FR 2998778 A1 20140606 FR 1203335 A 20121204 -1- La présente invention concerne un Potter vertical universel, caractérisé en ce qu'il permet de pratiquer les examens d'imageries médicales dits « stitching » ainsi que les autres examens verticaux habituellement faits sur une table de radiologie conventionnelle. Avec les nouvelles technologies d'imagerie médicales par « capteur plan numérique » tout a été prévu pour les examens à l'horizontal, mais presque rien pour les examens à la verticale (tête en haut et pieds en bas). Pour un examen de radiologie du rachis ou des membres inférieurs « stitching », avec les anciennes technologies ont utilisait des films de radiologie 30 x 120 cm - Aujourd'hui les capteurs plans numériques ne mesures plus que 43x 43 cm, nous sommes donc obligé de faire l'examen en prenant 3 clichés qui sont ensuite reconstruit à l'aide d'un logiciel spécifique. Selon une première caractéristique, la présente invention est caractérisée en ce que le Potter vertical universel permet de positionner et de synchroniser un capteur plan numérique devant le patient, pour qu'ensuite le médecin puisse faire les 3 clichés que nécessite le « stitching » sans avoir à repositionner manuellement le capteur après chaque cliché. Selon une deuxième caractéristique, le Poiler vertical universel permet de de faire tous les examens verticaux habituellement fait sur une table de radiologie conventionnelle. De cette façon, les manipulateurs (trices) ne perdent pas leurs habitudes ni leurs repères. Selon une troisième caractéristique, la présente invention est caractérisée en ce qu'elle soit « tout en un ». Le Poiler vertical universel (1), est caractérisé en ce qu'il est constitué de deux vérins (A) et (B) indépendant l'un de l'autre, permettant de positionner le capteur plan numérique devant le patient avec le vérin (A) pour qu'ensuite le médecin puisse faire les 3 clichés que nécessite-le « stitching » depuis derrière la console de contrôle sans avoir repositionner le capteur à chaque cliché, celui-ci étant piloté par une télécommande mémorisé (C) agissant sur le vérin (B). REVENDICATIONS1) Le Potter vertical universel (1), est caractérisé en ce qu'il est constitué de deux vérins (A) et (B) indépendant l'un de l'autre, permettant de positionner le capteur plan numérique devant le patient avec le vérin (A) pour qu'ensuite le médecin puisse faire les 3 clichés que nécessite le « stitching » depuis derrière la console de contrôle sans avoir repositionner le capteur à chaque cliché, celui-ci étant piloté par une télécommande mémorisé (C) agissant sur le vérin (B). -3-