FR 2987210 A1 20130823 FR 1251592 A 20120222 PROCEDE DE CORRECTION DE LA DERIVE D'UN DETECTEUR DE RAYONNEMENT INFRAROUGE COMPORTANT UNE MATRICE DE BOLOMETRES RESISTIFS D'IMAGERIE ET DISPOSITIF METTANT EN OEUVRE UN TEL PROCEDE DOMAINE DE L'INVENTION La présente invention a trait au domaine de l'imagerie et de la thermographie infrarouge bolométrique. Plus précisément, la présente invention concerne un procédé de correction de la dérive de calibration d'un dispositif de détection infrarouge, ou détecteur, destiné à l'imagerie, ou à l'imagerie thermographique (mesure de température de la scène basée sur l'énergie thermique radiative reçue) d'un rayonnement infrarouge à partir d'une matrice de bolomètres résistifs dits d'imagerie. ETAT ANTERIEUR DE LA TECHNIQUE Dans le domaine de l'imagerie et de la thermographie infrarouge, il est classique de mettre en oeuvre des détecteurs fonctionnant au voisinage de la température ambiante, ce terme recouvrant par exemple des températures comprises entre - 40 °C et + 90 °C, dits « non refroidis ». Ces détecteurs peuvent être régulés en température au niveau de leur plan focal, typiquement à l'aide d'un module Peltier (« TEC » en anglais). Le plus généralement, le plan focal est au contraire libre de varier en température (ou « TECless » en littérature anglo-saxonne). Ces dispositifs utilisent la variation d'une grandeur physique d'un matériau approprié, en fonction de la température, au voisinage de 300K. Dans le cas le plus répandu des détecteurs dits bolométriques, cette grandeur physique est la résistivité électrique. Un détecteur élémentaire d'un tel dispositif de détection associe généralement : ^ des moyens d'absorption du rayonnement infrarouge et de conversion de celui-ci en chaleur ; ^ des moyens d'isolation thermique du détecteur, de telle sorte à permettre à celui-ci de s'échauffer sous l'action du rayonnement infrarouge ; ^ des moyens de thermométrie qui, dans le cadre d'un détecteur bolométrique, mettent en oeuvre un élément résistif ; ^ et des moyens de lecture des signaux électriques fournis par les moyens de thermométrie. Les détecteurs destinés à l'imagerie infrarouge de ce type sont classiquement réalisés sous la forme d'une matrice bidimensionnelle de détecteurs élémentaires, ou bolomètres, chaque détecteur élémentaire de ladite matrice étant formé d'une membrane suspendue via des bras de soutien au dessus d'un substrat support de fabrication collective. Une telle matrice de détecteurs élémentaires est usuellement désignée sous l'expression de « rétine » d'imagerie. Il est par ailleurs ménagé dans le substrat, usuellement en silicium, des moyens électroniques d'adressage séquentiel des détecteurs élémentaires, et de formation d'un signal électrique en relation avec chaque bolomètre, puis éventuellement de traitement plus ou moins élaboré dudit signal. L'ensemble de l'électronique directement connectée aux bolomètres est connu sous l'appellation « circuit de lecture » (ou désigné par l'acronyme anglo-saxon ROIC pour « Read Out Integrated Circuit »). Pour obtenir l'image d'une scène par l'intermédiaire de ce détecteur, l'image de la scène est projetée à travers une optique adaptée sur la matrice de détecteurs élémentaires, cette matrice étant placée dans le plan focal de l'optique. Des stimuli électriques cadencés sont appliqués par l'intermédiaire du circuit de lecture à chacun des détecteurs élémentaires, ou à chaque rangée de tels détecteurs, afin d'obtenir un signal électrique constituant l'image de la température atteinte par chacun desdits détecteurs élémentaires. Ce signal électrique directement lié à la résistance électrique de chaque détecteur élémentaire est utilisé par le système applicatif dans lequel le détecteur est intégré, pour former l'image thermique de la scène observée. Un tel système est appelé par convention « caméra ». Or, il est généralement observé que les matériaux bolométriques habituellement utilisés pour la fabrication d'un bolomètre d'imagerie, comme par exemple du silicium amorphe (a-Si), de l'alliage de silicium et de germanium (a-SixGei,) ou de l'oxyde de vanadium (VOX), présentent une dérive de leur résistance électrique plus ou moins prononcée en fonction du temps, pour des conditions d'exposition correspondant à l'usage normal du détecteur. De manière encore plus critique, on constate également une dérive lorsque ces détecteurs ont été momentanément irradiés par une source très intense dans l'infrarouge, par exemple le soleil ou des sources radiatives puissantes (projecteurs, etc.). On parle dans ce cas plutôt de « rémanence », car la « dérive » ne concerne pas l'ensemble des points élémentaires du détecteur, mais seulement les zones correspondant à l'image de la source chaude à travers l'optique, qui forment une « image » rémanente après que la source à l'origine de cette empreinte ait disparu. On parle souvent dans ce cas « d'image fantôme » (ou « ghost image » ou encore « sunburn » dans la littérature anglo-saxonne), qui disparait plus ou moins rapidement avec le temps, car le matériau sensible des points d'image concernés par cette irradiation élevée a été modifié temporairement, puis revient plus ou moins rapidement vers son état avant irradiation. Ces artefacts sont préjudiciables à la qualité de l'image, et surtout dérèglent localement la calibration du détecteur, c'est-à-dire le rapport entre le signal en sortie et la température de la scène observée. Dans le cadre de la présente invention, le terme général de « dérive » d'un bolomètre caractérise le fait que, pour des conditions environnementales et de fonctionnement données, désignées ci-après par l'expression « conditions de référence », comme par exemple le rayonnement incident sur le bolomètre, la température ambiante pour celui-ci (température interne de la caméra) et les signaux électriques de lecture, les caractéristiques électriques du bolomètre se sont écartées au cours du temps de leur valeur initiale, dites de référence, qui se manifestent dans de telles conditions, notamment lors d'une opération particulière d'acquisition en usine dite de calibration, avant la mise en service opérationnelle du détecteur. Dans le cadre de l'invention, l'écart constaté entre le signal obtenu lors de l'opération de calibration et le signal qui serait obtenu à un instant quelconque ultérieur lors de la vie du détecteur s'il était replacé exactement dans les mêmes conditions, est appelé « dérive », qu'il s'agisse d'une variation liée à une évolution lente, en général uniforme spatialement, des caractéristiques de sensibilité de l'ensemble des bolomètres du détecteur, en relation avec la relative instabilité naturelle des matériaux thermométriques traditionnellement mis en oeuvre, ou des variations beaucoup plus rapides (lors de leur apparition, puis de leur relaxation ultérieure) distribuées spatialement et variables temporellement, résultant de l'observation trop prolongée d'une source de rayonnement intense. Pour bien introduire ce qui suit, il convient de détailler le processus dit de calibration le plus courant de l'état de la technique. Très généralement, ce processus de calibration comporte l'élaboration des paramètres bidimensionnels de corrections (usuellement appelés « tables ») d'offsets et de gains de la rétine matricielle qui sont ensuite utilisées au cours du fonctionnement du détecteur pour corriger les dispersions des caractéristiques des bolomètres. La table d'offsets est obtenue en mesurant et mémorisant l'ensemble des signaux de sortie obtenus devant une première scène de température uniforme (par exemple un corps noir de référence porté à une première température T]). Le signal de sortie (ou niveau continu) est désigné par NCTI, et le signal particulier d'un bolomètre de coordonnées (id) dans la matrice de bolomètres est désigné par NCT/(i,j). La table d'offsets rassemble ainsi simplement l'ensemble des valeurs NCTi(i,J), qui représentent la distribution (la dispersion) du signal de sortie dans ces conditions de référence. Le détecteur est ensuite placé devant une seconde scène de température uniforme 10 différente, par exemple un second corps noir de référence porté à une seconde température T2, et une nouvelle table NCT2(i,j) est acquise et mémorisée. La table de gains de référence G'f(i,j) définie par la relation : 15 NC - NCT1 Gre (i ,j) T2 . . NCT2 (i, j) - NCTi (1, i) est ensuite calculée à partir des tables NCT/(i,J), NCT2(i,j), et des moyennes algébriques respectives NCT, et NCT, de ces tables. Dans la suite du document, la notation de type V , où V est une « table » de valeurs scalaires de mêmes dimensions que la rétine, 20 représente la moyenne algébrique de ladite table. La table G'f (i, j) représente la distribution (dispersion) relative de la réponse ou responsivité (« responsivity » dans la littérature anglo-saxonne) de l'ensemble des bolomètres de la rétine. 25 Ces tables d'offsets et de gains, résultats de la calibration, sont mémorisées dans la caméra et utilisées, après sa mise en service, par une unité de calcul intégrée à la caméra pour pratiquer la traditionnelle « correction deux points » de chaque signal brut S(i, j) de chaque trame d'image, pour obtenir le signal corrigé Sco'(1,j)selon la 30 relation : Sco'(i, j)=G'f(i, j)4(i, j) - NCT1(i, j))+ NCTi Chaque signal brut S(i, j) est ainsi corrigé de son écart individuel par rapport à la 35 moyenne de l'imageur en termes d'offset et de gain. Habituellement, la caméra est pourvue d'un obturateur (« shutter »), interposé entre l'optique et le plan focal sensible, destiné à former l'équivalent d'une scène thermique uniforme à la température de l'obturateur. Lorsqu'il est jugé que le signal de sortie Scorr(i, j) n'est plus assez précis, par exemple à cause d'une dérive de température ou de la dispersion de température du plan focal, notamment pour les détecteurs « TECless » dépourvus de régulation de température, ou en raison des petites dérives individuelles ou globales des bolomètres, l'obturateur est activé, et la table d'offsets NCTI est mise à jour, par exemple remplacée, par une nouvelle table NCshut des signaux bruts de sortie correspondant à l'obturateur fermé. L'usage traditionnel d'un obturateur procure ainsi un moyen simple et précis de formation de tables d'offsets de bonne qualité. Cependant l'observation d'une scène naturellement essentiellement uniforme à température ambiante, sans obturateur, ou la mise en oeuvre d'un moyen d'uniformisation du rayonnement de scène, par exemple par défocalisation de l'image, est également praticable dans le cadre de l'invention. Par la suite pour simplifier les notations, on écrira que la table NCshut « correspond à l'obturateur » sans que cela implique nécessairement la présence d'un obturateur mécanique. Les images obtenues après réouverture de l'obturateur sont alors de nouveau efficacement corrigées à l'aide de la nouvelle table d'offsets. Usuellement, il est considéré qu'il n'est pas nécessaire de mettre à jour la table de gains, car les phénomènes physiques à l'origine des dispersions relatives de réponse, par 25 rapport à la valeur moyenne, ne varient pratiquement pas pendant toute la durée de vie du détecteur. En effet, la réponse Resp d'un bolomètre polarisé en tension, (c'est-à-dire soumis à une tension constante et sans autre contrainte extérieure sur le courant circulant dans le 30 bolomètre), s'exprime de manière générique par l'expression suivante : DS 1 m (teb ( 0 ) Resp = cc Ax s xTCRx Rx scelle a ° scène Rac V ° scène où : ^ Rac est la résistance électrique du bolomètre ; 35 - A est l'aire du bolomètre dédiée à l'absorption du rayonnement ; - Rth est la résistance thermique entre la membrane du bolomètre et le substrat au dessus duquel elle est suspendue ; (1) - e est le coefficient de couplage (ou d'absorption) optique efficace de la membrane ; - TCR est le coefficient de variation de la résistance électrique du bolomètre en fonction de sa température ; - (I) est le flux d'énergie radiative incident sur le bolomètre ; et - etène est la température de scène La réponse est donc déterminée pour une part par des paramètres architecturaux ou de design, tels que l'aire A, la résistance thermique Rth, le coefficient E, et divers paramètres de l'optique équipant le détecteur apparaissant dans le dernier terme (1)(°scène) - Or, on constate que la valeur de ce premier groupe de paramètres, auquel on peut ajouter les paramètres du circuit de lecture destinés à la formation du signal brut S(i, j), n'évolue pas sensiblement dans le temps et reste donc sensiblement constante tout au long de la vie du détecteur. Un autre groupe de paramètres intervient cependant dans la réponse du bolomètre, sous la forme des caractères liés au matériau thermométrique de celui-ci, à savoir sa résistance électrique Rac (à travers sa résistivité p) , et son coefficient de variation relative de résistance avec la température TCR défini par la relation : R,,, TCR =R .a (2) a, ÔT où T est la température de la membrane du bolomètre. 25 Ces paramètres de matériau sont eux susceptibles de dériver de manière significative, comme il a déjà été signalé. En particulier, la résistance électrique Rac des matériaux usuels en bolométrie (oxydes de vanadium et silicium amorphe essentiellement) peut intrinsèquement varier de quelques pourcents sur la durée de vie du détecteur. Cette résistance peut également varier sous l'effet d'un échauffement particulièrement élevé 30 provoqué par une irradiation infrarouge intense et/ou prolongée, ce qui est plus préjudiciable en termes de qualité d'image du fait que la perturbation ne concerne en général qu'une partie de la rétine. Il se forme donc sur l'image une tache de contraste « artificielle » non liée à la scène, qui disparait après correction d'offset seul, c'est-à-dire après mise à jour de la correction « un point », mais sur laquelle la calibration 35 thermographique initiale est faussée, car la table de gains initiale n'est plus exacte sur la partie de la rétine qui a été modifiée. 