FR 3022792 A1 20160101 FR 1455911 A 20140625 PROCEDE DE PRODUCTION D'UN FANTÔME PHYSIQUE RADIOMETRIQUE D'UN ORGANISME BIOLOGIQUE ET FANTÔME PHYSIQUE PRODUIT PAR CE PROCEDE La présente invention concerne un procédé de production d'un fantôme physique radiométrique représentatif d'un organisme biologique pour déterminer expérimentalement avec précision la distribution tri-dimensionnelle des doses de rayonnement reçues ou à recevoir par l'organisme. La présente invention concerne également un fantôme physique 10 radiométrique produit par le procédé et un système de mise en oeuvre du procédé de production du fantôme. La présente invention concerne encore un procédé de détermination expérimentale de la distruibution tri-dimensionnelle des doses de rayonnement réelles reçues ou à recevoir par l'organisme biologique à l'aide 15 dudit fantôme physique. Lorsqu'un traitement de radiothérapie externe est administré à un patient, les doses de rayonnement reçues doivent être vérifiées ou lorsque un accident radiologique a eu lieu, les données de reconstitution de l'accident doivent être validées. 20 Aujourd'hui, la vérification des traitements en radiothérapie externe est obligatoire et réalisée au travers de la dosimétrie in vivo suivant des règles fixées, par exemple celles décrites dans le document intitulé « Guide pour la pratique quotidienne de la Dosimétrie in Vivo en radiothérapie externe », rédigé par un collectif, E. Bouche et al., sous l'égide de l'Insititut Natinal du 25 Cancer (INCa) avec la collaboration de la Société Française de Physique Médicale (SFPM) et de l'Autorité de Sureté Nucléaire. La dosimétrie in vivo est réalisée au moyen de dosimètres qui peuvent être à lecture différée comme par exemple les dosimètre thermoluminescents, ou à lecture instantanée comme par exemple dosimètres 30 électroniques à diode, posés sur la peau pendant le traitement. La dosimétrie in vivo réalisée par des dosimètres électroniques à diodes est par exemple décrite dans l'article de M. Besbes et al., intitulé « Étude de la dosimétrie in vivo par semi-conducteurs EPD-20 dans les conditions de l'irradiation corporelle totale », publié dans Cancer Radiothérapie vol 14 - n°1 - janvier 2010 pp 29-33. La dosimétrie in vivo peut aussi être réalisée à partir d'images en deux dimensions obtenues au moyen d'un dispositifif d'imagerie électronique portatif EPID (dénommé en anglais Electronic Portal Imaging Device). Dans les deux cas de mise en oeuvre de la dosimétrie in vivo, il s'agit d'une vérification partielle des doses de rayonnement reçues, parfois réalisée a posteriori, notamment dans le cas de l'utilisation de dosimètres à lecture différée, puisqu'elle ne permet pas d'accéder à la connaissance d'une distribution tridimensionnelle (3D) des doses reçues à l'intérieur du corps du patient, sauf à utiliser des logiciels de reconstruction comme décrit dans l'article de Mathilda van Zijtveld et al., intitulé « 3D dose reconstruction for clinical evaluation of IMRTpretreatment verification with an EPID », publié dans Radiotherapy and Oncology 82 (2007), pages 201-207.. Lorsque un accident radiologique a eu lieu, la recherche des conditions d'exposition est réalisée au moyen d'un logiciel de reconstitution comme décrit dans l'article de J.F. Bottollier-Depois et al., intitulé « Techniques de dosimétrie physique pour la reconstitution d'accident radiologique », publié dans J. Chim. Phys., Volume 95, Number 4, April 1998, pp. 685-690. Ce type de logiciel, partant de données géométriques décrivant les lieux de l'accident, y introduit un fantôme anthropomorphique standard numérique. Comme dans le cas précédent, la distribution des doses dans le fantôme n'est pas réellement représentative du patient car la morphologie de ce dernier diffère de celle du fantôme utilisé. En outre, les logiciels de reconstitution doivent être validés expérimentalement. Dans les deux cas décrits ci-dessus, une autre solution consiste à irradier dans les mêmes conditions que le patient des fantômes physiques réels standards plus ou moins anthropomorphiques à l'intérieur desquels un grand nombre de dosimètres ponctuels ont été disposés. La mesure de chacun de ces dosimètres permet de reconstruire une cartographie en trois dimensions des doses de rayonnement reçues dans le fantôme. Cependant, même dans ce cas, la distribution des doses dans le fantôme n'est pas réellement représentative du patient car la morphologie particulière du patient diffère de la morphologie standard des fantômes utilisés et la reconstitution s 3D est obtenue dans une « géométrie » éloignée de la réalité anthropomorphique du patient. Le problème technique est d'améliorer la précision des procédés de vérification et de validation des plans de traitement en radiothérapie externe et/ou des calculs de reconstitution des accidents radiologiques en termes de 10 prise en compte du particularisme anatomique de chaque organisme lorsqu'un fantôme physique est utilisé. Le problème technique est d'avoir accès à une distribution tridimensionnelle des doses de rayonnement reçues à l'intérieur d'un fantôme anthropomorphique réaliste de l'organisme, humain ou non, qui prenne en 15 compte ses particularités anatomiques. Le problème technique est de produire à la carte un fantôme physique radiométrique, représentatif du patient dans ses différences avec d'autres patients de la même espèce biologique. A cette fin, l'invention a pour objet un procédé de production d'un 20 fantôme physique radiométrique d'un organisme biologique pour déterminer expérimentalement sous des conditions d'irradiation prédéterminées une distribution volumique des doses de rayonnement reçues par le fantôme, représentative de la distribution des doses qui seraient recues par l'organisme biologique placée dans les mêmes conditions d'irridiation, l'organisme 25 biologique ayant au moins deux volumes de tissus biologiques dont les compositions chimiques et les masses volumiques sont nettement différentes, le procédé de production comprenant les étapes consistant à: à partir d'une ou de plusieurs images tridimensionnelles anatomiques des tissus en termes de compositions chimiques et de masses volumiques, 30 déterminer un modèle tridimensionnel radiologique, représentatif de l'absorption et la diffusion du rayonnement à l'intérieur de l'organisme biologique, en regroupant dans des organes radiologiques les tissus adjacents entre eux et ayant des compositions chimiques et des masses volumiques voisines, chaque organe radiologique occupant géométriquement dans l'espace un volume radiologique, égal ou approchant par lissage des contours de son enveloppe la somme des volumes de tous les tissus regroupés dans le même organe radiologique, et étant caractérisé par une classe radiologique identifiant la plage des compositions chimiques et des masses volumiques voisines des tissus regroupés dans le même organe radiologique ; puis à partir du modèle radiologique, réaliser à l'aide d'une impression 3D une ossature matérielle du fantôme physique en reproduisant chaque volume radiologique par une enceinte remplie d'air et délimitée par une paroi, la paroi étant constituée d'une encre d'impression 3D; puis remplir chaque enceinte de l'ossature matérielle du fantôme, associée à un organe radiologique par un gel dosimétrique dont les caractéristiques physiques sont proches ou identiques à celles de la classe des compositions chimiques et des masses volumiques de l'organe radiologique. Suivant des modes particuliers de réalisation, le procédé de production d'un fantôme physique radiométrique comporte l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises seules ou en combinaison : .- pendant la détermination du modèle radiologique, pour chaque regroupement de tissus biologiques dans un même organe radiologique, un volume radiologique intermédiaire est d'abord déterminé comme 25 étant égal à la somme des volumes des tissus regroupés dans l'organe radiologique, puis le volume radiologique de l'organe radiologique est déterminé en lissant les contours du volume radiologique intermédiaire afin de limiter les anfractuosités et faciliter le remplissage du gel dosimétriqe ; 30 .- le procédé de production d'un fantôme physique radiométrique comprend en outre une étape de préparation de plans logiciels de fabrication de l'ossature matérielle du fantôme et de traduction de ces plans en un programme de commandes d'impression 3D de l'ossature, insérée entre l'étape de détermination du modèle radiologique et l'étape d'impression 3D de l'ossature du fantôme, dans laquelle étape de préparation, pour chaque enceinte asociée à un organe radiologique, le nombre des orifices de remplissage d'entrée de gel, le nombre des orifices de remplissage de sortie d'air, les emplacements et les diamètres du ou des orifices de remplissage d'entrée de gel et du ou des orifices de remplissage de sortie d'air, ainsi que les trajets et les diamètres des conduits de remplissage de l'enceinte, reliés entre les orifices de remplissage et l'extérieur du fantôme, sont déterminés de sorte à permettre le remplissage de l'organe radiologique sans bulles de volume ; .