ensembles d'images linéaires radiographiques de la région à inspecter qui sont ensuite analysées. Il est possible de constituer des images radiographiques matricielles de la région inspectée, par juxtaposition des ensembles d'images linéaires 10 radiographiques. Mais la reconstruction du modèle géométrique et la mesure ne l'imposent pas nécessairement. Bien entendu, le nombre de foyers, le nombre de capteurs d'images associés à chaque foyer, et leurs dispositions relatives sont choisis de toute manière appropriée en fonction du degré de précision de mesure souhaité, 15 de la forme des objets et de leur espacement sur le convoyeur. Il est à noter que dans une fabrication industrielle en série, il est possible que plusieurs séries soient présentes en même temps sur une même ligne de fabrication ou de contrôle. Dans ce cas, l'installation comporte un système d'indication au système informatique de la série à laquelle 20 appartient chacun des objets afin de mettre en oeuvre le procédé de l'invention à tous les objets d'une même série. En effet l'installation selon l'invention peut être employée pour inspecter un flux d'objets manufacturés composé de plusieurs séries d'objets différentes, par exemple une première série et une deuxième série. Les séries peuvent différer par la forme des 25 objets mono-matériau ou par le coefficient d'atténuation propre ou bien les deux. Dans ce cas, il faut munir l'installation d'un moyen pour mettre à disposition du système informatique, un modèle géométrie a priori de chaque série d'objets, un coefficient d'atténuation de chaque série d'objets et il faut prévoir un moyen d'associer dans le système informatique, les images 30 radiographiques de chaque objet avec la série à laquelle il appartient. L'invention n'est REVENDICATIONS1- Procédé de mesure automatique de dimensions linéaires d'objets manufacturés (2) d'une série consistant à : - choisir une série d'objets manufacturés (2) dans laquelle chacun 5 desdits objets est constitué d'un matériau avec un coefficient d'atténuation constant en tout point de l'objet ; - choisir au moins une région à inspecter des objets dans laquelle au moins une dimension linéaire est à mesurer ; - transporter, au moyen d'un dispositif de transport, les objets en 10 mouvement dans une direction (T) de déplacement selon une trajectoire sensiblement rectiligne dans un plan de convoyage (Pc), ces objets engendrant un volume de convoyage (Vt) au cours de leur déplacement ; - positionner, hors du volume de convoyage (Vt), au moins un foyer (Fj) d'un tube générateur de rayons X et des capteurs d'images (Cji) 15 exposés et sensibles chacun aux rayons X issus d'un foyer associé (Fj), ces rayons X ayant traversés au moins la région à inspecter produisant sur chaque capteur d'images une projection radiographique selon la direction de projection (Dji) ; - acquérir à l'aide des capteurs d'images (Cji), pour chaque objet au 20 cours de son déplacement, au moins trois images radiographiques de la région à inspecter, obtenues d'au moins trois projections radiographiques de la région à inspecter dont les directions de projection (Dji) sont différentes entre elles ; - analyser les au moins trois images radiographiques, à l'aide d'un 25 système informatique ; - mettre à la disposition du système informatique, un modèle géométrique a priori de la région à inspecter pour la série d'objets ; - déterminer à l'aide du système informatique en considérant un coefficient d'atténuation constant et à partir du modèle géométrique a priori 30 et d'au moins trois images radiographiques de la région à inspecter, un modèle géométrique numérique de la région à inspecter ; 38 - pour chaque objet de la série, déterminer à partir du modèle géométrique numérique de la région à inspecter, au moins une mesure de dimension linéaire de la région à inspecter. 2 - Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il consiste à 5 déterminer un modèle géométrique numérique constitué par : - au moins deux points tridimensionnels de l'espace appartenant chacun à une surface frontière de la région à inspecter et situés dans un plan non orthogonal à une direction de projection (Dji), et non parallèle à la direction (T) de déplacement ; 10 - et/ou au moins une surface tridimensionnelle de la région à inspecter différente d'un plan orthogonal à une direction de projection (Dji), et différente d'un plan parallèle à la direction (T) de déplacement ; - et/ou au moins une section de la région à inspecter, selon un plan différent d'un plan orthogonal à une direction de projection (Dji) et différent 15 d'un plan parallèle à la direction (T) de déplacement. 