FR 3019467 A1 20151009 FR 1400803 A 20140402 La présente invention concerne un nouveaux perfuseur médical par gravite en matière plastique destiné l'administration d'une solution médicamenteuse ou un sérum par voie parentérale chez un être humain ou chez un animal qui stop le passage de l'air dans la tubulure la fin de la perfusion même si le régulateur de débit 05 est ouvert L'utilisation du perfuseur classique laisse passer de l'air dans la tubulure en fin de perfusion ce qui provoque un risque d'embolie gazeuse chez le malade Ce nouveaux perfuseur remédie à cet inconvénient et assure une protection contre le passage de l'air dans la tubulure en fin de perfusion et présente les avantages 10 suivant : 1-Il stop le risque d'embolie gazeuse. 2-Il réduit le stress chez le personnel infirmier. 3-Il réduit le nombre de perfuseur lors du changement de flacon de sérum. Voir figures let 2 Selon une première description il est constitué : 1-D'un perforateur (1) a double canal avec un compte gouttes (3) et une prise d'air (2) incorporées. 2-D' une chambre compte (4) gouttes cylindrique en plastique transparente compressible qui assure. 20. -L'amorçage de la perfusion avec le pouce sur celle-ci pour en chasser l'air. -Contrôle du débit par comptage des gouttes. -Piégeage des bulles d'air. 3-D'une bille en plastique (6) à I intérieur de la chambre compte gouttes (4). 25- 4-D'une partie inférieure de la chambre compte gouttes qui constitue un lit (7) pour la bille (6) et communique avec l'orifice (11) de la tubulure (9). 301 946 7 2 5-D'une tubulure en plastique (9) raccordée a la chambre compte gouttes (4). 6-D'un filtre pour particules fines. 7-D'un régulateur de débit a roulette (10). Voir figure 1 05. DESCRIPTION Il s'agit d'un nouveau perfuseur munie d'une bille en plastique (6) a l'intérieur de la chambre compte gouttes (4). Avant la fin de la perfusion dès que le flacon de sérum ou de la solution médicamenteuse à perfuser se vide de son contenu la bille (6) en plastique et le 10, niveau de sérum résiduel (8) descendent ensemble vers la partie inférieure de la chambre compte gouttes sous l'action de la gravité. La bille vient se reposer sur l'orifice de la tubulure (11) au fond de la partie inférieure de la chambre compte gouttes (4) et constitue un bouchon pour cet orifice (11) et provoque sa fermeture. 15. Cette bille (6)est un peu légère que le sérum dont sa masse volumique est inférieure a celle du sérum qui est de la valeur I. elle flotte au des sous de la surface du sérum (8) a une distance (5) de 1 à 1.5cm, elle arrive en premier dans le canal (12) formé par le prolongement de la partie inférieure de la chambre compte gouttes (4) et qui mène a l'orifice de la tubulure (11), elle arrive avant le niveau du sérum résiduel (8) 20. et pénètre dans ce canal (12) puis elle arrive a son fond hémisphérique qui fait suite avec l'orifice de la tubulure (11) cette bille (6) est attirée vers l'orifice de la tubulure (11) par la force d'attraction du sérum existant dans la tubulure (9) et la gravité. Elle épouse la forme hémisphérique du fond de ce canal (12), et constitue un bouchon de cet orifice de la tubulure (11), le ferme empêchant l'air (13) et le sérum résiduel (14) 25. existants dans la chambre compte gouttes (4) de passer dans la tubulure (9) à travers cet orifice (11) avant la fin de la perfusion. 3 0 1 9 4 6 7 3 La bille (6) est maintenue en place et ferme l'orifice de la tubulure (11) grâce a : 1-La force de gravité du sérum qui est dans la tubulure (9) provoque une attraction de la bille (6) vers l'orifice de la tubulure (11). 2-La force de gravité exercée sur la bille (6). 05 3-La masse du sérum résiduel (14) qui reste au-dessus de la bille (6) exerce une force descendante sur la bille (6) et empêche sa remonté. Conclusion L'air (13) existant dans la chambre compte gouttes (4) ne peut pénétrer dans la tubulure (9) car : 10 _ 1-L'orifice de la tubulure (11) est fermé par la bille (6). 