- le nombre total des orifices de remplissage, les emplacements des orifices de remplissage et les trajets des conduits de remplissage de l'ensemble des enceintes sont déterminés pour ne pas gêner la propagation du rayonnement vers une zone à traiter en fonction de l'emplacement de la zone à traiter et/ou de l'angle d'entrée du faisceau de rayonnement ; .- le nombre total des orifices de remplissage, les emplacements des orifices de remplissage et les trajets des conduits de remplissage, les formes lissées des volumes des enceintes sont déterminés pour ne pas gêner la propagation du rayonnement vers une zone à traiter en fonction de l'emplacement de la zone à traiter et/ou de l'angle d'entrée du faisceau de rayonnement ; .- les gels dosimétriques sont compris dans l'ensemble formé par les gels de Fricke et les gels polymère. L'invention a également pour objet un procédé de détermination expérimentale d'une distribution volumique de doses de rayonnement reçues par un fantôme physique radiométrique représentative d'une distribution de doses qui seraient reçues par la partie ou de la totalité d'un organisme biologique placé dans de mêmes conditions d'irradiation prédéterminées, comprenant les étapes consistant à: fournir un fantôme physique rempli de ses gels dosimétriques et fabriqué selon le procédé défini ci-dessus; irradier ensuite le fantôme physique sous les conditions d'irradiation prédéterminées ; procéder à une lecture d'un paramètre physique des gels in situ dans le fantôme en plaçant le fantôme rempli des gels irradiés dans un appareil d'imagerie utilisant par exemple un procédé par transmission optique ou dans lo un appareil d'imagerie RMN et l'encoder sous forme de données brutes de lecture ; Traiter ensuite les données brutes de lecture pour déterminer une image de la distribution tridimensionnelle des doses de rayonnement reçues dans la partie ou la totalité de l'organisme biologique. 15 Suivant des modes particuliers de réalisation, le procédé de détermination expérimentale d'une distribution volumique de doses de rayonnement reçues par un fantôme comporte l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises seules ou en combinaison : .- les informations brutes de lecture représentent un paramètre 20 physique lu compris dans l'ensemble formé par une densité optique, un temps de relaxation ; .- l'étape de traitement des données de lecture comprend les étapes consistant à traduire l'information brute de lecture en termes de doses absorbées ; 25 et regrouper les données traduites en termes de doses absorbées pour créer des images particulières comprises dans l'ensemble des coupes bidimensionnelles selon un plan de coupe prédéterminé, des surfaces « isodose » en trois dimensions, des images proposées par les logiciels de 30 planification de traitement de radiothérapie ; .- les rayonnements sont des rayonnements de particules comprises dans l'ensemble formé par les photons, les électrons, les protons, les noyaux lourds. . L'invention a également pour objet un fantôme physique radiométrique d'un organisme biologique pour déterminer expérimentalement sous des conditions d'irradiation prédéterminées une distribution volumique des doses de rayonnement reçues par le fantôme représentative de la distribution des doses qui seraient recues par l'organisme biologique placée dans les mêmes conditions d'irridiation, l'organisme biologique ayant au moins deux volumes de tissus biologiques dont les compositions chimiques et les masses volumiques sont nettement différentes, caractérisé en ce que le fantôme physique comprend au moins deux enceintes maintenues en position dans un cadre de support, délimitées par des parois respectives constituées d'encre solide d'impression 3D transparente au rayonnement, et remplie chacune d'un gel dosimétrique différent, les au moins deux enceintes ayant des volumes radiologiques différents et séparés, chaque volume radiologique étant identique ou s'approchant par lissage des contours de la somme des volumes d'un ensemble complet de tissus biologiques regroupés de l'organisme biologique imité radiologiquement, lesdits tissus regroupés étant adjacents entre eux et ayant des compositions chimiques et des masses volumiques voisines, et les au moins deux gels dosimétriques, remplissant chacun au moins une enceinte différente ayant chacun des caractéristiques physiques proches 25 des compositions chimiques et des masses volumiques des tissus biologiques adjacents regroupés dont la somme des volumes est identique ou est approchée par lissage du volume radiologique de l'enceinte que le gel remplit. Suivant des modes particuliers de réalisation, le fantôme physique 30 radiométrique comporte l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises seules ou en combinaison : .- chaque enceinte comporte au moins un orifice de remplissage d'entrée de gel et au moins un orifice de remplissage de sortie d'air, et au moins deux conduits de remplissage reliés entre les orifices de remplissage et l'extérieur du fantôme, et pour chaque enceinte, le nombre des orifices de remplissage d'entrée de gel, le nombre des orifices de remplissage de sortie d'air, les emplacements et les diamètres du ou des orifices de remplissage d'entrée de gel et du ou des orifices de remplissage de sortie d'air, ainsi que les trajets et les diamètres des conduits de remplissage de l'enceinte, reliés entre les orifices de remplissage et l'extérieur du fantôme, sont configurés pour permettre le remplissage de l'enceinte à un débit prédéterminé sans création de bulle de volume. L'invention a également pour objet un système de production d'un fantôme physique radiométrique simulant les propriétés d'absorption ou de diffusion d'un rayonnement d'un organisme biologique, l'organisme biologique ayant au moins deux volumes de tissus biologiques dont les compositions chimiques et les masses volumiques sont nettement différentes, le système comprenant un moyen de fourniture d'une ou de plusieurs images 20 tridimensionnelles anatomiques des tissus en termes de compositions chimiques et de masses volumiques, un calculateur électronique configuré pour à partir d'une ou de plusieurs images tridimensionnelles anatomiques des tissus en termes de compositions chimiques et de masses volumiques, 25 déterminer un modèle tridimensionnel radiologique, représentatif de l'absorption et la diffusion du rayonnement à l'intérieur de l'organisme biologique, en regroupant dans des organes radiologiques les tissus adjacents entre eux et ayant des compositions chimiques et des masses volumiques voisines, 30 chaque organe radiologique occupant géométriquement dans l'espace un volume radiologique, égal ou approchant par lissage des contours de son enveloppe la somme des volumes de tous les tissus regroupés dans le même organe radiologique, et étant caractérisé par une classe radiologique identifiant la plage des compositions chimiques et des masses volumiques voisines des tissus regroupés dans le même organe radiologique, et à partir du modèle tridimensionnel radiologique déterminer les plans d'une ossature matérielle du fantôme comme étant un ensemble d'enceintes, de conduits de remplissage en gel des enceintes, et d'éléments de support pour maintenir en position les enceintes entre elles, puis traduire les plans de l'ossature matérielle en un programme de commandes d'impression 3D à exécuter par une imprimante 3D prédeterminée, l'imprimante 3D prédéterminée configurée pour réaliser l'ossature matérielle du fantôme non rempli des gels dosimétriques, à l'aide d'encres d'impression 3D transparentes au rayonnement ; au moins deux gels dosimétriques différents destinés à remplir chacun une enceinte radiologique différente associée à un organe radiologique différent en termes de classe de compositions chimiques et de masses volumiques, et un moyen de remplissage du fantôme vide par les aux moins deux gels dosimétriques. Suivant des modes particuliers de réalisation, le système de production d'un fantôme physique radiométrique comporte l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises seules ou en combinaison : .- le calculateur électronique est configuré pour chaque regroupement de tissus biologiques dans un organe radiologique, déterminer un volume radiologique intermédiaire comme étant égal à la somme des volumes des tissus regroupés dans l'organe radiologique, et déterminer le volume radiologique de l'organe radiologique en lissant les contours du volume radiologique intermédiaire afin de limiter les anfractuosités et faciliter le remplissage future du gel ;30 .