20 Ces variations ou dérives de calibration, peuvent être significatives en regard de la précision des images ou mesures thermiques qu'on entend réaliser. Ainsi donc, la table de gains utilisée dans la correction « deux points » nécessite d'être re-calibrée régulièrement si l'on souhaite une qualité d'image constante au cours de la vie du détecteur. Il a ainsi été proposé des méthodes de correction de ces dérives, par exemple dans le document FR 2 936 052. Ce document enseigne, pour un détecteur équipé d'un obturateur et d'un module Peltier régulant la température du plan focal sur une température de référence, la correction d'une dérive de réponse (« responsivité ») liée aux variations temporelles ou spatiales des résistances bolométriques. Le principe mis en oeuvre repose sur un dispositif comportant une résistance de référence, elle-même sujette à la dérive considérée, et des moyens de mesure de la dérive de cette résistance de référence par rapport à sa valeur initiale. Ces moyens sont activés à chaque fois qu'une mise à jour de la table de gains est jugée nécessaire en raison d'une dérive de la réponse des bolomètres. La correction consiste, alors que le détecteur est en « service », à acquérir les signaux bruts correspondant à l'obturateur, à déduire de ces signaux une évolution relative de cette résistance de référence par rapport à sa valeur initiale puis à multiplier les gains de la table de gains courante par un facteur proportionnel à ladite évolution relative. Par détecteur en « service », il convient de comprendre que la correction peut être effectuée alors que la caméra est par exemple à la disposition de l'utilisateur, par une procédure ne faisant pas appel aux méthodes de calibration appliquées par le constructeur en usine, notamment à l'aide de corps noirs. La correction pratiquée peut être globale (unique et valable sur l'ensemble de la rétine) ou individuelle (adaptée à chaque point sensible) dans le cas où la résistance de référence est le bolomètre lui-même. La table de gains ainsi actualisée est ensuite appliquée à la correction, par exemple numérique, des signaux bruts. Il est ainsi obtenu une correction substantielle des erreurs liées à la dérive de réponse. Cette méthode est efficace, en ce sens qu'elle élimine l'essentiel des écarts de calibration, et en cas de mise en oeuvre individuelle, également l'essentiel des dérives liées aux irradiations locales intenses. Cependant, il est constaté que les perturbations spatiales de réponse de type « rémanents » faisant suite à une irradiation intense localisée ne sont pas parfaitement corrigées dans toutes les conditions de fonctionnement de la caméra. En effet, lorsque la température de l'obturateur lors de la calibration est proche de la température moyenne de la scène observée par la suite, l'image corrigée « deux points » qui résulte des tables d'offset et de gains actualisées est satisfaisante. En revanche, lorsque la température de la caméra, et donc la température de l'obturateur, est éloignée de la température moyenne de scène, il subsiste après correction « deux points » une image fantôme bien visible des zones préalablement perturbées, en particulier sur des images à faible contraste thermique, qui tendent à être sur-corrigées, conduisant à une inversion du contraste local sur l'image après correction. La figure 1 est une image thermique obtenue à partir d'un détecteur bolométrique de l'état de la technique à base de silicium amorphe mettant en oeuvre les enseignements du document FR 2 936 052 et illustrant le phénomène de sur-correction. L'image de la figure 1 est obtenue après une correction « deux points » de l'état de la technique, après que la table d'offsets ait été corrigée alors que la caméra, et donc l'obturateur, présentaient une température moyenne de 60 °C. La scène observée présente quant à elle une température moyenne de 30 °C. L'échelle de gris de cette image assigne une tonalité claire aux températures les plus élevées, la dynamique globale de l'image en termes de température de scène étant de l'ordre de 4 °C. Les taches foncées sont les « images fantômes » avant la correction deux points, provenant de la présence du soleil dans le champ image du détecteur lors d'une mise en oeuvre antérieure à l'acquisition de l'image de la figure 1, selon diverses durées d'exposition, en plusieurs points de la rétine. Ces taches apparaitraient en contraste très clair en l'absence de correction, mais apparaissent en contraste sombre sur l'image corrigée, ce qui signifie que ces taches sont sur-corrigées. Cet exemple du domaine de l'imagerie est également illustratif de la limitation de l'art antérieur dans le domaine de la thermographie. En effet, l'estimation de température de scène qui serait extraite des points situés dans les zones perturbées sera faussée par rapport à la mesure correcte fournie par les points environnants non perturbés.35 Ces défauts d'imagerie et de calibration sont corrigeables au moyen d'une re-calibration du détecteur en usine, en réitérant le processus d'exposition devant deux corps noirs à deux températures de référence Tl et T2, pour déterminer une nouvelle table de gains comme précédemment décrit. Cependant, outre que cette opération complexe est impossible à mettre en oeuvre pour les systèmes en service, du fait qu'il faut replacer la caméra dans les mêmes conditions thermiques que lors de la calibration, il conviendrait de la reproduire de manière répétitive lors des phases de retour vers l'équilibre (dit relaxation) après irradiation excessive. De fait, cette solution n'est pas envisageable sans une mise hors service prolongée de la caméra. Le document US 7 030 378 propose une approche « de terrain » basée sur deux mesures comparées des résistances électriques des bolomètres, obtenues à deux températures différentes de fonctionnement de la caméra elle-même, après calibration initiale en usine. Outre que cette méthode nécessite une variation élevée de cette température pour produire un résultat exploitable, elle n'est pas en mesure de fournir une solution au problème posé de précision insuffisante de calibration lorsque l'obturateur est porté à une température très différente de la scène. Il subsiste donc un besoin manifeste de disposer d'une méthode adéquate pour l'élimination substantielle des erreurs résiduelles de calibration, et plus précisément des artefacts nuisibles en imagerie et thermographie consécutifs à des périodes d'exposition excessive à un rayonnement thermique intense, toujours constatés après correction selon l'état de l'art. De plus, il subsiste un besoin de disposer d'un protocole de correction de dérive et desdits artefacts qui ne nécessite pas de recourir à des conditions particulières, nécessitant la mise hors service prolongée du détecteur. Il subsiste également un besoin de proposer un protocole de correction de dérive ou 30 desdits artefacts applicable aux caméras en service pourvues d'une circuiterie de lecture standard de l'état de la technique, et de surcroît valide quelle que soit la mise en oeuvre thermique du détecteur, c'est-à-dire de type régulé en température de plan focal, ou non régulé (« TEC-Less »). EXPOSE DE L'INVENTION Le but de la présente invention est donc de proposer une méthode de correction des signaux de sortie d'un détecteur bolométrique, capable de substantiellement maintenir la précision initiale de calibration sur toute la durée de vie du détecteur, sans images fantômes résiduelles (artefacts d'imagerie) en cas d'irradiation excessive, malgré les dérives temporelles et/ou spatiales inhérentes au matériau bolométrique utilisé dans le détecteur, et dans toutes les conditions opérationnelles de la caméra en termes de température ambiante. A cet effet, l'invention a pour objet un procédé de correction d'une table de gains utilisée dans une correction d'une dispersion en réponse de bolomètres résistifs d'une rétine de bolomètres résistifs suspendue au dessus d'un substrat d'un détecteur bolométrique, ladite correction étant appliquée à des signaux bruts de lecture issus desdits bolomètres, et chaque gain de la table de gains étant associé à un bolomètre de la rétine. Selon l'invention, le procédé consiste : - à acquérir des signaux de lecture de la rétine correspondant à une scène sensiblement uniforme en température ; - à calculer une table de correction g de la table de gain en fonction des signaux de lecture acquis selon la relation : g(i,j)= Rac-shut( TCR'f(i, j ) R' 'f(i,j ) TCRshufi, j ) - et à corriger la table de gains selon la relation : G51,1'(1, j) = g (i, j).G'f(i, j) expressions dans lesquelles : - j) représentent les coordonnées des bolomètres dans la rétine et les tables ; - G'f et Gshut sont respectivement la table de gains avant correction et la table de gains corrigée ; - Racshut(i, » est la valeur de résistance du bolomètre de coordonnées (i, j) à l'instant d'acquisition des signaux de lecture ; - Rac nef j est une valeur de la résistance du bolomètre de coordonnées (i, j) à un instant antérieur ; - TCRshut( j) est une valeur du coefficient de variation en température du bolomètre de coordonnées (i, j) à l'instant d'acquisition des signaux de lecture ; - TCRref(i, j) est une valeur du coefficient de variation en température du bolomètre de coordonnées (i, j) à l'instant antérieur ; et - N est un facteur scalaire de normalisation de la table de gains Gshut . Le facteur N est avantageusement égal à la moyenne algébrique de tous les éléments du numérateur N(i, j) = g(i, j).Gref (i, j), auquel cas, on a : g (i, j).Gref(i, j) g(i, j).Gref(i, j) g(i, j).Gref(i, j) Gshut (19 .1)- g(i, j).G' f(i, j)= N(i, j) L'invention a également pour objet un détecteur bolométrique comportant des moyens de mise en oeuvre du procédé précité. Selon un mode de réalisation de l'invention, le matériau bolométrique des bolomètres résistifs est du silicium amorphe ou un alliage de silicium-germanium, Rac _ref( j sont des valeurs de résistance des bolomètres pour une les valeurs température TCR'f(i, j) la relation : moyenne Tref de ceux-ci, et le terme )60, j) = est calculé selon TCRshut (i, j) 13(4 = 1+ .ln E a _ref \Rac _ref (i5 j)@Tshut expression dans laquelle : - TA, est une température moyenne des bolomètres à l'instant d'acquisition des signaux ; - K est un coefficient prédéterminé dépendant des bolomètres résistifs ; - E ref est une valeur prédéterminée de l'énergie d'activation des bolomètres ; - ln est le logarithme népérien ; et - Racref (i, j)@Tshut est une valeur à l'instant antérieur de la résistance du bolomètre de coordonnées (i, j) pour la température Thut . 1 T2 shut Rac shut (1, j) - T2 ref En d'autres termes, les inventeurs ont constaté qu'il existe une relation entre la valeur de l'énergie d'activation au moins dans le cas d'un matériau bolométrique en silicium amorphe ou en alliage de silicium-germanium et sa résistance électrique. En connaissant la variation de la résistance électrique provoquée par une dérive des caractéristiques intrinsèques du matériau bolométrique, il est donc possible d'estimer une variation correspondante du coefficient TCR, et donc de re-calibrer la table de gains sans pour autant mettre en oeuvre des procédures classiques de re-calibration empirique à base de corps noirs de référence. L'invention exploite donc avantageusement ladite relation. On comprendra qu'il existe de nombreuses manières d'exploiter une relation mathématique en fonction des signaux disponibles en sortie des circuits de lecture, de la puissance de calcul ou de l'espace mémoire des unités de calcul embarquées dans les caméras, du type de circuit analogique utilisé, etc. L'invention couvre donc l'exploitation directe ou indirecte de cette relation dans le cadre de la détermination d'une table de gains. Notamment, l'invention met en oeuvre des estimateurs de grandeurs, étant entendu que ces grandeurs ne sont généralement pas directement mesurées, mais plutôt estimées en fonction des signaux disponibles en sortie de la rétine et de divers paramètres de fonctionnement du détecteur, comme par exemple des paramètres relatifs au type de polarisation utilisé, ou encore au type d'architecture utilisée pour « lire » les bolomètres de la rétine. On notera par ailleurs que l'invention fait intervenir des températures. Comme il apparaîtra plus clairement ci-dessous, les diverses relations concernent, ou dérivent directement, du comportement en température des bolomètres eux-mêmes. En théorie donc, les températures sont celles des bolomètres. Mesurer la température d'un bolomètre se pratique typiquement à l'aide d'une mesure de sa résistance. Toutefois, il sera alors impossible de discriminer l'effet de la dérive de caractéristique des bolomètres qu'il est question de corriger. Il est dans ce contexte nécessaire d'estimer cette température par un autre moyen. Par exemple, une sonde de température peut être prévue à proximité de chaque bolomètre, ou une ou plusieurs sondes de températures peuvent être prévues pour mesurer la température du substrat en un ou plusieurs points de celui-ci. En effet, les membranes des bolomètres sont en relation thermique avec le substrat qui les porte, et sont donc en équilibre avec celui-ci, c'est-à-dire à une température moyenne proche de celle du substrat. On entend par « température moyenne » la température effective sur une échelle de temps par exemple de quelques secondes à quelques minutes. Il est connu que la température instantanée (à l'échelle typiquement de quelques microsecondes) de la membrane d'un bolomètre est susceptible de variations rapides de quelques degrés lors de l'impulsion électrique de lecture, sous l'effet de l'auto-échauffement par effet Joule (également connu sous l'expression de « self heating ») qui se manifeste une fois par trame dans le cas le plus fréquent de la formation de signal par polarisation en mode balayé ligne par ligne, tel que décrit ultérieurement. L'équilibre en régime établi (après plusieurs trames) entre les phases d'auto-échauffement liées à la lecture, et de relaxation thermique entre trames vers la température du substrat, conduit à considérer une température moyenne en général supérieure de quelques degrés par rapport à celle du substrat. Cette différence apparait aussi en cas de polarisation continue, pour lequel les températures moyenne et instantanée sont équivalentes. Cette différence de température moyenne est substantiellement constante, au moins tant que les stimuli de lecture ne sont pas modifiés. En particulier, elle apparait autant à l'instant dit « antérieur », qu'à l'instant dit « d'acquisition » des signaux dans l'exposé précédent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire dans le cas général de la connaitre pour obtenir une très bonne correction selon l'invention. S'il était besoin à des fins par exemple de raffinement de la correction, cette différence pourrait être estimée et intégrée dans la mise en oeuvre de la méthode selon l'invention, par exemple sous forme de correction des grandeurs Tref et Tshut . De par son principe même, la température du bolomètre dépend du rayonnement incident, c'est à dire de la température de la scène observée, de sorte que cette température de scène contribue à définir la température moyenne du bolomètre. Toutefois, cette contribution demeure très faible devant celle du substrat qui le porte, ordinairement de l'ordre de cent fois moins. Il en résulte qu'au moins dans le cas où les instants dits « antérieurs » et d'« acquisition » des signaux correspondent à des scènes dont la température n'est pas très éloignée de la température des bolomètres, par exemple moins de 20 °C, il n'y a pas de perturbation substantielle de la qualité de la correction selon l'invention. Cette condition est typiquement obtenue lorsque la caméra est équipée d'un obturateur, du fait que l'intérieur de la caméra est usuellement grossièrement isotherme. Par « grossièrement », il est entendu par exemple que le substrat peut lui-même présenter une