3 - Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il consiste à mettre à la disposition du système informatique la valeur du coefficient d'atténuation constant. 4 - Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en 20 ce qu'il consiste à mettre à la disposition du système informatique, le modèle géométrique a priori de la région à inspecter de chaque objet de la série, obtenu par : - le modèle numérique de conception par ordinateur des objets de la série ; 25 - ou le modèle numérique géométrique obtenu à partir de la mesure d'un ou de plusieurs d'objets de la même série par un dispositif de mesure ; - ou le modèle numérique géométrique généré par le système informatique à partir de valeurs saisies et/ou de dessins réalisés et/ou de formes sélectionnées par un opérateur sur une interface homme machine du 30 système informatique. - Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'on positionne un foyer duquel est issu un faisceau de rayons X 39 divergent d'ouverture supérieure ou égale à 120° ou au moins deux foyers desquels sont issus des faisceaux de rayons X divergents dont la somme des ouvertures est supérieure ou égale à 120°. 6 - Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en 5 ce qu'il consiste à disposer au moins un foyer dans le plan de convoyage (Pc). 7 - Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il consiste à : - disposer d'un côté d'un plan sécant (Ps) du volume de 10 convoyage (Vt), orthogonal au plan de convoyage (Pc), un foyer (Fj) duquel est issu un faisceau de rayons X divergent, de sorte que son faisceau traverse le plan sécant (Ps) et la région à inspecter ; disposer du côté opposé par rapport au plan sécant (Ps), au moins un capteur d'images (Cji) associé audit foyer (Fj) pour recevoir les 15 rayons X issus dudit foyer (Fj). 8 - Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il consiste à : - disposer d'un côté du plan de convoyage (Pc), un foyer (Fj) duquel est issu un faisceau de rayons X divergent, de sorte que son faisceau 20 traverse le plan de convoyage (Pc) ; - disposer du côté opposé par rapport au plan de convoyage (Pc), au moins un capteur d'images (Cji) associé audit foyer (Fj) pour recevoir les rayons X issus dudit foyer (Fj). 9 - Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en 25 qu'il consiste à acquérir à l'aide des capteurs d'images (Cji), pour chaque objet de la série au cours de son déplacement, au moins deux images radiographiques de la région inspectée correspondant à des directions de projection (DY définissant un angle utile (a.) supérieur ou égal à 45° et inférieur ou égal à 90° et, avantageusement supérieur ou égal à 60° et 30 inférieur ou égal à 90°. - Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en qu'il consiste à acquérir à l'aide des capteurs d'image (Cji), pour chaque 40 objet de la série au cours de son déplacement au moins une image radiographique de la région inspectée correspondant à une direction de projection (Dji) ayant un angle d'ouverture ([3) avec la direction de déplacement (T) compris entre 10° et 60°. 5 11 - Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en qu'il consiste à réaliser et acquérir des projections radiographiques de la région inspectée d'un objet de manière que les rayons X issus du ou des foyers et atteignant les capteurs d'images (Cji) ne traversent pas d'autre objet. 10 12 - Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en qu'il consiste à acquérir à l'aide des capteurs d'images (Cji), pour chaque objet de la série au cours de son déplacement, des images radiographiques issues d'entre trois et quarante, et de préférence d'entre quatre et quinze projections radiographiques de la région à inspecter de directions différentes. 