- le calculateur électronique est configuré pour chaque organe radiologique, déterminer le nombre des orifices de remplissage d'entrée de gel, le nombre des orifices de remplissage de sortie d'air, chaque emplacement et diamètre du ou des orifices de remplissage d'entrée de gel, chaque emplacement et diamètre du ou des orifices de remplissage de sortie d'air, ainsi que les trajets et les diamètres des conduits de remplissage des volumes des organes radiologiques, reliés entre les orifices de remplissage et l'extérieur du fantôme, de sorte à permettre le remplissage de l'organe radiologique sans bulles de volume ; .- le calculateur électronique est configuré pour déterminer le nombre total des orifices de remplissage, les emplacements des orifices de remplissage et les trajets des conduits de remplissage de sorte à ce que les conduits ne gênent pas la propagation du rayonnement vers une zone à traiter en fonction de l'emplacement de la zone à traiter, de l'angle d'entrée du faisceau de rayonnement ; .- le calculateur électronique est configuré pour déterminer le nombre total des orifices de remplissage, les emplacements des orifices de remplissage et les trajets des conduits de remplissage, les formes lissés des volumes des organes radiologiques pour ne pas modifier significativement la propagation du rayonement vers une zone à traiter en fonction de l'emplacement de la zone à traiter, de l'angle d'entrée du faisceau de rayonnement. L'invention a également pour objet un système de détermination expérimentale d'une distribution volumique de doses de rayonnement reçues par un fantôme représentative d'une distribution de doses qui seraient recues par la partie ou de la totalité d'un organisme biologique placé dans de mêmes conditions d'irradiation prédéterminées, comprenant : un système de production d'un fantôme physique radiométrique rempli de gels dosimétriques défini ci-dessus; un moyen d'irradiation du fantôme physique par un rayonnement sous des conditions d'irradiation prédéterminées ; un moyen de lecture d'un paramètre physique des gels in situ dans le fantôme lorsque ce dernier rempli des gels irradiés est placé dans un appareil d'imagerie utilisant par exemple un procédé par transmission optique ou dans un appareil d'imagerie RMN et un moyen d'encodage du paramètre physique lu sous forme de données brutes de lecture ; un moyen de traitement des données brutes de lecture pour déterminer une image de la distribution tridimensionnelle des doses de rayonnement reçues dans l'organisme biologique. L'invention a également pour objet un produit programme d'ordinateur comportant un ensemble d'instructions qui lorsqu'elles sont chargées et exécutées par le calculateur électronique et/ou le moyen de traitement des données brutes de lecture du système de production et du système de détermination expérimentale définis ci-dessus mettent en oeuvre une partie des étapes du procédé de production défini ci-dessus et dans le procédé de détermination expérimentale défini ci-dessus. L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description de plusieurs formes de réalisation qui vont suivre, données uniquement à titre d'exemples et faites en se référant aux dessins dans lesquels : La Figure 1 est un ordinogramne d'un mode de réalisation d'un procédé de production d'un fantôme physique radiométrique selon l'invention ; La Figure 2 est un ordinogramme d'un mode de réalisation de détermination expérimentale d'une distribution volumique de doses de 25 rayonnement recues par un fantôme physique produit selon le procédé de la Figure 1 ; La Figure 3 est un ensemble d'une première vue globale de dessus d'un exemple de modèle radiologique défini dans le procédé de production de la Figure 1 et d'une coupe du modèle radiologique suivant un plan de coupe 30 médian III-III, perpendiculaire à la vue de dessus ; La Figure 4 est une vue d'une coupe selon le même plan de coupe de la Figure 3 de l'ossature du fantôme physique obtenue après l'étape d'impression 3D du procédé de production de la Figure 1 ; La Figure 5 est une vue d'une coupe du fantôme physique rempli des gels dosimétriques non irradiés et obtenu à la fin du procédé de production de la Figure 1, le plan de coupe étant identique à celui des Figures 3 et 4; La Figure 6 est une vue de l'architecture d'un système de production d'un fantôme physique de la Figure 5 qui met en oeuvre le procédé de production de la Figure 1 ; La Figure 7 est une architecture d'un système de détermination expérimentale d'une distribution volumique de doses de rayonnement reçues par le fantôme de la Figure 5, produit par le système de production de la Figure 6, qui met en oeuvre le procédé de détermination expérimentale de la figure 2. Suivant la Figure 1 et un mode de réalisation général de l'invention, un procédé de production 2 d'un fantôme physique radiométrique d'un organisme biologique comprend un ensemble d'étapes 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Le fantôme physique radiométrique est concu et réalisé par le procédé 2 pour simuler à la carte, c'est-à-dire de manière individualisée et la plus réaliste possible, les propriétes d'absorption et de diffusion d'un rayonnement par un organisme biologique dont on connait avec précision les caractéristiques anatomiques propres, et pour permettre une détermination expérimentale physique sous des conditions d'irradiation prédéterminées d'une distribution volumique des doses de rayonnement reçues, représentative, au sens de pratiquement identique, de la distribution des doses de rayonnement qui seraient reçues par ou qu'auraient reçues l'organisme biologique placé dans les mêmes conditions d'irridiation. L'organisme biologique est supposé ici suffisamment complexe pour possèder au moins deux volumes compacts et séparés de tissus biologiques différents dont les compositions chimiques et les masses volumiques sont nettement différentes, par exemple l'os ou le poumon. Dans la première étape 4, une ou plusieurs images tridimensionnelles anatomiques des tissus biologiques de l'organisme biologique sont fournies. La ou les images tridimensionnelles anatomiques représentent les compositions chimiques et les masses volumiques des tissus biologiques. La ou les images tridimensionnelles anatomiques sont par exemple des images diagnostic en 3D représentant l'anatomie interne et externe d'un patient. Puis, dans la deuxième étape 6, à partir de la ou des images tridimensionnelles anatomiques des tissus biologiques fournies dans la première étape 4, un modèle tridimensionnel radiologique, représentatif de l'absorption et de la diffusion du rayonnement à l'intérieur de l'organisme biologique, est déterminé en regroupant dans des « organes radiologiques » les tissus adjacents entre eux ayant des compositions chimiques et des masses volumiques identiques ou voisines. Chaque organe radiologique est défini et caractérisé par un volume d'organe radiologique et une classe de compositions chimiques et de masses volumiques voisines. Le volume d'organe radiologique d'un organe radiologique donné est défini comme un volume géométrique ou un ensemble de points, délimité par ou contenu dans une surface d'enveloppe, égal ou approchant par lissage de ses contours la somme des volumes géométriques contenant la totalité des tissus regroupés dans l'organe radiologique. La classe d'un organe radiologique donné désigne un ensemble de couples, formés chacun par une composition chimique et une masse volumique, et voisins en terme de densité électronique. A chaque classe peut être associée une caractéristique d'identification, comme une plage distincte de masses volumiques et de densités électroniques voisines, représentatives d'un tissu à simuler. Pour chaque regroupement de tissus biologiques dans un organe radiologique, un volume radiologique intermédiaire est déterminé comme étant égal à la somme des volumes des tissus regroupés dans l'organe radiologique, et ensuite le volume radiologique de l'organe radiologique est déterminé en lissant les contours du volume radiologique intermédiaire afin de limiter les anfractuosités et faciliter le remplissage d'un gel dosimétrique représentatif de l'organe radiologique. En variante, l'étape de détermination du modèle radiologique est dépouvue de toute étape de lissage des contours d'un volume d'organe radiologique. De manère pratique, lorsque l'organisme biologique est un être humain, un modèle 3D radiologique anthropomorphique le plus réaliste possible de l'anatomie interne et externe du patient, est réalisé à l'aide d'un calculateur électronique et d'un logiciel. Le logiciel met en oeuvre