température moyenne plus élevée que d'autres parties de la caméra, dont l'obturateur s'il y en a un, du fait de la dissipation thermique propre à son fonctionnement. Ces petits écarts peuvent être négligés pour la mise en oeuvre satisfaisante de l'invention. Pour de plus gros écarts de température, on observe une correction de qualité inférieure mais qui permet cependant de réduire les phénomènes d'image fantôme décrit précédemment. De manière avantageuse, la température des bolomètres est donc approximée par la température du substrat, qui constitue une estimation satisfaisante dans le cadre de l'invention. Aussi donc, la mesure de température du substrat en un point de celui-ci peut être considérée, du point de vue des bolomètres, comme une approximation satisfaisante de leur température. Dans ce qui suit, pour des raisons de clarté et de concision, il ne sera donc pas fait de distinction particulière entre la température des bolomètres et la température en un point du substrat, la nature des températures utilisées apparaissant distinctement du contexte. En outre, et conformément aux notations usuelles du domaine, la température du substrat peut également être désignée sous l'expression de « température plan focal » puisque le substrat est placé dans le plan focal d'une optique équipant le détecteur bolométrique ou « température du détecteur ». Toutefois, dans le cas où un gradient spatial non négligeable de température, permanent ou variable de manière transitoire se manifesterait sur la portion de substrat portant la rétine sensible, il est avantageux de disposer plusieurs sondes de température en de multiples points du substrat permettant d'obtenir une estimation de la température du substrat à proximité de chaque bolomètre. Cette estimation est par exemple directement fournie de manière simple par le signal de la sonde la plus proche d'un bolomètre donné, avec une distribution spatiale des sondes selon un réseau régulier beaucoup moins dense que la matrice de bolomètres. Ce réseau est par exemple à maille carrée ou hexagonale, et étendu au moins sur une partie du substrat portant la rétine sensible. De manière alternative plus raffinée si besoin, cette estimation est obtenue au moyen d'un modèle d'interpolation entre les points du réseau de sondes. De manière à limiter le nombre de sondes nécessaires à la formation d'une estimation de température locale du substrat suffisamment fine, et qui évite de manière avantageuse l'insertion de sondes dans l'emprise de la circuiterie régulière de lecture disposée dans la zone sensible de la rétine, il est disposé par exemple en divers points périphériques à la rétine sensible, une pluralité de sondes fournissant chacune une mesure locale de température du substrat. Le ou les signaux de température sont exportés vers la sortie de manière classique, par exemple et typiquement après numérisation et intégration au flux de données vidéo. L'estimation de la distribution spatiale de température du substrat au voisinage de chaque bolomètre est ensuite formée au moyen d'un modèle thermique du détecteur intégré dans l'algorithme de correction selon l'invention. Les grandeurs T'f et Tshut apparaissant dans les expressions dérivées selon l'invention, en cas de mise en oeuvre de l'une des dispositions particulières précédentes ou leurs variantes que l'homme de l'art saura mettre en place sans sortir de l'esprit de l'invention, sont à remplacer par des grandeurs tabulées Trej(i, j) et Tshue.». Selon l'état de la technique, l'application d'une table de gains est destinée à 10 substantiellement annuler l'effet de la dispersion de réponse Resp brute de chaque élément bolométrique de la rétine autour de la valeur moyenne Re sp des réponses de l'ensemble des éléments de la rétine Ainsi, il est usuellement convenu que la table de gains est « normalisée », c'est-à-dire que sa valeur moyenne est par convention égale à 1. 15 La responsivité moyenne Re sp calibrée comme expliqué précédemment permet de faire correspondre au signal corrigé, si cela est nécessaire pour l'application (cas de la thermographie par exemple), une température de scène. Le signal corrigé Scorr fourni pour chaque bolomètre de la rétine par la caméra en service est alors transformé en 20 signal thermométrique °scene(i, j), ou tout signal d'intérêt à produire, par la relation du type : scene (i, f(Scorr(i5 J), Resp) (3) 25 Typiquement, pour les systèmes de l'état de la technique dont le plan focal n'est pas régulé en température, il est habituellement nécessaire de mesurer et mémoriser en usine une série de responsivités Re sp moyennes à plusieurs températures caractéristiques de la caméra, ou plus aisément, du plan focal (TPF). Autrement dit, il est usuel d'établir empiriquement la courbe de responsivité Re sp(TPF ) en fonction de la température du 30 plan focal TPF, cette courbe étant destinée à fournir en fonctionnement une valeur de réponse moyenne pertinente à une température de caméra quelconque, par exemple par interpolation. Les variations de responsivité dues aux variations de Ra, et de TCR avec la température 35 de caméra sont comprises dans la formation de cette courbe empirique de calibration en usine. Il peut être procédé de même pour la table de gains à ces mêmes températures, de manière à mémoriser une série de tables G'f destinées à interpolation ultérieure en fonctionnement, de manière à baser les corrections selon l'invention sur une table G'f(TPF) plus précise. Cependant, au moins dans le cas des détecteurs basés sur du silicium amorphe, ou d'alliages de silicium-germanium amorphes, il est avantageusement constaté qu'il n'est pas besoin d'acquérir plusieurs tables de gains. Au contraire, il est constaté qu'une table de gains obtenue lors de la phase initiale de calibration à une température T'f reste substantiellement pertinente, en dehors des problèmes dont l'invention entend fournir une solution, quelle que soit la température ultérieure de fonctionnement Cependant encore, au moins dans le cas des détecteurs basés sur du silicium amorphe, ou d'alliages de silicium-germanium amorphes, il est avantageusement constaté qu'au moins dans le cas d'une excursion limitée de température autour de la valeur centrale ou la plus probable du domaine d'utilisation, il n'est pas besoin d'acquérir cette courbe. L'acquisition de la valeur de responsivité moyenne Re sp'f à une température T'f unique est suffisante, moyennant correction ultérieure en service de la responsivité moyenne au moyen d'une multiplication par le facteur scalaire de normalisation N = g(i,j).Gref(i,j ) de la table de gains corrigée. Il en résulte une simplification substantielle du protocole de calibration initial et donc du coût de cette opération, compte tenu qu'il n'est pas non plus besoin, comme indiqué, d'acquérir plusieurs tables de gains lors de la calibration. Dans ce contexte particulier thermographique, la connaissance directe de l'évolution de la calibration sans qu'il soit nécessaire d'en mesurer les variations avec la température est ainsi avantageuse. En effet, le scalaire N peut être directement exploité comme correctif pertinent de la réponse moyenne, c'est-à-dire mis en oeuvre au niveau de la relation (3). Le document FR 2 936 052 ne fait pas appel à des tables de gains normalisées G(i,j) qui ne contiennent que la dispersion relative de responsivité, mais plutôt à des tables dimensionnées de responsivité (ou sensibilité S), reliant directement les signaux formés à partir de chaque élément de la rétine aux variations de température de scène. Les grandeurs S(i,j) du document antérieur correspondent donc aux grandeurs G(i, j). Re sp du présent document. Dans le présent document, les corrections spatiales dispersives apparaissent donc sur la table de gain G(i,j), et les corrections de calibration (de responsivité / sensibilité) apparaissent, si utilisées, dans le facteur de normalisation N selon une correction globale de responsivité Respshut=Respref.N. Le facteur N porte les corrections de dérive globale de caractéristiques de la rétine bolométrique, et/ou de dérive moyenne de température dans les systèmes non régulés. Les inventeurs ont constaté, comme cela est illustré à la figure 1, que l'erreur résiduelle de calibration après correction selon la technique décrite dans le document FR 2 936 052, dans le cas où la température de la caméra, et donc de l'obturateur, au moment de la dernière calibration de la table de gains est très différente de celle de la scène observée ultérieurement, forme des perturbations locales bien nettes en relation directe avec les zones qui ont été précédemment fortement irradiées. Il est donc utile de corriger l'erreur de calibration au-delà d'une simple correction « au premier ordre » de la table de gains proposée dans ledit document. En revenant à la relation (1), celle-ci exprime une double dépendance de la responsivité 15 vis-à-vis du matériau bolométrique utilisé, à savoir d'une part une dépendance en fonction de la résistance Ra, et d'autre part une dépendance en fonction du coefficient de variation en température TCR. Les enseignements du document FR 2 936 052 corrigent la dépendance de la 20 responsivité en fonction de la résistance &ie. Le concept sous-jacent à l'invention est de tenir compte également de la dépendance de la responsivité en fonction du coefficient TCR afin de corriger « au second ordre » les dérives globales ou locales de la rétine. 25 L'invention consiste ainsi à appliquer également une correction au second ordre d'une table de gains précédemment acquise Gref (1, j) pour obtenir une table de gains corrigée Gshur(i,J) selon la relation : i; ;\ Rac shut(i, TCRrefq, j) N (4) 30 Geiut = Gref i- p (i TCRshut j) -"`ac _ref où : - Gshut(i,j) est la nouvelle table de gains, déterminée pour la température courante Tshut du détecteur ; 35 - Rac shut( )sont les valeurs des résistances des bolomètres à l'instant de détermination de la nouvelle table de gains Gshufi,j) et pour la température Tshut à cet instant ; - Rac _ref (i sont les valeurs de résistance des bolomètres à l'instant de détermination de la table de gains G ref et pour la température Tref à cet instant; et - TCRref(i, j) sont les valeurs des coefficients de variation en température à l'instant de détermination de la table de gains G ref et pour la température Tref à cet instant ; - TCRshut(i, j) sont les valeurs des coefficients de variation en température à l'instant d'acquisition de la nouvelle table de gains Gshufi, » et pour la température Tshut ; et - N est un facteur de normalisation, avantageusement égal à la moyenne de tous les éléments du numérateur. Toutefois, la mise en oeuvre d'une correction de la table de gains utilisant la relation (4) n'est pas simple. En effet, cela suppose de disposer de moyens pour mesurer les résistances Ra, à la température Tshut lorsque l'obturateur est fermé. Cette opération peut être considérée comme accessible, quoique cela implique que la configuration du circuit de lecture et de sa mise en oeuvre soient prévues dans ce sens. Cette opération nécessite aussi d'acquérir les coefficients TCR à la température Tshut au moment de l'obturation du shutter. Les coefficients TCR dépendant fortement de la température, l'acquisition directe de leur valeur en service nécessite de porter le plan focal de la caméra, et donc la rétine, à deux températures différentes, par exemple et typiquement au moyen d'un module Peltier (ou « TEC » pour «thermo electric cooler »). Les valeurs de TCR de chaque bolomètre sont alors extractibles de deux mesures de résistance, à obturateur fermé, obtenues à ces deux températures. Outre le fait rédhibitoire que de plus en plus de détecteurs commerciaux sont dépourvus de module Peltier, cette opération est nécessairement très consommatrice de temps, et serait fort délicate au niveau opératoire pour obtenir la précision requise, puisqu'il est recherché une correction « du second ordre ». L'invention propose donc un procédé de correction au second ordre des dérives globales ou locales de la rétine qui soit valable également pour les détecteurs non régulés en température et qui ne nécessite pas que les mesures soient réalisées à la même température, bien qu'évidemment l'invention soit également parfaitement applicable dans ces conditions. Plus particulièrement, l'invention propose de déterminer la table de gains à la température courante du détecteur et de faire disparaître dans le ou les modèles analytiques utilisés toute référence aux coefficients TCR. L'invention s'appuie sur une table de gains précédemment acquise, et cela même si cette table a été acquise à une autre température, y compris une température très éloignée de la température courante du détecteur. Comme cela sera détaillé par la suite, cette hypothèse de travail s'avère étonnamment très peu préjudiciable à la qualité de la correction au second ordre de la dérive des bolomètres. Ensuite, dans le cas habituel où le matériau bolométrique utilisé pour former la résistance bolométrique est de type semi-conducteur, comme le sont par exemple le silicium amorphe et les alliages amorphes de silicium et de germanium, la résistance Ra, d'un bolomètre se comporte en température de manière connue selon une loi d'Antenius Ea(i, j)j Rai (i, i)= Raco(i, .i)-exP( k.T où - Ea(i,j) est l'énergie d'activation de la résistivité du matériau bolométrique du bolomètre ; ^ Raco(i,j) est le paramètre de résistance asymptotique à température « infinie » de ce matériau ; - k est la constante de Boltzmann ; et - T est la température du matériau bolométrique du bolomètre. j)(i, Cette relation permet d'exprimer le coefficient TCR(i, j) = 1 ôRae selon la Rac(i, j) ÔT relation : TCR(i, j)= q. Ea(i, j) k.T2 où q est la charge de l'électron, nécessaire lorsque Ea est exprimé en électron-Volts Ensuite, les inventeurs ont constaté qu'au moins dans le cas des matériaux silicium amorphe (a-Si) et des alliages amorphes de silicium et de germanium (a-SixGei-x), l'énergie d'activation Ea dépend de diverses caractéristiques intrinsèques du matériau particulier considéré, et que si ces caractéristiques ne changent pas, c'est-à-dire que si le matériau ne subit pas de dérive, l'énergie d'activation Ea est sensiblement constante en température sur l'étendue des conditions de fonctionnement des détecteurs. En combinant les relations (4) et (6), la relation (4) peut ainsi être reformulée selon la relation : (5) (6) R Ea'f(i,. T .2hut / (7) Gshut(i, = Gref(- i, ac s 2 "' Rac _ref ) Eashwa ) Tref où Earef (i, j) et Eashnr J) sont respectivement les énergies d'activation des bolomètres à l'instant de détermination de la table Gref(i, j) et à l'instant de détermination de la nouvelle table Gshai (i, J) . Selon la relation (7), l'information utile concernant la correction au second ordre est donc à présent contenue dans les énergies d'activation Ea. Ensuite, le Demandeur a constaté que l'énergie d'activation Ea suit de manière sensiblement réversible et reproductible la résistivité du matériau bolométrique, lorsque celle-ci est amenée à changer pour une raison autre qu'une variation de température. Pour une température du matériau donnée, il est donc possible d'estimer la variation de l'énergie d'activation Ea d'un bolomètre à l'aide de la variation de la résistance Ra, de celui-ci. Plus particulièrement, lorsqu'un même bolomètre de résistance initiale Ra, in'( ) pour la température Tin' , est modifié en raison d'une dérive, et acquiert une nouvelle valeur de résistance Ra,final(i,i ) pour cette même température Ti',' qu'on notera 20Rac final (11 :1) 5 il a été constaté que les énergies d'activation respectives Eaink(i, J) et Earnal j) du bolomètre avant et après la dérive obéissent sensiblement à la relation : Ea final(Z, J) - Eainu(i, j) = K(Tinll). ln ( R (8) ac _ final« Rac_init(i, J) ) 25 ou alternativement : . (9) Ea =1+ K(T.mn j) .) ln( Rac- final (1, j) Eainit (i, .i) Eainit(1, .i) l Rac :1) ) où K est un facteur prédéterminé. La valeur du facteur K est par exemple étalonnée 30 expérimentalement pour le matériau mis en oeuvre pour l'élaboration de la rétine, en imposant une dérive délibérée de diverses amplitudes à un ou plusieurs bolomètres d'un dispositif de calibration, en mesurant les résistances et les énergies d'activation associées à ces divers états de dérive, et en extrayant le facteur K de ces mesures, par les méthodes usuelles de linéarisation des relations (8) ou (9). 