2-Le sérum résiduel (14) empêche en plus l'air de passer dans la tubulure (9). Les figures 3, 4 et 5 illustrent cette invention. Description de la bille C'est une petite bille (6) en plastique dont le diamètre est légèrement supérieur a 15 _ celui du diamètre de l'orifice de la tubulure (11), elle est lisse ce qui lui permet de glisser facilement dans le canal (12) sa masse volumique est légèrement inférieure a celle du sérum ce qui lui permet de flotter en dessous de la surface du sérum (8) a une distance (5) appelé A cette distance est variable, elle dépend de la masse volumique de la bille (6), plus la masse volumique de la bille augmente plus la 20_ distance A augmente, elle doit se situer entre 1 et 1.5cm pour laisser un peu de sérum sur la bille (6) avant la fin de la perfusion. Sachant que la masse volumique est le rapport -m , plus la masse de la bille augmente plus le rapporte augmente aussi et la distance A (5) augmente, le volume reste constant. 25 Unité de la masse M est en gramme et l'unité du volume V est en dm3. Description du lit de la bille(7) Il est formé par le prolongement de la partie inférieure de la chambre compte gouttes (4), se compose d'un canal (12) de coupe circulaire dont le fond est hémisphérique et communique avec l'orifice (11) de la tubulure ou la bille (6) vient se reposer a la fin 0 sle la perfusion. Utilisations Ce perfuseur peut être utilisé plusieurs fois. Le manipulateur suit les étapes suivantes : 1-Il ferme le régulateur de débit (10). 10:2-II introduit le perforateur (1) dans le flacon de sérum à perfuser. 3-Il remplit la chambre compte gouttes (4) de sérum du flacon par simple pression sur cette dernière qui fait chasser l'air de la chambre (4) vers le flacon et fait entrer le sérum du flacon vers la chambre (4). 4-Le manipulateur tient entre ses deux doigts la tubulure (9) Juste en bas de la 1 chambre compte gouttes (4) et avant le régulateur de débit (10) et exerce une pression qui fait déloger la bille (6) de son lit et la libère. 5-La bille (6) remonte à la surface du sérum et flotte de 1 à 1.5cm au dessous du niveau du sérum (8) sous l'effet de sa masse volumique qui est légère. 6-Le manipulateur chasse les bulles d'air qui se trouvent dans la tubulure (9) par 20.simple coup qui les fait remonter a la surface du sérum dans la chambre compte gouttes (4). 7-A la fin I opération il ouvre le régulateur de débit (10) et règle le débit. MODES DE REALISATION ET MONTAGE Toute les pièces sont réalisées avec du grain de plastique par injection dans un moule 2 sous haute température. Montage 1-Le raccord terminal est relie a la tubulure (9). 2-Introduction du régulateur de débit (10) dans la tubulure (9). 3-Fixation de la tubulure (9) avec le lit de la bille (7). 05.4-Le lit de la bille (7) est fixée avec la chambre compte gouttes (4). 5-Introduction de la bille(6) dans la chambre compte gouttes (4). 6-Fixation de chambre compte gouttes (4) avec le perforateur (1). REVENDICATIONS1. perfuseur médical comportant un perforateur (1) et une chambre compte gouttes (4) reliée à une tubulure (9) caractérisé par le fait qu'il comprend une bille (6) qui constitue un bouchon destinée à obturer l'orifice (11) de la chambre compte gouttes (4) cette bille (6) est attirée par la gravité du sérum qui reste dans la tubulure (9) et O5 cela dés que le flacon de sérum à perfuser se vide de son contenu 2. le perfuseur selon la revendication 1 caractérisé par le fait que la bille (6) est en matière plastique et présente une masse volumique qui est inferieur a celle du sérum et qui lui permet de flotter en dessous de la surface du sérum à une distance A 3. le perfuseur selon quelconque des revendications précédentes caractérisé par le fait 10 que la partie inférieur de la chambre compte gouttes (4) présente un prolongement qui est formé par un canal (12) et qui se termine par un fond hémisphérique qui communique avec l'orifice de la tubulure (11) et sert de lit (7) pour la bille (6) avant la fin de la perfusion