la deuxième étape 6 en traitant d'abord les données brutes de l'imagerie anatomique pour identifier les différents tissus biologiques à partir de l'analyse des niveaux de gris des images diagnostics, les niveaux de gris étant représentatifs de la composition chimique et de la masse volumique d'un tissu. Puis, des organes radiologiques sont déterminés par regroupement des tissus biologiques, et les contours des organes sont lissés afin de limiter les anfractuosités afin de faciliter le remplissage ultérieur par les gels dosimétriques. Ici le vocable « organe radiologique » est utilisé pour désigner au sens large tous les volumes de tissus, regroupés ou non, susceptibles d'être imprimés par une imprimane 3D. Les tissus concernés sont par exemple ceux des os, des muscles, des poumons. Pour les organes radiologiques ne présentant pas d'anfractuosités, comme par exemple les muscles, il s'agit d'un lissage classique pour limiter la surface totale des parois et donc réduire la quantité de matière d'encre de l'imprimante 3D utilisée pour construire les volumes des organes. Le moins de matière d'encre est utilisée, le moins on perturbe la propagation du rayonnement par rapport à la réalité, même si les encres sont choisies pour être transparente au rayonnement. Une alternative est d'utiliser une encre dont la composition est proche de celle des tissus, mais même dans ce cas, pour réduire le temps d'impression et la quantité de matière utilisée cette fois dans un but économique, il vaut mieux lisser au préalable la surface des parois formant les organes. Pour des organes présentant des anfractuosités, ces dernières peuvent être « gommées » ou effacées pour aboutir à une représentation plus simple de l'organnes par des formes géométriques usuelles. Prenons l'exemple des vertèbres. L'ensemble des vertèbres est représenté par exemple par un cylindre pouvant épouser par exemple la forme d'une scoliose. La base du cylindre peut être circulaire, elliptique ou moins régulière pour être plus réaliste. Plus la colonne vertébrale est susceptible de modifier la propagation du rayonnement vers la zone à traiter ou à explorer, moins la forme des volumes peut être simplifiée. Le même raisonnement s'applique aux mâchoires, les dents pouvant être assimilées à de l'os. S'agissant de certains organes, par exemple, les intestins, le foie, la rate, il n'est pas forcément nécessaire de les reproduire séparément en tant que plusieurs organes radiologiques distincts. La composition de ces organes peut être considérée comme suffisamment proche pour permettre une représentation groupée en un seul organe radiologique. Comme autre exemple, la représentation des poumons doit prendre en compte la trachée et les grandes bronches mais au-delà c'est la masse volumique du gel de remplissage qui permet de reproduire en moyenne le « mélange tissu-air ». Le degré de réalisme de l'anatomie interne dépend aussi du nombre de gels différents mis à disposition de sorte que l'on puisse individualiser des organes réputés proches par leur composition. De manière particulière, trois gels dosimétriques sont suffisants, un - premier gel pour le poumon, un deuxième gel pour les os et un troisième gel pour les tissus mous. Pour les os, il n'est pas non plus forcément nécessaire, en fonction des cas, que ceux qui n'interfèrent pas avec les faisceaux de rayonnement soient représentés. Il est à remarquer que pour certains os, s'il n'est pas nécessaire de connaitre de manière détaillée la distribution des doses de rayonnement dans de l'os, ils pourront être représentés par des volumes pleins imprimés avec une encre « équivalent os » ou approchante. Dans la troisième étape 8, des plans logiciels de fabrication d'une ossature matérielle du fantôme sont déterminées. Ces plans de fabrication prennent en compte un certain nombre d'exigences. Les encres d'impression 3D, constitutuées de matières plastiques ou d'autres matériaux durcissables étanches aux gels, peuvent être choisies pour la similitude de leurs propriétés en termes d'interaction avec les rayonnements ionisants avec celles des gels et tissus organiques. Les encres d'impression choisies seront utilisées pour former les parois des enceintes des volumes des organes radiologiques appelées à contenir les gels dosimétriques, une structure de maintien des enceintes entre elles, et des conduits de remplissage des organes radiologiques débouchant à l'extérieur du fantôme. Pour chaque enceinte qui matérialisera le volume d'un organe radiologique, deux conditions doivent être respectées : - L'enceinte doit être maintenue en position au sein de l'ossature au moyen d'un support de maintien à imprimer en même temps que l'enceinte de l'organe, deux orifices de remplissage au moins doivent être pratiqués dans les parois de l'enceinte qui relient le volume de l'enceinte à l'extérieur du fantôme pour permettre le remplissage du volume par le gel, au moins un orifice servant d'entrée au gel dosimétrique, au moins un orifice de sortie pour permettre l'évacuation de l'air au fur et à mesure du remplissage du gel sans formation de bulle d'air. Ainsi, dans l'étape de préparation des plans de l'ossature du fantôme 30 physique, pour chaque organe du modèle au moins un orifice de remplissage d'entrée de gel, au moins un orifice de remplissage de sortie d'air, ainsi que des conduits de remplissage des volumes des organes radiologiques, reliés entre les orifices de remplissage et l'extérieur du fantôme, sont déterminés respectivement au travers de leurs emplacements, leurs diamètres pour les orifices de remplissage, leurs emplacements, leur trajets et leurs diamètres pour les conduits de remplissage par rapport à un repère géométrique triaxial lié à l'ossature virtuelle. Pour chaque organe radiologique, le nombre des orifices de remplissage d'entrée de gel, le nombre des orifices de remplissage de sortie d'air, les emplacements et les diamètres de l'au moins un orifice de remplissage d'entrée de gel et de l'au moins un orifice de remplissage de sortie d'air, ainsi que les trajets et les diamètres des conduits de remplissage des volumes des organes radiologiques, reliés entre les orifices de remplissage et l'extérieur du fantôme, sont déterminés de sorte à permettre le remplissage de l'organe radiologique sans bulles de volume. De manière supplémentaire et en variante, le nombre total des orifices de remplissage, les emplacements des orifices de remplissage et les trajets des conduits de remplissage, les formes lissés des volumes des organes radiologiques sont déterminés pour ne pas modifier significativement la propagation du rayonnement vers une zone à traiter en fonction de l'emplacement de la zone à traiter, de l'angle d'entrée du faisceau de rayonnement. Le système de remplissage, formé par les conduits de remplissage peut servir également servir de système de maintien en formant une partie du support de maintien des organes radiologiques. Le nombre total des orifices de remplissage, les emplacements des orifices de remplissage et les trajets des conduits de remplissage sont déterminés pour ne pas modifier significativement la propagation du rayonement vers une zone à traiter en fonction de l'emplacement de la zone à traiter, de l'angle d'entrée du faisceau de rayonnement. Cela peut impliquer de connaitre au moins succinctement l'angle d'entrée des faisceaux de rayonnement. Dans le cas d'une exposition globale, les systèmes de remplissage doivent être aussi petits que possible. Selon leur position et leur nombre, et la perturbation introduite sur la distribution des doses dans le fantôme qu'ils introduisent dans le modèle par rapport à la réalité et déterminable virtuellement par un outil de calcul, un processus de calcul itératif optimisant leur nombre et la position des conduits peut conduire à reprendre le travail au niveau du lissage des surfaces des organes ou du positionnement des orifices de remplissage. Une fois déterminés les plans de l'architecture de l'ossature du lo fantôme, c'est-à-dire les plans intégrant dans une même structure les parois des enceintes munies de leurs orifices de remplissage, le système de maintien et le système de remplissage, ces plans sont traduits dans la troisième étape 8 en un programme de commandes d'impression 3D, adaptées à une imprimante 3D donnée, permettant de réaliser effectivement 15 l'ossature matérielle du fantôme. Dans une quatrième étape 10, l'ossature matérielle du fantôme physique dépourvue de gels, est réalisée par un procédé d'impression 3D à l'aide de l'imprimante 3D, et du programme de commandes élaborées dans la troisième étape 8. 