35 Dans la relation (9), le rapport des résistances est donné à Tait, cette valeur peut être arbitrairement fixée à Tfinal, l'important étant de comparer les résistances à une même température. Dans la suite, la température commune servant à l'établissement des formules de correction de la table de gains correspondra à la température finale Tfinal- Pour la variété de silicium amorphe usuellement mis en oeuvre par le Demandeur, une valeur du facteur K de l'ordre de 0,055 eV est typiquement pertinente. Pour d'autres matériaux, d'autres valeurs dans cet ordre de grandeur peuvent être mieux adaptées. Comme indiqué dans les relations (8) et (9), il peut être utile, en relation avec le comportement particulier du matériau sensible mis en oeuvre, ou/et en cas d'excursion extrême de la température de fonctionnement du détecteur, d'exprimer une éventuelle variation du paramètre K avec la température de l'élément sensible. L'étalonnage préalable expérimental du comportement K(TPF) du matériau sensible en fonction de la température du plan focal TPF permet ainsi d'affiner dans les relations (8) ou (9) la valeur du paramètre K de correction ainsi noté K(TPF), par exemple au moyen d'une expression polynomiale. Cependant, dans la plupart des cas de mise en oeuvre de silicium amorphe ou alliages amorphes de silicium-germanium, ce raffinement est superflu et l'usage d'un paramètre K constant est adéquat. Il convient de noter que les relations (8) et (9) n'imposent en rien un lien générique prédéfini entre la valeur de la résistance Rac et la valeur du coefficient TCR ou la valeur de l'énergie d'activation Ea. Dit autrement, les relations (8) et (9) ne sont en aucun cas une reformulation de la loi d'Arrhenius exprimée par la relation (5). En effet, la résistance asymptotique Raco et l'énergie d'activation Ea n'ont pas de valeur fixe ou prédéterminée et dépendent de l'état particulier et momentané du matériau bolométrique. Ainsi par exemple, lorsque l'on mesure les énergies d'activation de bolomètres considérés comme identiques, c'est-à-dire formés d'un matériau sensible obtenu selon un procédé constant, voire prélevés dans une unique série expérimentale, montrant une résistance substantiellement semblable, on constate une dispersion des résultats, en dehors de l'erreur métrologique, de l'ordre de quelques %. Il en va de même lorsque l'on mesure l'énergie d'activation d'une série de dispositifs bolométriques après irradiation intense, et dont la résistance Rac a été modifiée, pourtant réputés identiques.35 De plus, les inventeurs ont constaté que la mise en oeuvre des relations empiriques (8) et (9) uniques entre l'énergie d'activation Ea et la résistance Rac pour produire la correction de gain au second ordre objet de l'invention, reste valable au moins sur l'étendue de variation de Rac liée à la dérive des bolomètres, constaté par le Demandeur comme étant dans les cas les plus extrêmes ordinairement encourus de l'ordre de 10% de la valeur de la résistance Rac des bolomètres lors de la mise en service de la caméra. En combinant les relations (5), (7) et (9), la relation (7) peut donc se réécrire selon les relations : G'f(i, j).fl(i, j) N Gsh,d(i 5 j) = a(i, i). achut (15 1) R Rac _ref (15 i) (10) 1 T2 hut ( - T2 K(T , ) 'suc _ shut (15 ri) ref 1 + saut .ln Earef (i, ./) _ref(i5 i)@Tshut avec : (q.Earef (1, j) ( 1 1 \\ Rac _ref (15 j)@Tshut = Rac _ref j). exp k T T shut ref Les rapports a(i, j) et fl(i, j) sont respectivement dénommés des facteurs de correction au premier ordre et au second ordre des dérives subies par les bolomètres. De cette manière, il est obtenu une table de gains corrigée des variations de température du plan focal et de dérive globale et locale des bolomètres. Ainsi donc, connaissant une table de gains et des valeurs de résistance et d'énergie d'activation initiales, il est possible à tout moment et à n'importe quelle température du 25 détecteur de déterminer une nouvelle table de gains, et donc de tenir compte au second ordre des dérives des bolomètres, suite par exemple à une illumination trop intense. Selon des modes de réalisation de l'invention : - selon le procédé de correction de la table de gain : - le signal de lecture de chaque bolomètre de la rétine est une tension en sortie d'un intégrateur intégrant dans un condensateur pendant une durée prédéterminée une différence entre un courant circulant dans le bolomètre soumis à une tension de polarisation constante et un courant de mode commun ; - et le terme Xi' J) est calculé selon la relation : fl(i,i)= 1 T2 shut T2 ref 1- K Cint.Ra, 'f @Tshut f (i, i) Tint Ya, ((NCsi,u, (i, j)- NC'f«, j))-(NCshut - NC'f)) E a ' expression dans laquelle : Cint est la valeur de la capacité du condensateur de l'intégrateur ; - Tint est la valeur de la durée d'intégration ; - Va, est la valeur de la tension de polarisation appliquée au bolomètre lors de l'intégration ; ^ NCshut (i, est la valeur du signal issu du bolomètre de coordonnées i) à l'instant d'acquisition des signaux de lecture ; - NC'f (i, j) est une valeurprédéterminée du signal de lecture issu du bolomètre à l'instant antérieur ; NCshut - est une valeur moyenne des signaux de lecture sur l'ensemble de la rétine ou sur une portion prédéterminée de celle-ci ; - NCref est une valeur moyenne prédéterminée des signaux de lecture à l'instant antérieur ; et - Rac _ref @Tshut est une valeur moyenne de valeurs de résistance Rac_ref (i, i)@Tshut des bolomètres à l'instant antérieur pour la température 7' shut ; - les bolomètres sont réalisés en silicium amorphe, et en ce que le coefficient K est constant et sensiblement égal à 0,055 eV ; - plusieurs valeurs du coefficient K sont mémorisées en fonction de températures respectives des bolomètres, notamment une valeur sensiblement égale à 0,055 eV à la température de 30 °C pour des bolomètres réalisées en silicium amorphe, et en ce qu'une valeur du coefficient K pour la température T shut a 1 instant d'acquisition des signaux est déterminée en fonction desdites valeurs mémorisées. - selon le procédé : 24 - le signal de lecture de chaque bolomètre de la rétine est une tension en sortie d'un intégrateur intégrant dans un condensateur pendant une durée prédéterminée une différence entre un courant circulant dans le bolomètre soumis à une tension de polarisation constante et un courant de mode commun ; Rac shut J) c _ - et en ce que le terme '`a refi;J est calculé selon la relation : = ( exp q.Earef ( 1 1 shut Tref 1 ± Cint -Rne ref Tshut ((NC shut j) - NC ref (i, j))- (NC shit, - NC ref)) 10 expression dans laquelle : - Cire est la valeur de la capacité du condensateur de l'intégrateur ; - Tint est la valeur de la durée d'intégration ; - 17«, est la valeur de la tension de polarisation appliquée au bolomètre lors de l'intégration ; 15 - NCshut (i, est la valeur du signal issu du bolomètre de coordonnées i) à l'instant d'acquisition des signaux de lecture ; - NCref (i, j) est une valeur prédéterminée du signal de lecture issu du bolomètre à l'instant antérieur ; NCshut - est une valeur moyenne des signaux de lecture sur l'ensemble de 20 la rétine ou sur une portion prédéterminée de celle-ci ; - NCref est une valeur moyenne prédéterminée des signaux de lecture à l'instant antérieur; et Rac _refT shut est une valeur moyenne de valeurs de résistance Rac _ref @Tshut des bolomètres à l'instant antérieur pour la 25 température Tshut ; - le procédé comporte une étape d'identification des bolomètres de la rétine ayant subi une dérive de leur caractéristique, et en ce que la valeur moyenne NCshu, des signaux de lecture est obtenue pour des signaux de lecture de bolomètres de la rétine n'ayant pas subi ladite dérive ; Tint *Vac a - le détecteur bolométrique est apte à mettre en oeuvre un calcul de la valeur Rac_shut(i, j) de la résistance électrique de chaque bolomètre en fonction des signaux de lecture acquis ; - la valeur Rac_ref(i, i)@Tshe de la résistance de coordonnées 0' i) à l'instant antérieur pour la température Tshut est déterminée selon la relation : Ea 1 1 exp ref Rac_ref«, i)@Tshut - Ra'ref«, i) - k T- T Tef ii shut où : - q est la charge élémentaire d'un électron ; et - k est la constante de Boltzmann ; - les bolomètres sont réalisés en silicium amorphe, et en ce que l'énergie d'activation Earef est sensiblement égale à 0,170 eV ; - le facteur scalaire N est égal à la moyenne des termes g(i, j).Gref (i' j) - le détecteur comporte un obturateur (50) agencé devant la rétine (10), et en ce que les signaux de lecture de la rétine sont acquis lorsque l'obturateur est fermé ; - le détecteur est un détecteur non régulé en température, et en ce que le procédé comporte une étape de mesure de la température du détecteur à l'instant d'acquisition des signaux de lecture ; - le procédé comprend en outre une étape de correction d'une responsivité moyenne du détecteur bolométrique utilisée dans un calcul thermométrique selon la relation Respshu, = Re spref.N , où Re spshut est la responsivité moyenne corrigée, et Re spref est la responsivité moyenne du détecteur à l'instant antérieur. L'invention concerne également un détecteur bolométrique comportant une rétine de bolomètres résistifs réalisés en silicium amorphe ou en alliage de silicium-germanium, ladite rétine étant suspendue au-dessus d'un substrat, un circuit de formation de signaux pour la lecture de ladite rétine, et une unité de correction des signaux délivrés par le circuit de formation des signaux apte à corriger ceux-ci en fonction d'une table de gains, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de correction de la table de gains apte à mettre en oeuvre un procédé du type précité. BREVE DESCRIPTION DES FIGURES L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple, et dans lesquels des références identiques désignent des éléments identiques, et dans lesquels : ^ la figure 1 est une image thermique d'une scène, obtenue au moyen d'un détecteur infrarouge bolométrique préalablement exposé délibérément en divers points au rayonnement solaire, dans des conditions où l'obturateur et la scène sont portés à des températures éloignées d'environ 30 °C, et corrigée selon une correction du premier ordre de l'état de la technique ; ^ la figure 2 est une vue schématique d'ensemble d'un détecteur mettant en oeuvre le procédé selon l'invention ; ^ la figure 3 est une vue schématique de la matrice de bolomètres et du circuit de lecture entrant dans la constitution du détecteur de la figure 2 ; - la figure 4 est un organigramme d'un procédé selon un premier mode de réalisation de l'invention ; ^ la figure 5 est un organigramme d'un procédé selon un second mode de réalisation de l'invention ; et ^ la figure 6 est une image de la même scène de la figure 1, obtenue dans les mêmes conditions opératoires mais corrigée selon le procédé selon l'invention. DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION Il va à présent être décrit des modes de réalisation selon l'invention appliqués à un détecteur bolométrique particulier qui impose des signaux S(i,j) ou NC(i,j) particuliers en raison de la circuiterie électronique mise en oeuvre. Il est toutefois précisé que les paramètres et grandeurs particuliers qui sont dès lors employés en relation avec cette circuiterie, ne sont nullement limitatifs et représentent uniquement une application particulière de l'invention. La figure 2 illustre de manière schématique un détecteur bolométrique selon l'invention. Ce détecteur est non régulé en température, la température de son plan focal étant donc libre d'évoluer, et détecte le rayonnement d'une scène à observer dans le domaine de l'infrarouge. Le détecteur comporte une matrice 10 de détecteurs thermiques élémentaires, ou bolomètres, comportant chacun une membrane bolométrique suspendue au dessus d'un substrat par des bras de soutien, de polarisation et d'isolation thermique. Un circuit de lecture 20 ainsi qu'au moins une sonde de température 30, sont par ailleurs formés dans le substrat, et les membranes suspendues des bolomètres forment ensemble une rétine matricielle disposée dans le plan focal d'une optique 40. Un obturateur pilotable 50 est par ailleurs prévu dans le trajet optique entre l'optique 40 et la matrice 10 de bolomètres. Le circuit de lecture 20 fournit un flux vidéo numérique représentatif de l'image thermique de la scène observée formée par l'optique 40, et la sonde de température 30 fournit un signal numérisé représentatif de la température mesurée et associée au flux vidéo. La gestion des signaux de sortie du circuit 20 est par exemple réalisée par échantillonnage-blocage puis multiplexage à l'aide d'un circuit 60, 10 d'une manière connue en soi de l'état de la technique. Les données en sortie du circuit de lecture 20 constituent des données « brutes », c'est-à-dire sans traitement analogique ou numérique visant à corriger les défauts des bolomètres. Un pixel d'une image du flux vidéo délivrée par le circuit 20 correspond 15 donc à la valeur brute S(41) ou NC(i,j) (devant une scène uniforme) issue d'un bolomètre. La figure 3 est une vue plus en détail de la matrice de bolomètres 10 et du circuit de lecture 20. Cet ensemble comprend : 20 ^ une matrice bidimensionnelle 10 comprenant n lignes et m colonnes de points élémentaires d'imagerie bolométrique 101, ou « pixels », comprenant chacun un bolomètre résistif d'imagerie 1011, où n et m sont des entiers supérieurs ou égaux à 1 ^ une ligne de circuits 201 de compensation de mode commun, chacun associé à une 25 colonne de la matrice 10 ; ^ une ligne d'intégrateurs 202, chacun associé à une colonne de la matrice 10 ; et ^ un circuit de cadencement et d'adressage ligne par ligne 203 de la matrice 10. Comme cela est connu en soi, les bolomètres d'imagerie 1011 sont usuellement 30 constitués d'une membrane suspendue par des bras de soutien au dessus du substrat dans lequel sont formés les divers éléments électroniques nécessaires à la lecture. Le matériau bolométrique des membranes est du silicium amorphe (a-Si) ou un alliage amorphe de silicium et de germanium (a-SixGei-x). 