13 - Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que : - les capteurs d'images (Cji) sont de type linéaire comportant chacun un réseau linéaire d'éléments sensibles aux rayons X, distribués selon une droite de support (Lji) définissant avec le foyer associé (Fj), un plan de projection (Pji) contenant la direction de projection (Dji), ces capteurs d'images étant disposés de manière que : - au moins m éléments sensibles de chacun de ces capteurs d'images reçoivent la projection radiographique de la région à inspecter par le faisceau de rayons X issu du foyer (Fj) associé ; - les plans de projection (Pji) pour les différents capteurs sont distincts entre eux et non parallèles au plan de convoyage (Pc) ; - on acquiert à l'aide de chacun des au moins trois capteurs d'images (Cji) linéaires, à chaque déplacement incrémentai de chaque récipient selon la trajectoire (T), des images linéaires radiographiques de la région à inspecter selon un nombre choisi afin que pour chaque objet, l'ensemble de la région à inspecter se trouve représentée complètement dans l'ensemble des images linéaires radiographiques ; 41 - on analyse pour chaque objet, les au moins trois ensembles d'images linéaires radiographiques de la région à inspecter. 14 - Installation de mesure automatique de dimensions linéaires d'au moins une région à inspecter d'objets manufacturés d'une série, l'installation 5 comportant : - un dispositif de transport des objets dans une direction matérialisée par un vecteur (T) de déplacement, selon une trajectoire sensiblement rectiligne dans un plan de convoyage (Pc), les objets parcourant un volume de convoyage (Vt) étendu dans la direction (T) ; 10 - au moins un foyer (Fj) d'un tube générateur de rayons X situé en dehors du volume traversé (Vt), et créant un faisceau divergent de rayons X dirigé pour traverser au moins une région à inspecter de l'objet ; - au moins trois capteurs d'images (Cji), situés en dehors du volume de convoyage (Vt), de manière à recevoir des rayons X issus d'un 15 foyer (Fj) associé, le ou les foyers (Fj) et les capteurs d'images (Cji) étant disposés de manière que chaque capteur d'images reçoive la projection radiographique de la région à inspecter par les rayons issus du foyer (Fj) lorsque l'objet traverse ces rayons, les directions de projection de ces projections radiographiques étant différentes entre elles ; 20 - un système d'acquisition relié aux capteurs d'images (Cji), de manière à acquérir pour chaque objet au cours de son déplacement, au moins trois projections radiographiques de la région à inspecter avec des directions de projection toutes différentes ; - un dispositif de mise à disposition pour un système informatique, 25 d'un modèle géométrique a priori de la région à inspecter pour la série d'objets ; le système informatique : - déterminant un modèle géométrique numérique pour chaque objet de la série, en considérant un coefficient d'atténuation constant du matériau pour les objets, à partir du modèle géométrique a priori et d'au 30 moins trois projections radiographiques de la région à inspecter ; 42 - déterminant pour chaque objet de la série, à partir du modèle géométrique numérique de la région à inspecter, au moins une mesure linéaire de la région à inspecter. 15 - Installation selon la revendication 14, caractérisée en ce qu'elle 5 comprend un dispositif de mise à disposition pour le système informatique, du coefficient d'atténuation du matériau des objets d'une série. 16 - Installation selon les revendications 14 ou 15, caractérisée en ce que le dispositif de mise à disposition pour le système informatique, d'un modèle géométrique a priori de la région à inspecter est une mémoire de 10 masse, un réseau informatique filaire ou hertzien ou une interface homme machine. 17 - Installation selon l'une des revendications 14 à 16, caractérisée en ce qu'elle comprend un dispositif de mise à disposition pour le système informatique, de valeurs et/ou de tolérances pour les dimensions linéaires 15 exigées, et/ou d'au moins un modèle géométrique de référence. 18 - Installation selon l'une des revendications 14 à 17, caractérisée en ce qu'elle comporte au moins deux foyers (F1, F2) de production de rayons X, positionnés séparément en deux positions distinctes et au moins trois capteurs d'images (Cji), sensibles aux rayons X et positionnés de 20 manière que - chaque foyer émet son faisceau à travers au moins la région à inspecter pour atteindre au moins un capteur(Cji) associé ; - chaque capteur (Cji) est associé à un foyer et reçoit les rayons X issus dudit foyer après avoir traversé la région à inspecter. 25 19 - Installation selon l'une des revendications 14 à 18, caractérisé en ce qu'elle comporte, au moins un foyer duquel est issu un faisceau de rayons X divergent d'ouverture supérieure ou égale à 120° ou au moins deux foyers desquels sont issus des faisceaux de rayons X divergents dont la somme des ouvertures est supérieure ou égale à 120°. 