20 Dans l'ossature matérielle du fantôme physique dépourvu de gels ainsi réalisée, les cavités formant les volumes des organes destinés à être remplis de gels dosimétriques sont remplies d'air, et sont délimitées chacune par des parois solides constituées par les encres de l'imprimante 3D choisies pour leurs propriétés équivlentes à celles des tissus biologiques vis-à-vis de 25 l'interaction des rayonnements ionisants. Ensuite, dans une cinquième étape 12 de test, la qualité de la conception et de la réalisation du fantôme physique à vide sans gel est vérifié a travers des tests de performances mécaniques et radiologiques. Les performances testées concernent l'absence de fuites du fantôme, 30 l'homogénéité du remplissage, et l'absence de perturbation introduite sur la distribution des doses dans le fantôme par les orifices et les coduits de remplissage. L'absence de fuite est vérifiée de manière suffisante par un test de remplissage en eau. L'homogénéité du remplissage est vérifié par l'absence de bulle d'air. L'absence de perturbation, introduite sur la distribution des doses dans le fantôme par les orifices et les conduits de remplissage, peut être vérifiée en visualisant au moyen de faisceaux lumineux le trajet des futurs faisceaux de rayonnements ionisants. Si au moins un des tests échoue, les anomalies et les points critiques du fantôme sont identifiés, et traduits en exigences supplémentaires de conception du fantôme dans une sixième étape 14 de définition de contraintes supplémentaires et les deuxième, troisième, quatrième, cinquième étapes, 6, 8, 10, 12 sont à nouveaux exécutées. Si les tests des performances mécaniques et radiologiques sont remplies avec succès, alors dans une septième étape 16 de remplissage de chaque enceinte de l'ossature du fantôme associé à un organe radiologique est remplie par un gel dosimétrique dont les caractéristiques physiques sont proches de la classe des compositions chimiques et des masses volumiques de l'organe radiologique. De manière préférée, le remplissage du fantôme est mis en oeuvre en phase liquide pour chacun des gels, et les gels sont laissés au repos dans les cavités pour gélifier ensuite à l'état de gel proprement dit, le temps de gélification étant fonction de la masse totale de gel contenu dans le fantôme. Le remplissage des volumes internes des enceintes est assuré au moyen des tuyaux reliant les enceintes à l'extérieur du fantôme à vide. Lors de l'étape de remplissage 16, un ou plusieurs gels dosimétriques, par exemple un gel de Fricke ou un gel polymère sont utilisés. De préférénce, les caractéristiques de ces gels sont proches des composition chimiques et des masses volumiques des différents organes qu'ils simulent. Suivant la Figure 2, un procédé 102 de détermination expérimentale d'une distribution volumique de doses de rayonnement reçues par un fantôme, représentative d'une distribution de doses qui seraient recues par un organisme biologique placé dans de mêmes conditions d'irradiation prédéterminées, comprend une première étape 104 de fourniture d'un fantôme physique radiométrique, fabriqué selon le procédé de production 2 de la Figure 1 ou l'une ou plusieurs de ses variantes. Le procédé de détermination expérimentale 102 comprend en outre des deuxième, troisième étapes 106 et 108, exécutées successivement après l'étape de fourniture 104 du fantôme physique. Dans la deuxième étape 106, le fantôme physique fourni dans la première étape de fourniture 102 est irradié sous les conditions d'irradiation prédéterminées qui ont régi la conception et la réalisation du fantôme physique fourni, et qui sont identiques à celles auxquelles un patient serait ou aurait été soumis, par exemple auprès de moyens d'irradiation à visée thérapeutique en radiothérapie comme par par exemple un accélérateur linéaire médical (LINAC) ou auprès de toutes installations d'irradiation à visée diagnostic ou encore auprès d'installation reproduisant les conditions lors de la survenue d'un accident d'irradiation. Les rayonnements utilisés sont des rayonnements ionisants par exemple de photons, électrons, protons, et noyaux lourds. Puis dans la troisième étape 108, il est procédé à une lecture 110 d'un paramètre physique des gels irradiés in situ dans le fantôme physique en plaçant le fantôme physique rempli des gels irradiés dans un appareil d'imagerie, et à l'encodage 112 des lectures du paramètre physique sous la forme de données brutes de lecture. L'appareil d'imagerie est un appareil utilisant par exemple un procédé par transmission optique ou un appareil d'imagerie à Résonance Magnétique Nucléaire RMN. Les informations brutes de lecture représentent un paramètre physique lu, par exemple une densité optique, un temps de relaxation. Ensuite, dans la même troisième étape 108, les données brutes de lecture sont traitées 114 pour déterminer une image de la distribution tridimensionnelle des doses de rayonnement reçues dans la partie ou la totalité de l'organisme biologique. L'étape de traitement des données de lecture 114 comprend les sous- étapes 116, 118, consistant à traduire 116 à partir d'un étalonnage dosimétrique des gels l'information brute de lecture en termes de doses absorbées suivant une distribution tridimensionnelle, et à regrouper les données traduites 118 en termes de doses absorbées pour créer des images particulières comprises dans l'ensemble des coupes bidimensionnelles selon un plan de coupe prédéterminé, des surfaces « isodose en trois dimensions, des images proposées par les logiciels de planification de traitement de radiothérapie. Cette distribution des doses est comparée à celle fournie par le système de planification du traitement de radiothérapie ou tout autre moyen de détermination de la distrbution en 3D ou de reconstitution informatique de l'accident. La comparaison des deux distributions permet selon le cas, une validation des modalités du traitement avant d'avoir réellement irradié le patient, ou de vérifier les circonstances de l'accident et de donner accès à des informations utiles pour le diagnostic et le traitement. Suivant la Figure 3, un modèle radiologique 202 schématique et purement illustratif est représenté sous la forme d'une première vue globale de dessus 204 et d'une deuxième vue 206 d'une coupe du modèle radiologique 202 suivant un plan médian 208 de coupe perpendiculaire à la vue de dessus 204. Le modèle radiologique comprend un milieu 210 correspondant à un gel de caractéristiques équivalentes en moyenne à celles des organes non identifiés contenus dans un parallélépipède 212, des organes radiologiques 222, 224, 226, 228, 230, ici au nombre de cinq, étant identifiés dans ce même parallélépipède 212. Les volumes des organes radiologiques 222, 224, 226 sont ici de manière simplifiée des sphères de rayons différents, tandis que les volumes des organes radiologiques 228 et 230 sont respectivement un cylindre allongé selon un axe d'orientation verticale sur la vue de coupe 206, et un disque aplati dans un plan perpendiculaire au plan de coupe 208, le cylindre et le disque ayant des formes adoucies. L'organe radiologique 228 est constitué d'une première classe de matériau radiologique correspondant à un premier motif de hachurage 232 tandis que les organes radiologiques 222, 230 sont constitués d'une deuxième classe de matériau radiologique correspondant à un deuxième motif de hachurage 234. Les organes radiologiques 222, 226, 230 sont constitués d'une troisième classe de matériau radiologique correspondant à un troisième motif de hachurage 236. La Figure 4 est une vue d'une coupe d'une ossature 252 d'un fantôme physique obtenue après l'impression 3D. L'ossature 252 du fantôme physique a été obtenue à partir du modèle radiologique 202 de la Figure 3 en mettant en oeuvre les étapes de la Figure 1. L'ossature 252 du fantôme physique comprend des enceintes vides 302, 304, 306, 308, 310, définies respectivement par les volumes des organes radiologiques de la Figure 3, et délimités respectivement par des parois 312, 314, 316, 318, 320 constituées d'une ou de plusieurs encres d'impression 3D durcissables, transparentes au rayonnement si leur épaisseur est suffisamment fine ou ayant des caractéristiques d'interaction avec le rayonnement ionisant similaires à celles des tissus simulés ou à celles des gels qu'elles confinent. Chaque enceinte 302 ; 304 ; 306 ; 308 ; 310 est ici pourvue sur sa paroi d'un orifice de remplissage d'entrée du gel et d'un office de remplissage d'évacuation de l'air, raccordés respectivement à des conduits de remplissage 332, 333 ; 334, 335 ; 336, 337 ; 338, 339 ; 340, 341 débouchant à l'extérieur de l'ossature 252 et raccordés à une structure de maintien 342 en position des enceinte entre elles. Les emplacements et les diamètres des orifices de remplissage, les diamètres et les trajets de conduits de remplissage 332, 333 ; 334, 335 ; 336, 337 ; 338, 339 ; 340, 341 sont configurés pour permettre le remplissage