35 Chaque circuit d'intégration 202 comprend : ^ un amplificateur opérationnel 2021, dont la borne non inverseuse (+) est mise à une tension constante VBUS prédéterminée ; - un condensateur 2022 de capacité Cint prédéterminée, connecté entre la borne inverseuse (-) de l'amplificateur 2021 et la sortie de celui-ci ; et - un interrupteur de remise à zéro 2023 connecté en parallèle du condensateur 2022 et pilotable au moyen d'un signal « Reset » produit par le circuit de cadencement 203. 5 Chaque point élémentaire 101 de la matrice 10 comporte par ailleurs un interrupteur 1012 de lecture, pilotable au moyen d'un signal «Select » et connecté à la borne inverseuse (-) de l'amplificateur opérationnel 2021 du circuit 202 associé, et un premier transistor NMOS 1013 d'injection, dont la grille est piloté par une tension VFID de 10 manière à imposer une tension Vac aux bornes du bolomètre 1011, dont la source est connectée à une borne du bolomètre 1011, et dont le drain est connecté à l'autre borne de l'interrupteur 1012 de lecture. L'autre borne du bolomètre 1011 est connectée à un potentiel bas constant VDET, par exemple la masse du détecteur. 15 Chaque circuit de compensation 201 du courant de mode commun comprend un bolomètre résistif de compensation 2011 réalisé dans le même matériau que le bolomètre d'imagerie 1011, de résistance électrique Ra, essentiellement insensible au rayonnement issu de la scène, par exemple en ce qu'il présente une faible résistance thermique vers le substrat, et est pourvu, de manière optionnelle ou alternative, d'un 20 écran opaque 2012. Le bolomètre de compensation 2011 est connecté à l'une de ses bornes à une tension prédéterminée VSK et à l'autre de ses bornes, à la source d'un second transistor PMOS d'injection 2013 du circuit 201 dont la grille est pilotée par une tension GSK de manière à imposer une tension V' aux bornes du bolomètre 2011. Le circuit de compensation 201 comprend également de manière optionnelle un 25 interrupteur de mesure de résistance 2014, pilotable par le circuit de cadencement 203 au moyen d'un signal « Der2 », et agencé entre le drain du transistor d'injection 2013 et l'entrée inverseuse (-) de l'amplificateur opérationnel 2021 du circuit d'intégration 202 associé. La fonction de cet interrupteur sera décrite plus en détail ci-dessous en fonction des modes de mise en oeuvre de l'invention. 30 Bien entendu, les polarités des pixels 101 et des circuits 201 peuvent être inversées moyennant inversion de type des transistors MOS. Un circuit de compensation 201 et les pixels 101 de la colonne de la matrice 10 associée 35 au circuit de compensation étant connectés à un point de sommation de courant C connecté à l'entrée inverseuse « - » d'un amplificateur opérationnel 2021, le potentiel de ce point de sommation est maintenu à un potentiel de référence égal, à une tension d'offset près, au potentiel VBUS. Typiquement, tous les bolomètres 1011 d'une même ligne de la matrice 10 sont polarisés et « lus » simultanément, et l'ensemble de la matrice 10 est balayé ligne après ligne au moyen d'un adressage séquentiel des lignes, un circuit de compensation 201 étant commun à chaque pixel 101 d'une même colonne. Lors d'un cycle de lecture d'une ligne de la matrice d'imagerie 10 pour déterminer la température de la scène détectée par celle-ci, les interrupteurs de mesure de résistance 2014 des circuits de compensation 201 sont dans leur état fermé et l'interrupteur de remise à zéro 2023 de chaque circuit d'intégration 202, qui est fermé au cours d'un cycle préliminaire de remise à zéro du condensateur 2022, est basculé dans son état ouvert par le circuit de cadencement 203. Ce dernier ferme alors l'interrupteur 1012 de sélection des pixels 101 de la ligne en cours de lecture. La différence entre le courant i' traversant un bolomètre d'imagerie 1011 et le courant i' traversant le bolomètre de compensation 1012 associé est alors intégré par le condensateur 2022 du circuit 202 correspondant. Lorsqu'une durée d'intégration Tint prédéterminée s'est écoulée depuis la fermeture des interrupteurs de lecture 1012, le circuit de cadencement 203 ouvre alors ceux-ci. La tension 1/014, en sortie d'un circuit d'intégration 202 est alors donnée par l'expression : 1 TiF Vo. =Vb.+- j(iac(t)-i.(t))dt (12) Chu 0 On peut écrire la relation (12) de manière équivalente, au premier ordre, c'est-à-dire en admettant que les courants i' et i' sont constants sur la durée d'intégration Tint : Vaut V Va, T., (13) ac ±vbas Rac Ravi C'' Comme le courant i, traversant le bolomètre de compensation 2011 est sensiblement égal au courant de mode commun traversant le bolomètre d'imagerie 1011, la différence entre la résistance électrique du bolomètre d'imagerie 1011 et la résistance du bolomètre de compensation 2011 associé, qui induit la différence de courant en entrée du circuit d'intégration 202, est alors essentiellement représentative de la variation ARac de la résistance électrique Rac du bolomètre d'imagerie 1011 induite par le rayonnement issu de la scène et incident sur celui-ci. Les tensions Vous de la ligne en cours de lecture sont envoyées au circuit 60 pour un échantillonnage - blocage et multiplexage. Le signal brut de sortie NC associé à un bolomètre d'imagerie 1011 est donc, dans l'exemple illustré ici, la valeur échantillonnée de la tension Vaut. Par souci de clarté afin de ne pas alourdir les notations, les valeurs analogiques seront par la suite employées dans les relations algébriques, étant entendu qu'en réalité, il s'agit plutôt des valeurs digitales fournies par un convertisseur analogique-numérique (ADC pour les anglo-saxons) qui sont utilisées. Selon ce raccourci, on a donc Vaut = S ou Vaut= NC. Le ou les signaux de température du substrat produits par la ou les sondes de température 30 sont également insérés dans le flux de données en sortie du multiplexeur 60 selon des techniques connues. Une telle structure de détecteurs bolométriques est classique et ne sera pas expliquée plus en détail par la suite. Pour de plus amples informations, on pourra utilement se reporter par exemple au document « Uncooled amorphous silicon enhancement for 25,um pixel pitch achievement » de E. Mottin et al, Infrared Technology and Application XXVIII, SPIE, vol. 4820. En se référant de nouveau à la figure 2, le détecteur selon l'invention comporte également un circuit de calcul rapide 70, comme par exemple un DSP (pour « digital signal processor »), raccordé à la sortie du circuit de lecture 20. Le circuit de calcul 70 applique à chaque image du flux en sortie du circuit de lecture 20 une correction « deux points » d'offset et de gain afin de corriger les dispersions d'offset et de gain des bolomètres 1011 de la matrice 10 à l'aide d'une table d'offsets 801 et d'une table de gains 802 d'une unité de mémoire 80 du détecteur. Un circuit de calcul 90 reçoit le flux d'images corrigées et détermine alors une température °scène (ou toute grandeur d'intérêt en sortie en relation avec 0'è', si l'application n'est pas strictement thermographique) du rayonnement infrarouge IR incident sur chaque bolomètre d'imagerie 1011 en fonction des signaux corrigés en sortie du circuit de calcul 70, de la responsivité Resp 809 du détecteur 10 par rapport à la température de la scène, conservée dans une unité de mémoire 80, ainsi que la table de gains 802.35 Une unité de calcul 100 est par ailleurs prévue pour la mise à jour des tables d'offsets 801 et de gains 802 et est raccordée à l'obturateur 50, au circuit de lecture 20, et à l'unité de mémoire 80. Pour son fonctionnement, l'unité de calcul 100 comporte une horloge interne 1001 ainsi qu'une mémoire 1002 pour stocker ses calculs intermédiaires. L'unité 100 est également adaptée pour recevoir des ordres de mise à jour 1003 de la part de l'utilisateur du détecteur. Bien évidemment, on comprendra que les unités 70, 80, 90, 100 puissent être mises en oeuvre dans un ou plusieurs microprocesseurs, l'accent ayant été mis dans l'exemple illustré sur les fonctions mises en oeuvre plutôt que sur le matériel qui pourrait être réellement utilisé. PREMIER MODE DE REALISATION Il va à présent être décrit, en relation avec l'organigramme de la figure 4, un procédé selon un premier mode de réalisation mis en oeuvre par le détecteur venant d'être décrit. Ce premier mode de réalisation s'applique plus généralement à tout type de détecteur mettant en oeuvre une estimation des valeurs des résistances des bolomètres d'imagerie 1011 ou de toutes grandeurs représentatives de celles-ci. Comme cela apparaîtra ci- dessous, la détermination d'une nouvelle table de gains est indépendante des paramètres particuliers du circuit de lecture. Le procédé débute par une première phase 200 de calibration en usine visant à obtenir les données initiales permettant la mise en oeuvre ultérieure de la détermination d'une nouvelle table de gains selon la relation (10). Plus particulièrement, la phase de calibration 200 débute par l'acquisition, en 2001, de deux tables de signaux bruts des bolomètres 1011 de la rétine 10, lorsque la caméra est disposée devant deux corps noirs portés aux températures uniformes Ti et T2, désignées respectivement par NCTi(i,j) et NCT2(i,j). Les tables NCTej) et NCT2(i,j) sont formées préférentiellement, comme cela est connu en soi, de la valeur moyenne de plusieurs trames acquises successivement, typiquement au moins dix trames successives, afin de filtrer les dispersions liées au bruit d'acquisition ou inhérent au détecteur.35 En 2002, l'une des tables acquises, par exemple la table NCTI(i,J), est mémorisée en tant que table d'offsets initiale 801 dans la mémoire 80. La moyenne algébrique NCTI de la table NCT/(i,j), qui est également utilisée dans la correction « deux points », est également mémorisée dans l'espace mémoire 801. La table NCT/(i,j) et sa moyenne NC Ti sont par ailleurs mémorisées dans un espace 803 de la mémoire 80 en tant que table de signaux bruts de référence NC'f (1, j) et moyenne de référence NC'f . De même, toujours en 2002, une table de gains initiale, ou « de référence » est calculée selon la relation G - ref ( T2 T1 i, j) = NC NC et mémorisée en tant que table de NCT2(i, j) - NCTI (i, j) gains initiale dans l'espace 802 dans la mémoire 80. La table G'f (i, j) est également mémorisée en tant que table de gains de référence dans un espace 804 de la mémoire 80. La température du substrat pendant cette opération de calibration est également mémorisée en tant que température de référence T'f dans un espace 805 de la mémoire 80. Selon une forme plus élaborée d'estimation de cette grandeur au moyen de plusieurs sondes de température, une forme tabulée Tref(i,j) de la température de référence Tref est établie et mémorisée dans l'espace 805. En 2003, la valeur des résistances Racref (i, j) des bolomètres d'imagerie 1011 est calculée en fonction des paramètres du circuit de lecture 20 d'une manière connue en soi, par exemple au moyen d'une mise en oeuvre décrite dans le document FR 2 936 052 en relation avec le mode de réalisation de la figure 5 dudit document, en disposant la caméra devant le corps noir de température T1, et une table de résistances correspondante est mémorisée dans un espace 806 dans la mémoire 80. Notamment, les interrupteurs de mesure de résistance 2014 des circuits de compensation 201 sont basculés dans leur état ouvert par le circuit de cadencement 203, et la matrice de bolomètres 10 est lue ligne par ligne. A la fin d'un cycle d'intégration, la tension Vaut associée à un bolomètre de coordonnées (i, j) en sortie d'un l'intégrateur 202 est donnée par la relation : 1 Tt= Vont =vbus +- jiac(i, i)(t)dt c, 0 où Tin' t est une durée d'intégration réduite sélectionnée pour ne pas saturer le condensateur 2022 lors de la mesure de la dérive d'un bolomètre d'imagerie 1011, et (i, j)(t) est le courant instantané circulant dans le bolomètre d'imagerie. L'unité de calcul 100 détermine alors une résistance électrique Rac_'f(i, j) du bolomètre d'imagerie 1011 en fonction de la tension Vo.' par exemple en supposant que cette résistance est sensiblement constante pendant la durée d'intégration, auquel cas V Va, T:fit + Vb,,,, . Il est alors aisé d'exprimer Ra, 'f(i, j) à l'aide de cette Vous = 0 "-lac _ref (i 5 i) Cuit relation linéaire et des paramètres connus de la circuiterie et des stimuli appliqués. D'autres mises en oeuvre des mesures de Rac_ref(i, j) sont applicables, même en l'absence de l'interrupteur 2014, par exemple en appliquant successivement deux tensions VFID différentes, induisant deux polarisations Va, différentes, ou encore en imposant deux temps d'intégration Tint différents. On obtient alors une relation au premier ordre linéaire entre les grandeurs V01 obtenues et les résistances Ra, _'f(i, j) , dont on extrait une mesure des résistances Racref(i, j), ou au moins une grandeur substantiellement proportionnelle, comme il sera décrit plus en détail ci-dessous. En 2004, selon une variante préférée, l'énergie d'activation moyenne Earef des bolomètres 1010 de la rétine 10, préalablement acquise de manière connue en soi de manière empirique et générique, est mémorisée dans un espace 807 de la mémoire 80. Les énergies d'activation de référence Earef (i, j) des bolomètres 1011 sont toutes posées égales à l'énergie moyenne Earef Par exemple, dans le cas d'un matériau bolométrique constitué d'une variété particulière de silicium amorphe, Earef = 0,170 eV. Selon une autre variante, l'énergie d'activation Earef(i, j) de chaque bolomètre d'imagerie est acquise de manière connue en soi, par exemple en mesurant les résistances Rac à deux températures uniformes de plan focal, typiquement distantes de quelques degrés C, et une table d'énergie d'activation de référence est mémorisée dans l'espace 807 de la mémoire 80. Dans le cas où plusieurs sondes de température sont disponibles, cette mesure préalable d'énergie d'activation est d'autant plus précise du fait que la différence de température imposée entre les deux mesures de Rac est mesurée ou modélisée en tout point de la rétine. En 2006, le coefficient K des relations (8) et (9) est mémorisé dans un espace 808 de la mémoire 80. Par exemple, dans le cas d'une variété particulière de matériaux bolométriques constitués de silicium amorphe, K = 0,055 eV dans une large gamme de températures autour de 30 °C. Le coefficient K est par exemple obtenu en extrayant, préalablement à la séquence d'opérations exposée ici, le coefficient directeur des points expérimentaux