30 20 - Installation selon l'une des revendications 14 à 19, caractérisée en ce qu'elle comporte au moins un foyer disposé dans le plan de convoyage (Pc). 43 21 - Installation selon l'une des revendications 14 à 20, caractérisée en ce qu'elle comporte : - d'un côté d'un plan sécant (Ps) au volume de convoyage et orthogonal au plan de convoyage (Pc), un foyer (Fj) duquel est issu un 5 faisceau de rayons X divergent, de sorte que son faisceau traverse le plan sécant (Ps) et la région à inspecter ; - du côté opposé par rapport au plan sécant (Ps), au moins un capteur d'images (Cji) associé audit foyer (Fj) pour recevoir les rayons X issus dudit foyer (Fj). 10 22 - Installation selon l'une des revendications 14 à 21, caractérisée en ce qu'elle comporte - d'un côté du plan de convoyage (Pc), un foyer (Fj) duquel est issu un faisceau de rayons X divergent, de sorte que son faisceau traverse le plan de convoyage (Pc) ; 15 - du côté opposé par rapport au plan de convoyage (Pc), au moins un capteur d'images (4) associé audit foyer (Fj) pour recevoir les rayons X issus dudit foyer (Fj). 23 - Installation selon l'une des revendications 14 à 22, caractérisée en ce qu'au moins un foyer et deux capteurs d'images sont disposés de manière 20 que les directions de projection de la région inspectée qu'ils reçoivent possèdent entre elles un angle utile (a.) supérieur ou égal à 45° et inférieur ou égal à 90° et, avantageusement supérieur ou égal à 60° et inférieur ou égal à 90°. 24 - Installation selon l'une des revendications 14 à 23, caractérisée en 25 ce qu'au moins un foyer et un capteur d'images (Cji) sont disposés de manière que, lorsqu'un objet traverse le champ des capteurs, la direction de projection (Dji) de la région inspectée sur le capteur d'images (Cji) fait un angle d'ouverture (p) avec la direction de déplacement (T) compris entre 10° et 60°. 30 25 - Installation selon l'une des revendications 14 à 24, caractérisée en ce que les capteurs d'images (Cji) et les foyers (Fj) sont disposés de sorte que les rayons X issus du ou des foyers et atteignant les capteurs 44 d'images (Cji) et traversant la région d'un objet ne traversent pas d'autre objet à la fois. 26 - Installation selon l'une des revendications 14 à 25, caractérisée en qu'elle comporte entre un et quatre foyers (Fj), issus d'un ou de plusieurs 5 tubes générateurs de rayons X. 27 - Installation selon l'une des revendications 14 à 26, caractérisée en que le nombre et la disposition des capteurs d'images (Cji) et des foyers associés, sont tels que pour chaque objet de la série au cours de son déplacement, les projections radiographiques de la région à inspecter sur les 10 capteurs d'images présentent entre trois et quarante, et de préférence entre quatre et quinze directions de projection différentes. 28 - Installation selon l'une des revendications 14 à 27, caractérisée en que : - les capteurs d'images (CP) sont de type linéaire et comportent 15 chacun un réseau linéaire d'éléments sensibles aux rayons X, distribués selon une droite de support (Lji) définissant avec le foyer associé (Fj), un plan de projection (Pji) contenant la direction de projection (Dji), ces capteurs d'images étant disposés de manière que : - au moins m éléments sensibles de chacun de ces capteurs 20 d'images reçoivent la projection radiographique de la région à inspecter par le faisceau de rayons X issu du foyer (Fj) associé ; - les plans de projection (Pji) pour les différents capteurs sont distincts entre eux et non parallèles au plan de convoyage (Pc). 29 - Installation selon la revendication 28, caractérisée en qu'au moins 25 trois capteurs d'images (Cji) linéaires ont leurs droites de support (Lji) parallèles entre elles. 30 - Installation selon l'une des revendications 28 et 29, caractérisée en que au moins trois capteurs d'images (Cji) linéaires ont leurs droites de support (Lji) orthogonales au plan de convoyage (Pc). 30 31 - Installation selon l'une des revendications 28 à 30, caractérisée en qu'un foyer (Fj) est positionné d'un côté du plan de convoyage (Pc), et en ce que au moins un capteur d'images (Cji) linéaire associé, est positionné du 45 côté opposé au foyer (Fj) par rapport au plan de convoyage (Pc) et de manière que sa droite support (Lji) soit parallèle au plan de convoyage (Pc).