de chaque enceinte 302 ; 304 ; 306 ; 308 ; 310 par son gel associé sans formation de bulle de volume. Les emplacements et les diamètres des orifices de remplissages, les diamètres et les trajets de conduits de remplissage 332, 333 ; 334, 335 ; 336, 337 ; 338, 339 ; 340, 341 sont également configurés pour éviter que les conduits ne perturbent la distribution attendue des doses dans la zone du fantôme correspondant à la zone à traiter de l'organisme biologique en fonction de l'emplacement de la zone à traiter et de l'angle d'entrée du faisceau de rayonnement. Ici, la zone à traiter est supposée située sur la partie supérieure gauche de la Figure 4 du fantôme avant remplissage des gels 252 et le faisceau du rayonnement est dirigée suivant la flêche 343. Les orifices et les conduits de remplissage sont en conséquence disposés ici sur le côté droit de la Figure 4. Ici, le routage des conduits de remplissage est simple mais il peut être beaucoup plus complexe dans d'autres cas. Il est remarquer qu'ici le système de remplissage, formé par les conduits de remplisage contribue au maintien des enceintes entre elles en complément de l'action d'autres structures de maintien 344, 346, 348. En variante, le système de remplissage et le système de maintien sont séparés. Suivant la Figure 5, un fantôme physique 352 rempli des gels dosimétriques non irradiés, obtenu à la fin du procédé de production de la Figure 1 comporte l'ossature 252 du fantôme de la Figure 4 dans laquelle les enceintes 302, 304, 306, 308, 310 sont remplies de leurs gels dosimétriques dont les masses volumique et les compositions chimiques correspondent aux classes des organes radiologiques du modèle radiologique de la Figure 3. Ici, l'enceinte 308 est remplie d'un premier gel 362 correspondant à la première classe radiologique, les enceintes 302, 306, 310 sont remplies d'un deuxième gel 364 correspondant à la deuxième classe radiologique, et l'enceinte 304 est remplie d'un troisième gel 366 correspondant à la troisième classe radiologique. Suivant la Figure 6, un système de production 402 du fantôme physique radiométrique 352 de la Figure 5 mettant en oeuvre le procédé de production 2 du fantôme de la Figure 1 est illustré. Le système de production 402, délimité par une bordure en traits pointillés sur la Figure 6, comprend un moyen de fourniture 404 d'une ou de plusieurs images tridimensionnelles anatomiques des tissus de l'organisme biologique en termes de compositions chimiques et de masses volumiques, un calculateur électronique 406, une l'imprimante 3D 408, au moins deux gels dosimétriques différents, ici les trois gels 362, 364, 366, et un moyen de remplissage 368 du fantôme vide 352 par les gels dosimétriques 362, 364, 366. Le calculateur électronique 406 est configuré pour déterminer un modèle tridimensionnel 3D radiologique représentatif de l'absorption et la diffusion du rayonnement au sein de l'organisme biologique, en regroupant dans des organes radiologiques les tissus qui sont adjacents entre eux et qui ont des compositions chimiques et des masses volumiques voisines. Chaque organe radiologique occupe un volume d'organe radiologique, délimité par une surface d'enveloppe correspondante. Le volume radiologique est égal ou approche par lissage de ses contours la somme des volumes des tissus regroupés au sein de l'organe radiologique. Chaque organe radiologique est caractérisé par une classe de compositions chimiques et de masses volumiques voisines. Le calculateur électronique 406 est également configuré pour, à partir du modèle tridimensionnel radiologique, déterminer suivant l'étape 8 de la Figure 1 les plans d'une ossature matérielle de fantôme physique comme étant l'ensemble des enveloppes des organes radiologiques ou des parois d'enceintes d'organe, maintenues en position relative, l'ensemble des conduits de remplissage, l'ensemble des supports de maitien, et traduire les plans de l'ossature en des commandes de sa réalisation par une imprimante 3D prédeterminée. L'imprimante 3D 408 est configurée pour réaliser l'ossature matérielle 252 du fantôme non rempli des gels dosimétriques, à l'aide des encres d'impression dont les propriétés d'interaction avec les rayonnements ionisants sont voisines de celles des gels et des tissus biologiques qu'ils représentent. Les imprimantes 3D actuellement commercialisées permettent l'impression d'un volume de 60 x 60 x 60 cm3, un tel volume étant suffisant pour représenter toutes parties d'un patient. Les parois des volumes radiologiques représentant les organes peuvent être en plastique sans apporter de perturbation notable à la mesure mais des compositions proches de celles des tissus peuvent être utilisées lorsqu'elles existent. Les gels dosimétriques sont destinés à remplir chacun une enceinte radiologique différente, associée à un organe radiologique différent en termes de classe de compositions chimiques et de masses volumiques. Les gels dosimétriques sont des substances de texture gélatineuse à la température ambiante qui contiennent une espèce dont la nature est modifiée lors de l'irradiation, par exemple du fer ferreux qui est transformé en du fer ferrique pour une gel de Fricke, ou un phénomène de polymérisation pour un gel polymère. De tels gels sont décrits par exemple dans l'article de L.J. Scheiner, intitulé « Review of Fricke gel dosimeters », publié dans Journal of Physics : Conference Seires3 (2004) 9-21. Suivant la Figure 7, un système de détermination expérimentale 502 d'une distribution volumique de doses de rayonnement reçues par le fantôme de la Figure 5 produit par le système de production de la Figure 6 et mettant en oeuvre le procédé 102 de détermination expérimentale de la Figure 2, comprend un système de production 402 d'un fantôme physique radiométrique rempli de gels dosimétriques tel que décrit dans la Figure 6, un moyen d'irradiation 504 du fantôme physique par un rayonnement sous des conditions d'irradiation prédéterminées, un moyen de lecture 506 d'un paramètre physique des gels in situ dans le fantôme, un moyen d'encodage du paramètre physique lu 508 sous forme de données brutes de lecture, et un moyen de traitement 510 des données brutes de lecture. Le moyen de lecture 506 est mis en oeuvre en plaçant le fantôme physique, rempli des gels irradiés 512, dans un appareil d'imagerie utilisant par exemple un procédé par transmission optique ou dans un appareil d'imagerie RMN. Le moyen de traitement 510 des données brutes de lecture est configuré pour déterminer une image de la distribution tridimensionnelle des doses de rayonnement reçues dans la partie ou la totalité de l'organisme biologique. Deux exemples d'applications de l'invention sont décrits ci-dessous. Selon un premier exemple concernant la radiothérapie, lors de la planification d'un traitement, une série d'images diagnostic est réalisée au moyen d'une technique classique telle que le scanner ou la RMN. Ces images sont utilisées par l'équipe médicale pour délimiter les contours de la tumeurs et ensuite introduite dans des programmes de planification des traitements qui génèrent un plan de traitement définissant la qualité, la collimation des faisceaux, le nombre et l'incidence des faisceaux de rayonnement sur le patient. Dans ce cas, la réalisation du traitement, non pas sur le patient mais sur le fantôme physique qui le représente avec précision, permet de comparer la distribution des doses telle que planifiée et celle réellement administrée au fantôme. C'est là un outil de validation a priori du traitement. Il est également possible a posteriori de reproduire pour l'étudier un traitement qui a déjà été administré. Dans les deux cas, la mesure donne accès à des informations sur la distribution des doses en dehors des volumes généralement explorés par les logiciels de planification. De telles données peuvent s'avérer très intéressantes dans le cas des études sur les seconds cancers qui pourraient être radio-induits. Selon un deuxième exemple concernant la reconstitution d'un accident radiologique, suite à un accident radiologique, le traitement des personnes irradiées dépend de la façon dont ils ont été irradiés, c'est-à-dire de la distribution des doses dans les différents organes. Cette distribution des doses peut être calculée au moyen de logiciel de reconstitution d'accident, voire estimée à partir de mesure dans des fantômes standard. La mesure de cette distribution des doses dans un fantôme anthropomorphique réaliste, représentatif de la "géométrie" réelle interne et externe du patient est alors comparée à celle calculée. Cette comparaison permet de valider les résultats des calculs, par conséquent de vérifier les circonstances de l'accident, et de donner accès à des informations utiles pour le diagnostic et le traitement. Dans