reliant l'énergie d'activation Ea au logarithme des résistances, mesurés sur un composant dont les pixels ont été localement modifiés par éclairement intense, et donc pour lesquels les matériaux sensibles constituant les résistances Ra, (i, j) ont plus ou moins été modifiés. L'extraction des valeurs du coefficient K peut, en complément éventuel, être étendue sur la plage complète de températures d'intérêt, de manière à obtenir la courbe comportementale K(TPF) en fonction de la température du plan focal. Cette relation comportementale empirique peut ensuite être exprimée sous forme analytique, par exemple polynomiale. Les divers coefficients nécessaires à la mise en oeuvre de l'invention sont dans ce cas également stockés dans l'espace 808. Les inventeurs ont cependant constaté que le paramètre K(TPF) n'est pas critique en termes de qualité de correction, à au moins +/- 20% près, même lorsque la température du détecteur varie dans de très larges proportions, et/ou que le bolomètre considéré dérive par exemple de +/- 10% en résistivité (à température constante), ce qui représente un cas vraiment extrême. Il est entendu que les valeurs proposées pour les paramètres Ea'f et K(TPF) ne sont qu'un exemple. Il convient d'attribuer à ces paramètres des valeurs pertinentes par rapport au matériau particulier mis en oeuvre comme thermomètre du bolomètre 1011. Enfin, en 2007, la responsivité moyenne Re sp'f du détecteur à la température de référence T'f, est mesurée devant deux corps noirs portés aux températures Tl et T2, et mémorisée dans un espace 809 de la mémoire 80. Plus particulièrement, la moyenne Re sp'f est calculée selon la relation : CN T2 NCT Re spref = T2 - T1 Comme précisé précédemment, la responsivité est étalonnée sur l'ensemble de la gamme de températures opérationnelles de la caméra, de sorte qu'on établit et mémorise quelques points de la courbe Re sp 'f = f (T) , Tref n'étant qu'un point particulier auquel a été acquise en 2003 la table des résistances Ra, _'f . Comme indiqué également, cette étape peut être omise s'il on préfère utiliser le scalaire correctif N de normalisation des tables de gains résultant de la mise en oeuvre de l'invention, au moins dans le cas de bolomètres à base de silicium amorphe ou d'alliages silicium-germanium. (14) Le procédé se poursuit alors par une deuxième phase 300 mise en oeuvre alors que le détecteur est en service. La deuxième phase 300 comprend une étape 3001 de mise en marche du détecteur qui ouvre l'obturateur 50 et déclenche un processus 3002 d'acquisition d'un flux vidéo de la scène observée. Le processus 3002 comporte l'acquisition, en 30021, d'une table de signaux bruts S(i,j) par le circuit de lecture 20, suivi, en 30022, d'une correction « deux points » de la table S(i,j) par le circuit de calcul 70 selon la relation : Scorr j) = G802(i,j).(S(i, j) NC801 (ie j))+ NC80, (15) où G802 (i, j) , NC801(i, j) et NC80, sont respectivement la table de gains mémorisée dans l'espace 802 de la mémoire 80, et la table d'offsets et sa moyenne mémorisées dans l'espace 801 de la mémoire 80. Le processus 3002 se poursuit par le calcul, en 30023, d'une image thermométrique (ou plus généralement « d'intérêt ») j) par le circuit de calcul 90 à partir de la table de signaux corrigés Scorr(i,j) délivrée par le circuit de calcul 70 selon une relation du type °scene(i, f) = fkorr(i, j),Re sp'f . Enfin, l'étape 30023 reboucle sur l'étape 30021 pour l'acquisition et le traitement d'une nouvelle table de signaux bruts. Parallèlement au processus 3002 d'acquisition du flux vidéo, l'étape 3001 de mise en 25 marche déclenche un processus 3003 de mise à jour de la table d'offsets 801, de la table de gains 802 et de la responsivité moyenne 809 mise en oeuvre par l'unité de calcul 100. Le processus 3003 de mise à jour comporte une première étape 30031 de test de l'occurrence d'une condition de mise à jour de ces données. Par exemple, l'unité de 30 calcul 100 teste si un ordre a été émis par l'utilisateur pour procéder à une telle mise à jour, et/ou si la durée écoulée depuis la dernière mise à jour est supérieure à une durée de seuil prédéterminée, et/ou si la température du substrat délivrée par le capteur de température 30 est différente de la température du substrat lors de la dernière mise à jour de plus d'une valeur de seuil prédéterminé. L'unité de calcul peut également mettre 35 en oeuvre un algorithme de traitement pour déterminer si la rétine 10 a subi une illumination intense signifiant une modification des caractéristiques intrinsèques des bolomètres ainsi surexposés, et donc une possible dérive de ceux-ci. 6 Si la température du substrat est tabulée pour chaque bolomètre, selon une forme plus élaborée d'estimation de cette grandeur au moyen du signal fourni par plusieurs sondes, l'occurrence d'une condition de mise à jour relative à la température peut prendre en compte plusieurs de ces signaux, ou combinaisons de ces signaux entre eux ou avec d'autres paramètres réputés utiles ou pertinents dans ce contexte d'intérêt de prise en compte des variations globales ou locales de température du plan focal. Si l'une des conditions de mise à jour est satisfaite, le processus 3003 se poursuit par la fermeture, en 30032, de l'obturateur 50. Si la caméra ne comporte pas d'obturateur, le système (et/ou l'utilisateur) n'engagera l'étape 30032 qu'après satisfaction d'une condition d'uniformité de scène suffisante, ou activera tout système destiné à uniformiser autant que possible l'image perçue sur la rétine. En 30033, une table de signaux bruts NC sh',(1, 1) est alors mémorisée dans la mémoire 1002 de l'unité 100, cette table étant de préférence formée de la moyenne de plusieurs trames successives, par exemple dix. La température du substrat TShut délivrée par le capteur 30 à l'instant d'acquisition de la table NC(ij) et la moyenne algébrique NCshuI l'unité 100. Le processus se poursuit, en 30034, par le calcul par l'unité 100 des valeurs de résistance Rac_shu,(1, j) selon une méthode par exemple proposée dans le document FR 2 936 052 en fonction des paramètres du circuit de lecture 20, d'une manière analogue à celle décrite en relation avec l'étape 2003 en fermant l'obturateur 50. De même, toujours en 30034, les valeurs de résistance Rac_'f (i, j)@Tshut sont estimées en fonction des valeurs de résistance Racjef(i, j), de la ou des énergies d'activation Ea 'f et de la température Tref mémorisée dans la mémoire 80, ainsi que de la température Tshut mémorisée dans l'unité 100. Cette estimation est par exemple mise en oeuvre en utilisant la relation (11) directement sous cette forme, ou à tout le moins une forme numérique ou linéarisée de celle-ci. Il est entendu que T'f et Tshut peuvent aussi être tabulées. Les valeurs de résistance Ra, ref (i, j)@7",,,,a et Ra'hufi, » sont mémorisées dans des tables correspondantes dans la mémoire 1002 de l'unité 100. de la table NC,,,u,(1, j) sont également mémorisées dans la mémoire 1002 de Ensuite, en 30035, les facteurs de correction au premier ordre a(i, j) = Rac shut(i, j) Rac ref (i5 j) sont calculés et mémorisés par l'unité 100. De même, les facteurs de correction au second ordre fl(1, 1) sont calculés et mémorisés par l'unité 100, par exemple en utilisant la relation /3(i, j) de la relation (10) directement sous cette forme, ou de manière avantageuse, notamment pour une plus grande rapidité de calcul, en mettant en oeuvre une forme linéarisée au premier ordre de cette relation selon l'expression : fl(i, i) - 1 T2 (16) shut 11+ 1 p - ,, K '`ac_shut(i, j ) - Rac _ref 0, j )@-T shut\\ - T,. --.J \ Ea _ref \ Rac ref(i, j )@Tshut )) En 30036, une nouvelle table de gains est alors calculée par l'unité 100. La nouvelle table de gains est alors calculée selon la relation : G (1, l)-ot(i,i).fl(i, j) (17) ref Gshut(i, :I) = N où le scalaire de normalisation N est la valeur moyenne de tous les éléments du numérateur, qui peut avantageusement être mémorisé dans l'objet de correction de la 20 responsivité moyenne, comme il a été précédemment indiqué. Toujours en 30036, optionnellement, l'unité 100 calcule une nouvelle responsivité moyenne Re spshut selon la relation Re spshut = Re sp'f .N . 25 Enfin, la mise à jour 3003 se termine, en 30037, par la mise à jour des données de la mémoire 80, à savoir : - le remplacement des valeurs courantes de la table d'offsets NC80, (i, j) et de sa moyenne mémorisée NC801 dans l'espace mémoire 801 respectivement par la table de valeurs brutes NCshut (i, j) et la moyenne algébrique NCshat de celle-ci ; 30 - optionnellement, le remplacement de la valeur de la responsivité moyenne mémorisée dans l'espace mémoire 809 par la responsivité moyenne nouvellement calculée Re sp : shut , - la mémorisation de données utilisées pour le test 30031 de déclenchement de la mise à jour, notamment la température Tshut et des données d'horodatage H skia de l'instant de la mise à jour, par exemple dans la mémoire 80 ; - l'ouverture de l'obturateur 50 ; et - le rebouclage sur l'étape de test 30031 pour la scrutation de l'occurrence des conditions de déclenchement de la mise à jour. Il s'entend que s'il est mis en oeuvre une pluralité de sondes de température en divers points du substrat, une forme tabulée des paramètres Tref et Tshut sera typiquement 10 utilisée partout où ces paramètres apparaissent, comme il a été indiqué. Comme dit précédemment, le premier mode de réalisation de l'invention s'applique à des détecteurs qui permettent de déterminer la valeur des résistances des bolomètres. Cette détermination peut consister en un calcul réalisé en fonction des signaux bruts 15 délivrés en sortie du circuit de lecture ou par tout autre moyen. Notamment, il est décrit un détecteur comportant des interrupteurs 2014 dans les circuits de compensation 201 permettant la mesure de tensions Vota associées uniquement aux bolomètres d'imagerie 1011. D'autres architectures de mesure de résistances sont possibles. En variante, plutôt que de réduire la durée d'intégration, la valeur de la capacité C. des condensateurs 20 2022 est augmentée de manière à ce que ceux-ci ne saturent pas lors d'une intégration de durée T. utilisée lors du fonctionnement normal du détecteur. Par exemple, chaque intégrateur 202 comporte deux condensateurs, un premier étant sélectionné par le circuit de cadencement 203 lors de la lecture de la matrice d'imagerie 10, et le second étant sélectionné lors de la mesure de la résistance des bolomètres d'imagerie 1011. 25 En variante, l'architecture décrite dans le document FR 2 936 052 en relation avec les figures 1 et 2, mesurant la différence entre la résistance des bolomètres d'imagerie et des résistances de référence connues, est utilisée pour mesurer les résistances des bolomètres d'imagerie 1011. 30 Il convient cependant de préciser qu'il n'y a pas besoin d'estimer les résistances Rac _shut( j) proprement dites pour mettre en oeuvre le premier mode de réalisation. En effet, les tables de gains G511 1(i, j) sont invariantes lorsque l'échelle des rapports de « Ra,» introduits dans les relations précédentes est spatialement uniforme. L'usage de 35 n'importe quel protocole de « mesure » des résistances produit le résultat attendu, pourvu que la proportionnalité du résultat de ce protocole par rapport aux résistances Ra, soit au moins approximative, et que ledit protocole soit spatialement reproductible pour tous les bolomètres de la rétine. Ces conditions sont satisfaites par exemple selon les enseignements du document FR 2 936 052 au moyen d'une circuiterie particulière comportant par exemple un interrupteur 2014 d'ouverture de la branche de compensation et/ou des résistances de référence, ou encore au moyen d'un protocole particulier tel que l'usage de deux tensions de polarisation ou deux temps d'intégration différents comme indiqué précédemment. Le détecteur décrit notamment en relation avec la figure 3 reste cependant une application particulière, bien que privilégiée, du premier mode de réalisation. On comprendra que le premier mode de réalisation s'applique également à des détecteurs ayant des circuiteries de polarisation différentes, par exemple des circuits de polarisation en courant ou encore des circuits de compensation de mode commun différents. Le premier mode de réalisation s'applique bien entendu également à des détecteurs régulés en température, auquel cas la mesure de la température du substrat est optionnelle, la température Tshut étant identique à la température T'f objet de la régulation de température. Les relations précédentes sont alors simplifiées en conséquence, et notamment ne comprennent pas de rapport de température et ne nécessitent pas d'estimer les valeurs R','f(i, j)@7;hut qui sont par définition égales aux valeurs Ra, _'f(i, j) . DEUXIEME MODE DE REALISATION L'invention s'applique également aux détecteurs qui ne comprennent pas de moyens logiciels et/ou matériels de détermination des valeurs des résistances des bolomètres, ce qui permet d'appliquer l'invention à des détecteurs de l'état de la technique sans modification du détecteur lui-même ni des matériels et logiciels de proximité par exemple de pilotage et formatage des signaux bruts. Le second mode de réalisation de l'invention est à présent décrit en relation avec l'organigramme de la figure 5, et également en application d'un détecteur identique à celui des figures 2 et 3 à la différence qu'il ne comporte typiquement pas d'interrupteurs de mesure de résistance 2014, ou de manière générale qui ne comporte pas de moyen matériel et/ou logiciel permettant d'obtenir en service une estimation des valeurs individuelles des résistances des bolomètres 1011. Le problème du second mode de réalisation, par rapport au premier mode exposé précédemment, est posé par l'absence en service de mesure directe, par exemple substantiellement proportionnelle, ou indirecte, par exemple substantiellement linéaire, de résistance. En effet, cette mesure permet de quantifier directement, pour chaque bolomètre d'imagerie 1011, la quantité de variation de résistance attribuable à une véritable dérive, c'est-à-dire à laquelle est associée une variation de Ea. Dans le premier mode de réalisation décrit précédemment, la conséquence d'une variation de température de la caméra, qui n'implique aucune variation significative de l'énergie d'activation, est ainsi différenciée d'une variation de résistivité intrinsèque d'un bolomètre 1011 particulier, à laquelle correspond une variation calculable d'énergie d'activation grâce aux relations (8) ou (9). Il est maintenant nécessaire, en l'absence de grandeur directement utilisable pour estimer chaque résistance, de former pour chaque bolomètre 1011 de la rétine 10 une 15 grandeur sur laquelle appliquer de manière pertinente une correction au second ordre. Tout d'abord, on note que la valeur du terme ANC(i, j) = NCshut(i,j)- NCref(i, j), entre un instant courant de température de substrat Tshut et un instant antérieur de température de substrat T'f, dépend pour une partie de la dérive des bolomètres 1011 et comporte 20 donc des informations concernant celle-ci. Le second mode de réalisation se propose donc d'extraire du terme ANC(i, j) l'essentiel de la composante liée à la dérive intrinsèque, c'est-à-dire hors variation de température, des bolomètres 1011. En se référant à la relation (13), le terme ANC(i, j) se formule au premier ordre selon la 25 relation : (r ( ANC(i, j) = int 1 1 1 1 .Vac .Vav Cint j) Ra, ref(i, j) \Rac_shut \.Rav_shut(j) Rav _ref (18) 30 où Rav _shut (j) et Rav_ref(j) sont respectivement les valeurs des résistances du bolomètre de compensation 2011 associé à la jlème colonne de la rétine 10 à l'instant d'acquisition des nouveaux signaux de lecture NCshut«,.», et à l'instant antérieur d'acquisition des signaux de lecture NCref«,.». 35 Les écarts liés aux bolomètres de compensation 2011, qui sont R 1 av _shut(i) Rav ref(i) aveugles et/ou ont une résistance thermique vers le substrat très faible, pour deux températures du substrat Thur et Tref différentes peuvent être considérés comme uniformes et peuvent être considérés égaux au premier ordre à une même valeur A,. En effet, d'une part les bolomètres de compensation 2011 ne subissent sensiblement aucune dérive, et conservent donc sensiblement leur état intrinsèque initial, et d'autre part, comme dit précédemment, les inventeurs ont constaté que la dispersion d'énergie d'activation est négligeable entre des bolomètres dans le même état, au moins pour les matériaux de type silicium amorphe ou alliages amorphes de silicium et germanium. La mise en oeuvre de plusieurs sondes de température donne l'information nécessaire si 1 1 \,Rav _shut(i) Ray _ref(i) j commun à chaque colonne, de la grandeur associée à la variation de température au voisinage de chaque bolomètre de compensation. Par simplicité, la dérivation plus complexe de ce cas n'est pas développée mais peut être entreprise. La relation (22) se simplifie donc en la relation : besoin pour corriger chaque écart associé aux membres 1 \ Vac Aav (19) i Rac _ref (e, ) in /( 1 AN CO,Ci)= t . Cint Rac _shut05 j) Ensuite, pour isoler la portion du terme ANC(i, j) liée à la dérive des bolomètres, le second mode de réalisation repose sur la comparaison de ce terme avec la moyenne ANCND associée à des bolomètres d'imagerie 1011 n'ayant pas subi de dérive à l'instant d'acquisition de NC'shu,(i, J) et à la température Tshut , à savoir former les différences selon la relation : ANC(i, j) - ANCND (20) Selon une première variante, on observe qu'en général, seule une petite fraction des bolomètres d'imagerie 1011 est concernée par le phénomène de dérive à corriger. C'est typiquement le cas des rétines de grand format après observation du soleil sur une durée limitée (par exemple quelques minutes), car au pire, quelques % du nombre total des bolomètres 1011 sont touchés par la dérive. Dans ce cas, on constate que AN-ND ANC et il est alors posé dans la relation (20) ANCND = ANC35 Selon une seconde variante qui estime de manière plus précise ANCND , et qui est par exemple utile lorsque le détecteur est soumis à des irradiations répétées, ou à un champ optique élevé, qui balayent ou concernent une surface relative non négligeable de la rétine, une identification des bolomètres ayant dérivé, et donc des bolomètres n'ayant pas dérivé, est mise en oeuvre. Par exemple, une sélection spatiale gérée par logiciel des bolomètres d'imagerie 1011 associés aux éléments de la table de gains ayant subi une modification importante lors de la (ou des) dernière(s) mises à jour de cette table est mise en oeuvre. Les bolomètres 1011 qui ont véritablement dérivé sont ainsi identifiés pour la mise à jour en cours. La valeur ANCND est alors calculée en moyennant les signaux bruts des bolomètres n'ayant pas dérivé. Une estimation très précise de la grandeur ANCND est ainsi obtenue, et donc des corrections au second ordre à appliquer. En d'autres termes, il est proposé ici d'appliquer un masque spatial sélectif. Par ailleurs, la grandeur ANCND peut analytiquement se formuler selon la relation : , ^ Tint 1 1 ; Cint - \ RaNcDshut RaNcD ref ) Yac ANCND - Am, (21) où RaNcDref(i,i) et RaNcD shut l) sont respectivement les valeurs des résistances Rac j) et Rac _shut(i j) à l'instant de l'acquisition des signaux de lecture NCsizut«,.», et à l'instant antérieur d'acquisition des signaux de lecture NCreli,j) des bolomètres réputés n'ayant pas subi de dérive parmi l'ensemble des bolomètres de la rétine, c'est-à-dire dans le cas général comme indiqué, l'essentiel de la population des bolomètres. En combinant les relations (20) et (21), il est alors obtenu au premier ordre : ANC(i, j) -ANCND = Tnt.Va, 1 1 Cint RaNcD_ shut \Rac _ref j) \'\.Rac _shut(i, j) 1 ii " 7 RaNeDi ND ) (22) Or, selon le cas général, la dispersion des résistances Rac_ref(i, j) est modérée, notamment parce que ces valeurs correspondent aux résistances des bolomètres en sortie d'usine ( alors qu'ils n'ont pas subi de dérive. Ainsi donc, le terme 1 1 peut être négligé. \Rac p ND j) ref 35 Une réorganisation de l'équation (22) sans ce second terme conduit alors à la relation suivante : RND ac shut Cint RND shut .(ANc i) ANcND)± 1 (23) = Rachi i,» 7int Yac R cD shut étant estimé sur les bolomètres n'ayant pas subi de dérive de leur résistance, on a: pp ND D = Racjef. ex itac shut Itac ref @-1 eqef ( 1 k Tshut 1 (24) ref ) Le rapport de la relation (23) représente une variation relative entre les résistances des bolomètres 1011 non touchés par une dérive (représentés par le terme moyen au numérateur) et les résistances des bolomètres qui ont dérivé (représentés par la table du dénominateur). Le facteur a(i,j) peut alors s'exprimer ainsi en exploitant la relation (24) : Ra s hut (i i) Rac _shut i) Rac _shut j) exp ( q Ea rej f ( 1 1 R \ Rac _ref RND k T T "-s-ac _ref J ac shut \ shut ref ) En reprenant la relation (23) dans la relation précédente, on obtient : a(i, j) = ( ( (25) t'if nt -Vac Cint -Rac _ref '@ TshutIANC (i J) ANCND)± 1 exp(q.Ea'f 1 1 k T T \ shut ref ) Le facteur NO est obtenu en combinant les relations (10), (23) et (24) selon l'expression : 12 (26) shut \ ' T2 ( .1"ac _ ref - @ Tshut .(ANc, (i, A ND ret 1- .1n 1+ Tiit .vac Earef Comme par ailleurs les inventeurs ont constaté que dans le cas général le second terme de l'argument logarithmique du dénominateur est très inférieur à 1, la relation (26) peut 30 se réécrire au premier ordre selon la relation : 25 )6(i,./) = 1 (27) K -Rac _ref -@Tshuf .(ANC(i, ANCND).TsTr2h2 1- eut Earef Vac Ainsi donc, les relations (10) se réécrivent selon les relations : G shut (i, J) = G ref (i, j).a(i, j).13(i, j) / N ( 1 Ch - q.Earef ( 1 1 (1+ u .Rac_ref h ut @Ts.. (i j) .exp a(i, Tint *Vac ) k \Tshut Tref j ) (28) D(i, j) = ANC(i, j) - ANCND où N = Gref (i, j).a(i, j)./3(i, j) est la moyenne de tous les termes du numérateur de l'expression de la table de gains G511., . Une bonne approximation de la table de gains normalisée simplifiant les calculs mis en oeuvre est obtenue selon l'expression suivante : Gshut(j, f) = G ref(z,j). a - /3 Le facteur de correction de responsivité moyenne, utile pour maintenir avantageusement la calibration thermographique à partir d'une seule acquisition en usine, est dans ce cas très bien approximé par N = cx.fl . En outre, s'il n'est pas appliqué de processus de discrimination des éléments réputés avoir ou non dérivé, le terme ANCND qui apparaît dans les termes opératoires D(i j) est en général correctement approximé par la moyenne 20 ANC Les relations (28) et (29) reprennent donc toujours la table initiale de gains, qui est corrigée au niveau dispersif par l'évolution « au premier ordre » des résistances (termes a) et « au second ordre » selon l'invention par l'évolution du TCR (termes fi). Enfin, 25 tout comme selon le premier mode de réalisation, l'évolution de responsivité moyenne ( 2 intac_ref 1 K C .R@Tshut TfD(i j) Earef Tint - Vac - ,rsh 2 - ut (29) est accessible via le facteur de normalisation N disponible à l'issue de la séquence de calcul de la table de gains corrigée. Il est enfin entendu que dans les expressions précédentes, le paramètre K peut être exprimé en fonction de Tshut si besoin, et les températures T'f et Tshut tabulées si estimé utile pour la précision des corrections. La calibration thermographique peut cependant être obtenue comme habituellement avec une série initiale d'acquisitions en usine de la responsivité moyenne à diverses températures. Dans ce cas il n'est pas besoin de former ni de conserver en mémoire le facteur de normalisation N ni ses composantes. On notera à la lecture de la relation (28) ou (29), qu'il convient selon ce second mode de réalisation de disposer de l'estimation de la valeur moyenne des résistances R a, _'f à une température T'f connue. Par ailleurs, les dérives globales à long terme intrinsèques aux matériaux de la rétine ne sont pas corrigées selon ce second mode. Toutefois, ces 15 dérives naturelles à long terme sont habituellement négligeables devant les dérives spatialement limitées liées aux sur-éclairements intenses, et sans incidence sur la qualité d'image, ni au premier ordre sur les signaux NC du fait de l'architecture compensée décrite sur la figure 3, puisque les bolomètres actifs et de compensation dérivent essentiellement de la même quantité relative et de manière uniforme. De fait, la mise en 20 oeuvre de l'invention selon ce second mode demeure ainsi fort avantageuse. Il va à présent être décrit plus en détail un exemple de réalisation du second mode de réalisation en relation avec la figure 5. 25 Le second mode de réalisation débute par une phase de calibration en usine 400 comportant les étapes 2001 à 2007 précédemment décrites. On notera concernant les valeurs de résistance R',_'f(i, j) des bolomètres d'imagerie 1011 qu'on dispose en usine des moyens nécessaires pour obtenir à l'étape 2003 une estimation de leur valeur moyenne R ac _'f mémorisée dans l'espace 806 à la température T'f mémorisée dans 30 l'espace 805 à l'étape 2002, et s'assurer que leur dispersion est suffisamment limitée pour autoriser l'application satisfaisante des corrections précédemment établies. Ces conditions sont satisfaites lors des phases de calibration de l'état de la technique à base de corps noir. En revanche, on notera que lors du fonctionnement en service du détecteur, on ne dispose pas de mesure ou d'estimation de la valeur des résistances des 35 bolomètres d'imagerie 1011. 10 La phase de calibration comporte en outre une étape 4008 de mémorisation des paramètres du circuit de lecture 20, par exemple dans un espace mémoire supplémentaire de la mémoire 80, à savoir la valeur Tint de la durée d'intégration, la valeur Cint de la capacité d'intégration 2022, et la valeur Va, de la tension de polarisation des bolomètres d'imagerie 1011. Le procédé se poursuit alors par une deuxième phase 500 mise en oeuvre alors que le détecteur est en service. Cette deuxième phase comporte l'étape 3001 et le processus 3002 décrits précédemment, ainsi qu'un processus de mise à jour 5003 des tables de gains 803 et d'offsets 801 et de la responsivité moyenne 809. Le processus de mise à jour 5003 comporte les étapes de test 30031, de fermeture de l'obturateur 30032 et d'acquisition de la table de signaux bruts 30033, décrites précédemment. Le processus de mise à jour 5003 se poursuit par une étape 50034 de détermination de la table ANC(i, j) = NC,'',(i, j) - NC'f(i, j) et de la moyenne algébrique ANC de celle-ci. Toujours en 50034, la table D(i, j) = ANC(i, j) - ANC est calculée, et la valeur de résistance moyenne Ra,_'f@Tska, est estimée comme précédemment décrit dans l'étape 30034 en utilisant la relation (11), l'ensemble de ces données étant mémorisé dans des tables correspondantes dans la mémoire 1002 de l'unité 100. De manière alternative plus précise, ce processus est enrichi par un sous-processus de détermination spatiale des résistances qui n'ont pas dérivé. Ce sous-processus exploite par exemple une comparaison des termes de la ou des dernière(s) table(s) de gains précédemment établies lors des itérations précédentes de mise à jour de la table de gains, comme il a été évoqué précédemment. La moyenne ANCND des valeurs ANC(i, j) de ces résistances particulières est alors calculée en lieu et place de ANC Ensuite, en 50035, les facteurs de correction au premier ordre a(i, j) et les facteurs de correction au second ordre fl(i, j) sont calculés et mémorisés par l'unité 100. Optionnellement, l'unité 100 forme également les moyennes a et /3 si une correction « deux points » utilisant une table de gains normalisée approximée selon la relation (29) est mise en oeuvre. En 50036, une nouvelle table de gains est alors calculée par l'unité 100. Selon une première variante, la correction « deux points » est mise en oeuvre en utilisant une table de gains « exactement normalisée » calculée selon la relation (28), et l'unité 100 calcule une nouvelle table de gains selon cette relation. Selon une deuxième variante, la correction « deux points » est mise en oeuvre en utilisant une table de gains approximativement normalisée selon la relation (29), et l'unité 100 calcule une nouvelle table de gains selon cette relation. Toujours en 50036, optionnellement, l'unité 100 calcule une nouvelle responsivité moyenne Re spshu, selon la relation Re spshu, = Re sp 'f .N . Le procédé se poursuit alors par l'étape 30037 de mise à jour des données de la mémoire 80 précédemment décrite. Il n'est utilisé pour simplification des expressions qu'une température mesurée en un point du substrat. S'il est mis en oeuvre une pluralité de sondes de température en divers points du substrat, une forme tabulée des paramètres T'f et Tshut sera typiquement utilisée partout où ces paramètres apparaissent. De même, la définition des conditions de mise à jour de la table de gains dépendantes de la température plan focal est basée sur l'exploitation d'un seul, de plusieurs, ou d'une combinaison de ces signaux de température plan focal entre eux ou avec d'autres paramètres. Dans les premier et second modes de réalisation précédemment décrits, le calcul d'une nouvelle table de gains a été présenté sous une succession d'étapes élémentaires de calcul pour des raisons de clarté. Bien entendu, la nouvelle table de gains peut être calculée en une seule étape ou des étapes élémentaires peuvent être regroupées en une seule étape. De même, ces modes présentent l'avantage de pouvoir utiliser une seule et unique table de gains pour la correction « deux points » et ceci pour tout le domaine de fonctionnement en température du détecteur. Si l'application le nécessite, plusieurs tables de gains peuvent être utilisées et mises à jour d'une manière analogue à celle décrite ci-dessus. Il a été décrit des modes de réalisation dans lequel la table d'offsets est également mise à jour. La mise à jour de la table de gains nécessitant l'acquisition d'une table de signaux bruts correspondant à l'obturateur, cette table est