ces deux exemples, l'utilisation de fantômes anthropomorphiques tels que proposés par l'invention et représentatifs du patient dans son particularisme, permet, associée à un moyen de mesure qui évalue en trois dimensions et en une seule mesure la distribution des doses dans le patient, par exemple un scanner ou une station RMN, permet une validation plus précise et plus rapide Les fantômes de l'invention seront le plus souvent des fantômes anthropomorphiques et pourront être utilisés pour tout type de radiothérapie externe : RCMI/IMRT (et toutes irradiations rotationnelles - Tomothérapie, VMAT, Rapidarc ...) ; stéréotaxie ; thérapie proton/hadron; curiethérapie. Cette utilisation s'inscrit dans le processus d'assurance qualité (vérification expérimentale des traitements) ou encore d'étude à posteriori des risques de « second cancer ». En fait plus généralement, pour inclure les cas de reconstitution d'accident, ces fantômes sont utiles dans tous les domaines ou une connaissance de la distribution des doses dans le patient est nécessaire a priori ou a postériori : test et validation des traitements en radiothérapie, test et validation d'exposition aux rayonnements ionisants à visée diagnostic, étude a posteriori de traitement déjà prodigués, et reconstitution d'accident radiologique. REVENDICATIONS1. Procédé de production d'un fantôme physique radiométrique d'un organisme biologique pour déterminer expérimentalement sous des conditions d'irradiation prédéterminées une distribution volumique des doses de rayonnement reçues par le fantôme, représentative de la distribution des doses qui seraient recues par l'organisme biologique placée dans les mêmes conditions d'irridiation, l'organisme biologique ayant au moins deux volumes de tissus biologiques dont les compositions chimiques et les masses volumiques sont nettement différentes, le procédé de production comprenant les étapes consistant à : à partir d'une ou de plusieurs images tridimensionnelles anatomiques des tissus en termes de compositions chimiques et de masses volumiques, déterminer (6) un modèle tridimensionnel radiologique, représentatif de l'absorption et la diffusion du rayonnement à l'intérieur de l'organisme biologique, en regroupant dans des organes radiologiques les tissus adjacents entre eux et ayant des compositions chimiques et des masses volumiques voisines, chaque organe radiologique occupant géométriquement dans l'espace un volume radiologique, égal ou approchant par lissage des contours de son enveloppe la somme des volumes de tous les tissus regroupés dans le même organe radiologique, et étant caractérisé par une classe radiologique identifiant la plage des compositions chimiques et des masses volumiques voisines des tissus regroupés dans le même organe radiologique ; puis à partir du modèle radiologique, réaliser (10) à l'aide d'une impression 3D une ossature matérielle du fantôme physique en reproduisant chaque volume radiologique par une enceinte remplie d'air et délimitée par une paroi, la paroi étant constituée d'une encre d'impression 3D; puis remplir (16) chaque enceinte de l'ossature matérielle du fantôme, 30 associée à un organe radiologique par un gel dosimétrique dont les caractéristiques physiques sont proches ou identiques à celles de la classe des compositions chimiques et des masses volumiques de l'organe radiologique. 2. Procédé de production d'un fantôme physique radiométrique selon la revendication 1, dans lequel, pendant la détermination (6) du modèle radiologique, pour chaque regroupement de tissus biologiques dans un même organe radiologique, un volume radiologique intermédiaire est d'abord déterminé comme 10 étant égal à la somme des volumes des tissus regroupés dans l'organe radiologique, puis le volume radiologique de l'organe radiologique est déterminé en lissant les contours du volume radiologique intermédiaire afin de limiter les anfractuosités et faciliter le remplissage du gel dosimétriqe. 3. Procédé de production d'un fantôme physique radiométrique selon la revendication 2, comprenant en outre une étape (8) de préparation de plans logiciels de fabrication de l'ossature matérielle du fantôme et de traduction de ces plans en un programme de commandes d'impression 3D de l'ossature, insérée entre l'étape (6) de détermination du modèle radiologique et l'étape (10) d'impression 3D de l'ossature du fantôme, dans laquelle étape de préparation (8), pour chaque enceinte asociée à un organe radiologique, le nombre des orifices de remplissage d'entrée de gel, le nombre des orifices de remplissage de sortie d'air, les emplacements et les diamètres du ou des orifices de remplissage d'entrée de gel et du ou des orifices de remplissage de sortie d'air, ainsi que les trajets et les diamètres des conduits de remplissage de l'enceinte, reliés entre les orifices de remplissage et l'extérieur du fantôme, sont déterminés de sorte à permettre le remplissage de l'organe radiologique sans bulles de volume. 4. Procédé de production d'un fantôme physique radiométrique selon la revendication 3 dans lequel le nombre total des orifices de remplissage, les emplacements des orifices de remplissage et les trajets des conduits de 5 remplissage de l'ensemble des enceintes sont déterminés pour ne pas gêner la propagation du rayonnement vers une zone à traiter en fonction de l'emplacement de la zone à traiter et/ou de l'angle d'entrée du faisceau de rayonnement. 5. Procédé de production d'un fantôme radiométrique selon la revendication 4 dans lequel le nombre total des orifices de remplissage, les emplacements des orifices de remplissage et les trajets des conduits de remplissage, les formes lissées des volumes des enceintes sont déterminés pour ne pas gêner la propagation du rayonnement vers une zone à traiter en fonction de l'emplacement de la zone à traiter et/ou de l'angle d'entrée du faisceau de rayonnement. .6- Procédé de production d'un fantôme radiométrique selon l'une quelconque des revendication 1 à 5 dans lequel les gels dosimétriques sont 20 compris dans l'ensemble formé par les gels de Fricke et les gels polymère. .7- Procédé de détermination expérimentale d'une distribution volumique de doses de rayonnement reçues par un fantôme physique radiométrique représentative d'une distribution de doses qui seraient reçues 25 par la partie ou de la totalité d'un organisme biologique placé dans de mêmes conditions d'irradiation prédéterminées, comprenant les étapes consistant à: Fournir (104) un fantôme physique rempli de ses gels dosimétriques et fabriqué selon l'une quelconque des revendications 1 à 6; Irradier (106) ensuite le fantôme physique sous les conditions 30 d'irradiation prédéterminées ;Procéder (108) à une lecture (110) d'un paramètre physique des gels in situ dans le fantôme en plaçant le fantôme rempli des gels irradiés dans un appareil d'imagerie utilisant par exemple un procédé par transmission optique ou dans un appareil d'imagerie RMN et l'encoder (112) sous forme de données brutes de lecture ; Traiter (114) ensuite les données brutes de lecture pour déterminer une image de la distribution tridimensionnelle des doses de rayonnement reçues dans la partie ou la totalité de l'organisme biologique. .8- Procédé de détermination expérimentale d'une distribution volumique de doses de rayonnement reçues par un fantôme physique selon la revendication 7, caractérisé en ce que les informations brutes de lecture représentent un paramètre physique lu compris dans l'ensemble formé par une densité optique, un temps de relaxation. 9- Procédé de détermination expérimentale d'une distribution volumique de doses de rayonnement reçues par un fantôme physique selon l'une des revendications 7 et 8, dans laquelle l'étape de traitement des données de lecture (114) comprend les étapes consistant à Traduire (116) l'information brute de lecture en termes de doses absorbées ; et Regrouper (118) les données traduites en termes de doses absorbées pour créer des images particulières comprises dans l'ensemble des coupes bidimensionnelles selon un plan de coupe prédéterminé, des surfaces « isodose » en trois dimensions, des images proposées par les logiciels de planification de traitement de radiothérapie. 10- Procédé de détermination expérimentale d'une distribution volumique de doses dues aux rayonnement reçues par un fantôme selon l'une 30 des revendications 7 à 9, dans lequel les rayonnements sont desrayonnements de particules comprises dans l'ensemble formé par les photons, les électrons, les protons, les noyaux lourds. .11- Fantôme physique radiométrique d'un organisme biologique pour 5 déterminer expérimentalement sous des conditions d'irradiation prédéterminées une distribution volumique des doses de rayonnement reçues par le fantôme représentative de la distribution des doses qui seraient recues par l'organisme biologique placée dans les mêmes conditions d'irridiation, l'organisme biologique ayant au moins deux volumes de tissus biologiques 10 dont les compositions chimiques et les masses volumiques sont nettement différentes, caractérisé en ce que le fantôme physique comprend Au moins deux enceintes (302, 304,308), maintenues en position dans un cadre de support (342), délimitées par des parois respectives constituées d'encre solide d'impression 3D transparente au rayonnement, et remplie 15 chacune d'un gel dosimétrique différent (364, 366, 362), les au moins deux enceintes (302, 304, 308) ayant des volumes radiologiques différents et séparés, chaque volume radiologique étant identique ou s'approchant par lissage des contours de la somme des volumes d'un ensemble complet de tissus biologiques regroupés de l'organisme 20 biologique imité radiologiquement, lesdits tissus regroupés étant adjacents entre eux et ayant des compositions chimiques et des masses volumiques voisines, et les au moins deux gels dosimétriques (364, 366, 362), remplissant chacun au moins une enceinte différente (302, 304, 308) ayant chacun des 25 caractéristiques physiques proches des compositions chimiques et des masses volumiques des tissus biologiques adjacents regroupés dont la somme des volumes est identique ou est approchée par lissage du volume radiologique de l'enceinte que le gel remplit. 30 .12- Fantôme radiométrique selon la revendication 11 dans lequelchaque enceinte (302 ; 304 ; 308) comporte au moins un orifice de remplissage d'entrée de gel et au moins un orifice de remplissage de sortie d'air, et au moins deux conduits de remplissage (332,333 ; 334, 335 ;338, 339) reliés entre les orifices de remplissage et l'extérieur du fantôme, et pour chaque enceinte (302 ; 304 ; 308), le nombre des orifices de remplissage d'entrée de gel, le nombre des orifices de remplissage de sortie d'air, les emplacements et les diamètres du ou des orifices de remplissage d'entrée de gel et du ou des orifices de remplissage de sortie d'air, ainsi que les trajets et les diamètres des conduits de remplissage de l'enceinte, reliés entre les orifices de remplissage et l'extérieur du fantôme, sont configurés pour permettre le remplissage de l'enceinte à un débit prédéterminé sans création de bulle de volume. .13- Système de production d'un fantôme physique radiométrique simulant les propriétés d'absorption ou de diffusion d'un rayonnement d'un organisme biologique, l'organisme biologique ayant au moins deux volumes de tissus biologiques dont les compositions chimiques et les masses volumiques sont nettement différentes, le système comprenant un moyen de fourniture (404) d'une ou de plusieurs images tridimensionnelles anatomiques des tissus en termes de compositions chimiques et de masses volumiques, un calculateur électronique (406) configuré pour à partir d'une ou de plusieurs images tridimensionnelles anatomiques 25 des tissus en termes de compositions chimiques et de masses volumiques, déterminer (6) un modèle tridimensionnel radiologique, représentatif de l'absorption et la diffusion du rayonnement à l'intérieur de l'organisme biologique, en regroupant dans des organes radiologiques les tissus adjacents entre eux et ayant des compositions chimiques et des masses 30 volumiques voisines,chaque organe radiologique occupant géométriquement dans l'espace un volume radiologique, égal ou approchant par lissage des contours de son enveloppe la somme des volumes de tous les tissus regroupés dans le même organe radiologique, et étant caractérisé par une classe radiologique identifiant la plage des compositions chimiques et des masses volumiques voisines des tissus regroupés dans le même organe radiologique, et à partir du modèle tridimensionnel radiologique déterminer les plans d'une ossature matérielle du fantôme comme étant un ensemble d'enceintes, de conduits de remplissage en gel des enceintes, et d'éléments de support pour maintenir en position les enceintes entre elles, puis traduire les plans de l'ossature matérielle en un programme de commandes d'impression 3D à exécuter par une imprimante 3D prédeterminée (408), l'imprimante 3D prédéterminée (408) configurée pour réaliser l'ossature matérielle du fantôme non rempli des gels dosimétriques, à l'aide d'encres d'impression 3D transparentes au rayonnement ; au moins deux gels dosimétriques différents (362, 364, 366) destinés à remplir chacun une enceinte radiologique différente associée à un organe radiologique différent en termes de classe de compositions chimiques et de masses volumiques, et un moyen de remplissage (410) du fantôme vide par les aux moins deux gels dosimétriques. .14- Système de production d'un fantôme physique radiométrique selon la revendication 13, dans lequel le calculateur électronique (406) est configuré 25 pour chaque regroupement de tissus biologiques dans un organe radiologique, Déterminer un volume radiologique intermédiaire comme étant égal à la somme des volumes des tissus regroupés dans l'organe radiologique, et Déterminer le volume radiologique de l'organe radiologique en lissant 30 les contours du volume radiologique intermédiaire afin de limiter les anfractuosités et faciliter le remplissage future du gel.15- Système de production d'un fantôme physique radiométrique selon l'une quelconque des revendications 13 à 14, dans lequel le calculateur électronique (406) est configuré pour chaque organe radiologique, Déterminer le nombre des orifices de remplissage d'entrée de gel, le nombre des orifices de remplissage de sortie d'air, chaque emplacement et diamètre du ou des orifices de remplissage d'entrée de gel, chaque emplacement et diamètre du ou des orifices de remplissage de sortie d'air, ainsi que les trajets et les diamètres des conduits de remplissage des volumes des organes radiologiques, reliés entre les orifices de remplissage et l'extérieur du fantôme, de sorte à permettre le remplissage de l'organe radiologique sans bulles de volume. .16- Système de production d'un fantôme physique radiométrique selon la revendication 15, dans lequel le calculateur électronique (406) est configuré pour déterminer le nombre total des orifices de remplissage, les emplacements des orifices de remplissage et les trajets des conduits de remplissage de sorte à ce que les conduits ne gênent pas la propagation du rayonnement vers une zone à traiter en fonction de l'emplacement de la zone à traiter, de l'angle d'entrée du faisceau de rayonnement. .17- Système de production d'un fantôme physique radiométrique selon la revendication 16, dans lequel le calculateur électronique (406) est configuré pour déterminer le nombre total des orifices de remplissage, les emplacements des orifices de remplissage et les trajets des conduits de remplissage, les formes lissés des volumes des organes radiologiques pour ne pas modifier significativement la propagation du rayonement vers une zone à traiter en fonction de l'emplacement de la zone à traiter, de l'angle d'entrée du faisceau de rayonnement..18- Système de détermination expérimentale d'une distribution volumique de doses de rayonnement reçues par un fantôme représentative d'une distribution de doses qui seraient recues par la partie ou de la totalité d'un organisme biologique placé dans de mêmes conditions d'irradiation prédéterminées, comprenant : Un système de production (402) d'un fantôme physique radiométrique rempli de gels dosimétriques défini selon l'une quelconque des revendications 13 à 17 ; Un moyen d'irradiation (504) du fantôme physique (352) par un rayonnement sous des conditions d'irradiation prédéterminées ; Un moyen de lecture (506) d'un paramètre physique des gels in situ dans le fantôme lorsque ce dernier rempli des gels irradiés est placé dans un appareil d'imagerie utilisant par exemple un procédé par transmission optique ou dans un appareil d'imagerie RMN et un moyen d'encodage du paramètre physique lu sous forme de données brutes de lecture ; Un moyen de traitement (508) des données brutes de lecture pour déterminer une image de la distribution tridimensionnelle des doses de rayonnement reçues dans l'organisme biologique. .19- Produit programme d'ordinateur comportant un ensemble d'instructions qui lorsqu'elles sont chargées et exécutés par le calculateur électronique (406) et/ou le moyen de traitement (508) des données brutes de lecture du système de production (402) et du système de détermination expérimentale (502) définies respectivement dans les revendications mettent en oeuvre une partie des étapes du procédé de production défini selon les revendications 1 à 6 et dans le procédé de détermination expérimentale défini selon les revendications 7 à 10, en particulier les étapes (6), (8), (106) et (108).