avantageusement acquise pour mettre également à jour la table d'offsets. Toutefois, on comprendra que cette mise à jour de la table d'offsets, bien que privilégiée, est optionnelle. De même, la mise à jour de la table d'offsets par un simple remplacement de celle-ci n'est qu'une possibilité parmi d'autres. D'autres types de mise à jour de la table d'offsets peuvent être mis en oeuvre. Il a été décrit des modes de réalisation utilisant un obturateur formant une scène sensiblement uniforme en rayonnement lorsqu'il est fermé. L'utilisation d'un obturateur permet non seulement l'obtention d'une telle scène indépendamment de l'environnement du détecteur, mais permet également d'obtenir une scène de température proche, du point de vue des bolomètres, de la température de ceux-ci et du substrat. En variante de chacun des modes de réalisation décrits précédemment, il n'est pas utilisé d'obturateur, et les signaux de lecture utilisés pour réaliser la correction de la table de gain sont ceux correspondants à une scène observée par le détecteur. Il convient cependant que cette scène soit sensiblement uniforme, ou rendue uniforme au niveau du plan focal par exemple au moyen d'une défocalisation de l'image, et de préférence à une température de l'ordre de celle du plan focal, typiquement distante de ladite température de moins de 20 °C. La figure 6 est une image thermique obtenue à partir d'un détecteur bolométrique selon le second mode de réalisation dans les mêmes conditions opératoires que celles décrites en relation avec la figure 1. Comme on peut le constater, les taches foncées provenant d'une correction insuffisante de l'état de la technique sont à présent parfaitement corrigées. Il résulte de ce qui précède les nombreux avantages de l'invention, parmi lesquels : ^ une correction efficace des dérives des bolomètres liées à un changement intrinsèque de leur caractéristique, notamment suite à de fortes illuminations, et ce, sans faire appel à des procédures de calibration nécessitant un retour chez le constructeur ; ^ la possibilité de n'utiliser qu'une seule et même table de gains pour tout le domaine de fonctionnement en température du détecteur ; ^ une correction efficace des dérives des bolomètres, globales (affectant tous les pixels simultanément) ou locales (images dites rémanentes), que le détecteur soit ou non régulé en température ; ^ la faculté d'utiliser le facteur de normalisation N de la table de gains corrigée pour la correction de la calibration thermométrique de responsivité, même avec une simplification de la calibration en usine de responsivité moyenne à une seule température plan focal de référence ; ^ la possibilité de mettre en oeuvre la correction des dérives locales, y compris sur des détecteurs qui ne mettent pas en oeuvre d'estimation des valeurs des résistances. Le procédé s'applique donc à ce type de détecteur déjà en service, au moyen de la mise à jour du processus de correction selon la méthode de l'invention ; ^ en outre selon l'invention, les contributions aux variations de responsivité moyenne dues respectivement à la dérive globale ou locale des caractéristiques intrinsèques des bolomètres, et aux évolutions (dérive) de température du plan focal (pour les caméras à plan focal non régulées en température) sont connues indépendamment. Il est ainsi possible d'exploiter ces contributions indépendamment de manière avantageuse, par exemple pour fournir des informations particulières utiles à l'utilisateur de la caméra, déclencher des processus de mémorisation (logging) de la vie du système, déclencher des protocoles opératoires automatiques hors du champ de l'invention, autoriser des traitements de données particuliers également au-delà du champ de l'invention. On peut ainsi former des statistiques de datation, récurrence, intensité, densité et localisation spatiale des épisodes d'irradiation intense. On notera également que les relations (8) et (9) permettant de déduire une variation d'énergie d'activation d'un bolomètre résistif en fonction d'une variation de sa résistance électrique peuvent faire l'objet de nombreuses autres applications. Elles peuvent par exemple être utilisées dans des simulateurs numériques pour modéliser l'évolution de l'énergie d'activation des bolomètres à partir de données expérimentales. Ces relations peuvent également faire l'objet de dispositifs de diagnostic pour déterminer le comportement de bolomètres pour une température donnée. En effet, en connaissant la résistance électrique et l'énergie d'activation initiales d'un bolomètre pour une température donnée, et en mesurant la résistance courante du bolomètre pour cette même température, il est possible de détecter de manière simple si des bolomètres ont fortement dérivé, par exemple suite à une irradiation intense, en calculant l'énergie d'activation courante à l'aide des relations (8) et (9) et en comparant la valeur calculée à la valeur initiale de l'énergie d'activation. Il est ainsi possible de détecter les bolomètres ayant dérivé dans une rétine afin par exemple d'opérer un fenêtrage particulier dans les trames issues de cette rétine. Cette détection des bolomètres ayant dérivé peut ainsi avantageusement être mise en oeuvre dans le dispositif de correction des phénomènes de rémanence décrit dans le document WO 2010/037944 pour déterminer la zone de la rétine, ou fenêtre, sur laquelle s'applique la correction. REVENDICATIONS1. Procédé de correction d'une table de gains utilisée dans une correction d'une dispersion en réponse de bolomètres résistifs (1011) d'une rétine de bolomètres résistifs (10) suspendue au dessus d'un substrat d'un détecteur bolométrique, ladite correction étant appliquée à des signaux bruts de lecture issus desdits bolomètres (1011), et chaque gain de la table de gains étant associé à un bolomètre de la rétine, caractérisé en ce que le procédé consiste : - à acquérir (30032, 30033, 30034 ; 5003) des signaux de lecture de la rétine (10) correspondant à une scène sensiblement uniforme en température ; - à calculer (30034, 30035 ; 50034, 50035) une table de correction g de la table de gain en fonction des signaux de lecture acquis selon la relation : TCRf(i, ac shut(i, ' g(i,j)= R - _'f(1, TCRshut(i,j) - et à corriger (30036 ; 50036) la table de gains selon la relation: g(i, j).Gref(i, j) Gshut(i,j)= N expressions dans lesquelles : - (i, j) représentent les coordonnées des bolomètres dans la rétine et les tables ; - G'f et G shut sont respectivement la table de gains avant correction et la table de gains corrigée ; - Rac shut (i, » est une valeur de la résistance du bolomètre de coordonnées (i, j) à l'instant d'acquisition des signaux de lecture ; - Rai est une valeur de la résistance du bolomètre de coordonnées j) à un instant antérieur ; - TCRshufi, j) est une valeur du coefficient de variation en température du bolomètre de coordonnées j) à l'instant d'acquisition des signaux de lecture ; - TCRref(i, j) est une valeur du coefficient de variation en température du bolomètre de coordonnées j) à l'instant antérieur ; et - N est un facteur scalaire de normalisation de la table de gains Gshut .35 2. Procédé de correction d'une table de gains selon la revendication 1, caractérisé : en ce que le matériau bolométrique des bolomètres résistifs (1011) est du silicium amorphe ou un alliage de silicium-germanium, en ce que les valeurs Rue_ref(i, j) sont des valeurs de résistance des bolomètres (1011) pour une température moyenne Tref de ceux-ci, et TCR'f (i, j) - en ce que le terme 13(i, j) = est calculé selon la relation : TCRshut(i, j) 1 T shut a r 't \ T2 ac _shut(i5 J) ref 1+ . ln E _ref \Rac _ref (i, i)@Tshut expression dans laquelle : - Tshut est une température moyenne des bolomètres à l'instant d'acquisition des signaux ; - K est un coefficient prédéterminé dépendant des bolomètres résistifs ; - E a ref est une valeur prédéterminée de l'énergie d'activation des bolomètres ; - ln est le logarithme népérien ; et - Rac_ref(j, j)@Tshut est une valeur à l'instant antérieur de la résistance du bolomètre de coordonnées j) pour la température I. . 3. Procédé de correction d'une table de gains selon la revendication 2, caractérisé : - en ce que le signal de lecture de chaque bolomètre (1011) de la rétine (10) est une tension en sortie d'un intégrateur (202) intégrant dans un condensateur (2022) pendant une durée prédéterminée une différence entre un courant circulant dans le bolomètre (1011) soumis à une tension de polarisation constante et un courant de mode commun ; - et en ce que le terme fl(i, j) est calculé selon la relation : 25 1 Cint .Rac_ref T.diu E a 'f (i, i)- Tint. a, 1 T hut 2 \\- Trf ((NC shut(i, j) NC'f(i, j))-(NC shut NC ref expression dans laquelle : - Cint est la valeur de la capacité du condensateur de l'intégrateur ; 30 - Tint est la valeur de la durée d'intégration ; - Vue est la valeur de la tension de polarisation appliquée au bolomètre lors de l'intégration ;-NCshut (i, j) est la valeur du signal issu du bolomètre de coordonnées j) à l'instant d'acquisition des signaux de lecture ; - NCref (i, j) est une valeur prédéterminée du signal de lecture issu du bolomètre à l'instant antérieur ; - NCshut est une valeur moyenne des signaux de lecture sur l'ensemble de la rétine ou sur une portion prédéterminée de celle-ci ; - NC'f est une valeur moyenne prédéterminée des signaux de lecture à l'instant antérieur ; et - Rac @Tshut est une valeur moyenne de valeurs de résistance Rac _ref (i5 j)@Tshut des bolomètres à l'instant antérieur pour la température Tshut - 4. Procédé de correction d'une table de gains selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que les bolomètres (1011) sont réalisés en silicium amorphe, et en ce que le coefficient K est constant et sensiblement égal à 0,055 eV. 5. Procédé de correction d'une table de gains selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que plusieurs valeurs du coefficient K sont mémorisées en fonction de températures respectives des bolomètres (1011), notamment une valeur sensiblement égale à 0,055 eV à la température de 30 °C pour des bolomètres réalisées en silicium amorphe, et en ce qu'une valeur du coefficient K pour la température Tshut à l'instant d'acquisition des signaux est déterminée en fonction desdites valeurs mémorisées. 6. Procédé de correction d'une table de gains selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé : - en ce que le signal de lecture de chaque bolomètre (1011) de la rétine (10) est une tension en sortie d'un intégrateur (202) intégrant dans un condensateur (2022) pendant une durée prédéterminée une différence entre un courant circulant dans le bolomètre (1011) soumis à une tension de polarisation constante et un courant de mode commun ; -et en ce que le terme a(i, j)=Rac-shut(i i) est calculé selon la relation : Rac ref (i, i)a(i,j)= he R @T -ec_ref shut 1+ C ((NCshui(i, j) - NC ref (i, j))-(ATCshuf - NC ref)) Tint Yac expression dans laquelle : - C',, est la valeur de la capacité du condensateur de l'intégrateur ; - Tint est la valeur de la durée d'intégration ; - Va, est la valeur de la tension de polarisation appliquée au bolomètre lors de l'intégration ; -NCshut(i, est la valeur du signal issu du bolomètre de coordonnées j) à l'instant d'acquisition des signaux de lecture ; - NCref (i, j) est une valeur prédéterminée du signal de lecture issu du bolomètre à l'instant antérieur ; - NCshut est une valeur moyenne des signaux de lecture sur l'ensemble de la rétine ou sur une portion prédéterminée de celle-ci ; - NCref est une valeur moyenne prédéterminée des signaux de lecture à l'instant antérieur; et -Rac_ref @Tshut est une valeur moyenne de valeurs de résistance Rac _ref (i5 j)@Tshut des bolomètres à l'instant antérieur pour la température Tshut 7. Procédé de correction d'une table de gains selon l'une des revendications 3 à 6, caractérisé en ce qu'il comporte une étape d'identification (5003) des bolomètres (1011) de la rétine (10) ayant subi une dérive de leur caractéristique, et en ce que la valeur moyenne NCshu, des signaux de lecture est obtenue pour des signaux de lecture de bolomètres de la rétine n'ayant pas subi ladite dérive. 8. Procédé de correction d'une table de gains selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le détecteur bolométrique est apte à mettre en oeuvre un calcul de la valeur Ra'hut(i, j) de la résistance électrique de chaque bolomètre en fonction des signaux de lecture acquis. 9. Procédé de correction d'une table de gains selon l'une quelconques des revendications 2 à 8, caractérisé en ce que la valeur Rac_ref(i, j)@Tsh, de la résistance de coordonnées j) à l'instant antérieur pour la température Tshu, est déterminée selon la relation : 53 ( ( q.Ea'f 1 1 k T T shut ref j j expRac_ref(i, i)@Tshut - Rac_ref(i, i) -exp ( ^ q-Ea'f 1 1 k T T \,. shut ref )) où : - q est la charge élémentaire d'un électron ; et - k est la constante de Boltzmann. 10. Procédé de correction d'une table de gains selon l'une quelconque des revendications 2 à 9, caractérisé en ce que les bolomètres (1011) sont réalisés en silicium amorphe, et en ce que l'énergie d'activation Earef est sensiblement égale à 0,170 eV. 11. Procédé de correction d'une table de gains selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le facteur scalaire N est égal à la moyenne des termes g(i, j).Gref(i, j) . 15 12. Procédé de correction d'une table de gains selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce le détecteur comporte un obturateur (50) agencé devant la rétine (10), et en ce que les signaux de lecture de la rétine sont acquis lorsque l'obturateur est fermé. 20 13. Procédé de correction d'une table de gains selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le détecteur est un détecteur non régulé en température, et en ce que le procédé comporte une étape de mesure (30033 ; 5033) de la température du détecteur à l'instant d'acquisition des signaux de lecture. 25 14. Procédé de correction d'une table de gains selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend en outre une étape de correction (30036 ; 50036) d'une responsivité moyenne du détecteur bolométrique utilisée dans un calcul thermométrique selon la relation 30 Re spshuf= Re spref.N , où Re spshut est la responsivité moyenne corrigée, et Re spref est la responsivité moyenne du détecteur à l'instant antérieur. 15. Détecteur bolométrique comportant une rétine de bolomètres résistifs (10) réalisés en silicium amorphe ou en alliage de silicium-germanium, ladite rétine (10) étant 35 suspendue au dessus d'un substrat, un circuit de formation de signaux (201, 202) pour la lecture de ladite rétine, et une unité de correction (70) des signaux délivrés par le circuit de formation des signaux (201, 202) apte à corriger ceux-ci en 10fonction d'une table de gains, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de correction (80, 100) de la table de gains apte à mettre en oeuvre un procédé conforme à l'une quelconque des revendications précédentes.5